## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES MONACO
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 47944

---

### DIAGNÓSTICO
Calibración

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron  4 surtidores  2 de 3 producto y 2 de 2 producto  quedando operativa

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 15 unidad(es) × $0.84 = $12.60

**Subtotal Materiales:** $12.60

---

**Estado esperado:** Falla corregida