Παλμογράφος
Επιλογή
Για εργασία σε υψηλές συχνότητες και με γρήγορα ψηφιακά σήματα, το εύρος ζώνης των κατακόρυφων ενισχυτών και ο ρυθμός δειγματοληψίας πρέπει να είναι αρκετά υψηλός. Για γενική χρήση, ένα εύρος ζώνης τουλάχιστον 100 MHz είναι συνήθως ικανοποιητικό. Ένα πολύ μικρότερο εύρος ζώνης επαρκεί μόνο για εφαρμογές ακουστικής συχνότητας. Ένα χρήσιμο εύρος σάρωσης είναι από ένα δευτερόλεπτο έως 100 ns, με κατάλληλη καθυστέρηση ενεργοποίησης και (για αναλογικά όργανα) σάρωσης. Απαιτείται ένα καλά σχεδιασμένο, σταθερό κύκλωμα σκανδάλης για μια σταθερή οθόνη. Το κύριο πλεονέκτημα ενός ποιοτικού παλμογράφου είναι η ποιότητα του κυκλώματος σκανδάλης. Βασικά κριτήρια επιλογής ενός DSO (εκτός από το εύρος ζώνης εισόδου) είναι το βάθος μνήμης δείγματος και ο ρυθμός δειγματοληψίας. Οι πρώιμοι DSO στα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990 είχαν μόνο λίγα KB δειγματικής μνήμης ανά κανάλι. Αυτό είναι επαρκές για βασική εμφάνιση κυματομορφής, αλλά δεν επιτρέπει τη λεπτομερή εξέταση της κυματομορφής, ή την επιθεώρηση μεγάλων πακέτων δεδομένων για παράδειγμα. Ακόμη και οι σύγχρονοι DSO αρχικού επιπέδου έχουν πλέον 1 MB ή περισσότερη δειγματική μνήμη ανά κανάλι και αυτό έχει γίνει το αναμενόμενο ελάχιστο σε κάθε σύγχρονο DSO. Συχνά αυτή η δειγματική μνήμη είναι κοινόχρηστη μεταξύ των καναλιών και μερικές φορές μπορεί να είναι πλήρως διαθέσιμη μόνο σε χαμηλότερους ρυθμούς δειγματοληψίας. Στους υψηλότερους ρυθμούς δειγματοληψίας, η μνήμη μπορεί να περιοριστεί σε μερικές δεκάδες KB. Οποιοσδήποτε σύγχρονος DSO ρυθμού δειγματοληψίας ʺπραγματικού χρόνουʺ έχει τυπικά 5–10 φορές το εύρος ζώνης εισόδου σε ρυθμό δειγματοληψίας. Έτσι, ένα DSO εύρους ζώνης 100 MHz θα έχει ρυθμό δειγματοληψίας 500 Ms/s – 1 Gs/s. Ο θεωρητικός ελάχιστος ρυθμός δειγματοληψίας που απαιτείται, χρησιμοποιώντας παρεμβολή SinX/x, είναι 2,5 φορές το εύρος ζώνης. Οι αναλογικοί παλμογράφοι έχουν σχεδόν πλήρως εκτοπιστεί από τα ψηφιακά πεδία αποθήκευσης εκτός από τη χρήση αποκλειστικά σε χαμηλότερες συχνότητες. Οι πολύ αυξημένοι ρυθμοί δειγματοληψίας έχουν εξαλείψει σε μεγάλο βαθμό την εμφάνιση λανθασμένων σημάτων, γνωστών ως "οδόντωση (aliasing)", που μερικές φορές υπήρχε στην πρώτη γενιά ψηφιακών πεδίων. Το πρόβλημα μπορεί ακόμα να παρουσιαστεί όταν, για παράδειγμα, προβάλλετε ένα σύντομο τμήμα μιας επαναλαμβανόμενης κυματομορφής που επαναλαμβάνεται σε διαστήματα χιλιάδες φορές μεγαλύτερα από το τμήμα που βλέπετε (για παράδειγμα ένας σύντομος παλμός συγχρονισμού στην αρχή μιας συγκεκριμένης γραμμής τηλεόρασης), με έναν παλμογράφο που δεν μπορεί να αποθηκεύσει τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό δειγμάτων μεταξύ μιας παρουσίας της σύντομης ενότητας και της επόμενης. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού δοκιμών, ιδιαίτερα οι χώροι δημοπρασιών σε απευθείας σύνδεση, έχει συνήθως μια μεγάλη ποικιλία από παλαιότερα διαθέσιμα αναλογικά πεδία. Ωστόσο, γίνεται όλο και πιο δύσκολη η απόκτηση ανταλλακτικών για αυτά τα όργανα και οι υπηρεσίες επισκευής γενικά δεν είναι διαθέσιμες από τον αρχικό κατασκευαστή. Τα μεταχειρισμένα όργανα είναι συνήθως εκτός βαθμονόμησης και η επαναβαθμονόμηση από εταιρείες με τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία συνήθως κοστίζει περισσότερο από τη μεταχειρισμένη αξία του οργάνου.