DOI: 10.20350/digitalcsic/12498
title: ARIOS Database: An Acidification Ocean Database for the Galician Upwelling Ecosystem

description: Este dataset está compuesto por 2 archivos, de los cuales el primero es el conjunto de datos con 1421 análisis de muestras de agua de temperatura, salinidad, oxígeno, nutrientes, pH, alcalinidad, y clorofila, y el otro (Readme.txt) incluye una pequeña descripción de las variables calculadas
description: El proyecto ARIOS (Acidificación en las rías y la plataforma continental ibérica) incluía entre sus tareas la recopilación y análisis del registro histórico de las medidas del sistema del carbono y parámetros asociados realizadas por el Instituto de Investigaciones Mariñas (IIM-CSIC) en Vigo (España) que reúne 3.343 estaciones oceanográficas y 17.653 muestras discretas entre 1976 y 2018. Esta colección única que reúne datos biogeoquímicos de 24 proyectos y campañas oceanográficas entre 40º N y 45º N, 11ºW y la costa gallega en los últimos 40 años es un punto de partida para evaluar la acidificación en el sistema de afloramiento de la costa gallega. Todas las medidas de ARIOS pasaron un primer control de calidad de datos hidrográficos a través del software específico del programa GO-SHIP (Programa Global de Investigaciones Hidrográficas en Buques Oceanográficos) que compila varias procedimientos de control de calidad (Velo et al., 2019). La base de datos también muestra un indicador de calidad da cada medida.
description: Los diferentes métodos utilizados en la base de datos ARIOS cambió a lo largo del tiempo siguiendo los avances científicos y técnicos de la oceanografía química desde 1976 hasta 2018. Los cambios más importantes son los siguientes: Temperatura: - Desde 1976 a 1984, la temperatura se midió con un batimógrafo Wallace y Tiernan - Desde 1984 a 1990, se utilizaron termómetros invertidos corrigiendose la temperatura con termómetros protegidos y no protegidos de acuerdo a Anderson (1974). - Después de 1990, se utilizaron diferentes modelos de CTD para obtener el perfil termohalino. Salinidad: - Las medidas de salinidad se realizaron con un salinómetro inductivo AUTOSAL 8400A calibrado con agua IAPSO normal y utilizando las ecuaciones proporcionadas por la UNESCO (1981). El error analítico estimado fue de 0.003. Oxígeno: - En 1981, la concentración de oxígeno se midió por primera vez mediante el método de titulación de Winkler siguiendo a Culberson et al. (1991) - Durante los años 80 y principios de los 90, la titulación se realizó con instrumentos Metrohm (E-425 o E-473) con un error analítico de 1 μmol kg-1. - Después de 1997, se estimó la concentración de oxígeno utilizando un analizador Titrino 720 (Metrohm) con una precisión de 0,5 μmol kg-1. Nutrientes: - Nitrato: Medido con un autoanalizador ALPKEM como se describe en Strickland y Parsons (1968) usando reducción de Cd-Cu (Mouriño y Fraga 1985). Precisión de 0.1 μmol/kg. - Fosfato: Medido con un autoanalizador ALPKEM siguiendo Hansen y Grasshof (1983) y logrando una precisión de 0.01 μmol/kg.
description: - Silicato: Medido con un autoanalizador ALPKEM siguiendo Hansen y Grasshof (1983) y logrando una precisión de 0.05 μmol/kg. Alcalinidad total: - En 1981se midió por primera vez la alcalinidad mediante valoración potenciométrica con HCl 0.1N a pH final 4.44 siguiendo a Pérez y Fraga (1987a) con un error analítico de 2 μmol/kg y una precisión de 0.1%. - A partir de 2001, se utilizaron en el análisis de alcalinidad muestras de material de referencia certificado (CRM) proporcionadas por el Dr. A. Dickson, de la Universidad de California que mejoraron la precisión a ± 1.4 μmol/kg y una precisión de &lt;0.1%. pH: - Desde 1976 a 1986, se midió el pH con un equipo pH Metrohm E-510 con electrodo de vidrio y de referencia Ag / ClAg calibrado con 7,413 tampón NBS. Todos los valores de pH se convirtieron a valores a 15 ºC utilizando dos diferentes correcciones de temperatura: 1) entre 1976 y 1984 las tablas de Buch y Nynas publicadas por Barnes (1959) y 2) entre 1984 y 1986 siguiendo Pérez y Fraga (1987). - Desde 1976 a 2001, el pH se midió con un medidor de pH Metrohm E-654 con electrodo de vidrio combinado Orion 81-04 Ross. El pH fue convertido a escala SWS utilizando el coeficiente de actividad de hidrógeno proporcionado por Mehrbach et al. (1973) a 25ºC con la parametrización dada por Pérez y Fraga (1987b). El error del método potenciométrico fue 0.010. - Después de 2001, las medidas de pH fueron espectrofotométricas siguiendo a Clayton y Byrne (1993) y agregando posteriormente 0.0047 al valor de pH para hacerlo (DelValls y Dickson, 1998). La precisión de las mediciones espectrofotométricas fue de 0,003 unidades de pH. Chla: - Chla se midió usando un fluorómetro Turner 10000R. Entre 1976 y 1984 en filtros Schleicher y Scholl 602eh de 6 cm de diámetro y posteriormente con filtros Whatman GF/C de 2.5 cm. La precisión fue de 0.05 g/L.
description: 1 data csv ‘ARIOSDATABASE.csv’ file and 1 readme.txt file