title: Influence of the thermal expansion coefficient and different production methods on the reliability of two different veneer porcelains layered on Y-TZP cores.
title: Einfluss des Wärmeausdehnungskoeffizienten und unterschiedlicher Herstellungsverfahren auf die Beständigkeit zweier Verblendkeramiken geschichtet auf Y-TZP-Gerüsten
Creators: name: Schumacher, Mark-Christoph
Publisher: name: Philipps-Universität Marburg
Year: 2012
Subjects: Wärmeausdehnungskoeffizient
Medizin, Gesundheit
Veneer porcelain
Zirkonoxidkeramik
Verblendkeramik
Zirconia polycrystals
Dentalkeramik
Thermal expansion coefficient

description: Der gestiegene ästhetische Anspruch
      und der vielfache Wunsch der Patienten nach metallfreien
      Restaurationen spiegelt sich in der gestiegenen Verwendung
      der Vollkeramiken wider, die durch die Verwendung stabiler
      Oxidkeramiken in Verbindung mit Verblendkeramiken auch für
      Brücken und Kronen im Seitenzahngebiet eingesetzt werden
      können. Das schwächste Glied im keramischen Verbundsystem ist
      dabei die Verblendkeramik, die deutlich niedrigere
      Festigkeitswerte aufweist als die Gerüstkeramik, sodass sich
      Risse und Frakturen zunächst in der Verblendkeramik zeigen
      können. Das Ziel dieser Studie war es demnach zwei
      verschiedene Verblendkeramiken (VITA VM9 und Lava Ceram), die
      eine unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten-Differenz
      zur Gerüstkeramik VITA In-Ceram YZ haben, zu vergleichen.
      Dabei wurden weiterhin der Einfluss unterschiedlich langer
      Abkühlungsprozesse nach dem Sinterbrand der Verblendkeramik
      und die vorherige Behandlung durch Sandstrahlen einiger
      Gerüste vor der Verblendung auf die Dauerbelastbarkeit
      überprüft. Insgesamt wurden 40 vollanatomische
      Prämolaren-Probenkronen mit identischer Schichtstärke aus der
      Gerüstkeramik VITA-In-Ceram YZ, verblendet mit jeweils einer
      der beiden Verblendkeramiken, hergestellt. Somit waren es 5
      Gruppen mit jeweils 8 Proben, wovon 3 Gruppen mit VITA VM9
      verblendet waren und 2 Gruppen mit Lava Ceram. 1 Gruppe von
      Probenkronen die mit VM9 verblendet und vorher nicht
      sandgestrahlt wurde, wurde nach dem abschließenden Brand
      langsam abgekühlt. Die anderen beiden Gruppen verblendet mit
      VM9, wurden anschließend an den Sinterbrand schnell
      abgekühlt, bei einer dieser beiden Gruppen wurden die
      Gerüstkeramiken der Probenkronen jedoch auch vor der
      Verblendung sandgestrahlt. Die 2 Gruppen die mit Lava Ceram
      verblendet wurden einem schnellen Abkühlungsprozess
      unterzogen, eine Gruppe wurde zuvor vor der Verblendung durch
      Sandstrahlen behandelt. Die vorbereiteten Kronen wurden auf
      Kunstoffstümpfen befestigt und in Wasser gelagert. Danach
      wurden die Proben einem Kausimulation-Belastungstest im
      Kausimulator (Chewing Simulator CS4, SD Mechanotronik) mit
      einem kugelförmigen Wolframkarbid-Belastungskörper unterzogen
      bis die Fraktur die Verbundzone zwischen Verblend- u.
      Gerüstkeramiken erreichten. Anschließend wurden die Werte
      statistisch ausgewertet und die Werte jeweils zweier Gruppen
      vergleichend mit Weibull-Verteilungen mit einer
      Statistik-Software (Alta Pro 7, Reliasoft, Tucson, AZ)
      dargestellt und die aufgestellten Hypothesen anhand dieser
      überprüft. Signifikant höhere Dauerbelastbarkeiten konnte für
      die Gruppen die mit Lava Ceram verblendet wurden und eine
      geringere Wärmeausdehnungskoeffizienten-Differenz zur
      Gerüstkeramik aufwiesen, im Vergleich zu den vergleichbaren
      Gruppen die mit VM9 verblendet wurden, ermittelt werden. Das
      Sandsrahlen der Gerüstkeramiken zeigte sich im Vergleich mit
      den Gruppen, die nicht sandgestrahlt wurden, ebenfalls als
      vorteilhaft für die charakteristische Lebensdauer der
      Vollkeramiksysteme. Der Vergleich des langsamen und schnellen
      Abkühlungsprozesses nach dem Sintervorgang der
      Verblendkeramik zeigt signifikant bessere Werte, wenn die
      Probenkronen langsam abgekühlt wurden.
description: All-ceramic dental bridges and
      crowns have drawn considerable attention and interest in
      recent years due to their improved esthetics and
      biocompatibility in comparison to the traditional
      metal–ceramic restorations. The indication has recently been
      extended to all-ceramic bridges in the molar region by using
      high-strength ceramic materials such as Tetragonal Zirconia
      Polycrystals (TZP) as structural framework in combination
      with a veneer porcelain. The weakest component in a ceramic
      compound system is the veneering porcelain,
      characterized by considerably lower strength values compared
      to the core ceramic. As a result cracks and fractures
      initially occur in the veneering porcelain. The aim of this
      study was to compare two different veneer porcelains (VITA
      VM9 and Lava Ceram), that don´t have the same thermal
      expansion coefficient difference to the core ceramic VITA
      In-Ceram YZ. Furthermore the influence of two varying cooling
      rates after the final sintering process of the veneer
      porcelain and the influence of prior airborne particle
      abrasion with corundum of the core ceramic on the reliabilty
      of the ceramic compound system was investigated. In total, 40
      full coverage all-ceramic premolar crowns with identical
      layer thickness were manufactured using the VITA In-Ceram YZ
      as the core ceramic which was veneered with either the Lava
      Ceram or VITA VM9 veneer porcelain. So we received five
      groups consisting of 8 test crowns each. Three of these
      groups were veneered with VM9 and the other two groups were
      veneered with Lava Ceram. One of the groups veneered with VM9
      underwent a slow cooling process after the final sintering.
      In contrast the other two groups veneered with VM9 underwent
      a fast cooling process and the core ceramics of one of those
      two groups were sandblasted prior to the veneering. The two
      groups veneered with Lava Ceram both underwent a fast cooling
      process after the final firing and the core ceramic of the
      test crowns of one of those two groups were sandblasted prior
      to the veneering. The completed crowns were attached on resin
      stumps and stored in water. Fatigue loading was delivered on
      the specimens simulating the posterior tooth cusp inclination
      creating a 0.7mm slide utilizing a tungsten carbide indenter
      until cracks reached the veneercore interface. After that the
      results were analyzed statistically and the results of two
      groups at a time were illustrated comparatively with Weibull
      distributions (Alta Pro 7, Reliasoft, Tucson, AZ) and the
      preexisting hypotheses were reviewed. The results show that
      the groups veneered with Lava Ceram, that have a smaller
      thermal expansion coefficient difference to the core ceramic
      VITA In-Ceram YZ, have a significant higher reliability
      compared to the groups veneered with VM9. The sandblasting of
      the core ceramics also results in a higher characteristic
      durability of the all-ceramic crowns. The comparison of the
      results of the quickly cooled down test crowns with the
      slowly cooled down test crowns shows that the fast cooling
      process results in a significant lower reliability.