Αξιοπιστία μέτρησης μονοπατιού με τη χρήση laser πυξίδας:
Creators: name: Πατσιώτος, Λεωνίδας Νικολάου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2014
Subjects: Ηλεκτρονική πυξίδα
Αποτύπωση μονοπατιού
Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θεσης
Laser compass
Survey path
Global position system

description: Ο δασολόγος της πράξης χρειάζεται αξιόπιστα τοπογραφικά δεδομένα προκειμένου να λαμβάνει ορθές διαχειριστικές αποφάσεις. Κατά το παρελθόν οι χρησιμοποιούμενες τοπογραφικές μέθοδοι βασίζονταν σε κλασικές μεθόδους και κλασικά όργανα της τοπογραφικής επιστήμης. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε στην ανάπτυξη νέων οργάνων τα οποία είτε συνδύαζαν στοιχεία άλλων οργάνων είτε επρόκειτο για κάτι εντελώς νέο. Σκοπός, λοιπόν, της συγκεκριμένης εργασίας είναι να εξετάσει την αξιοπιστία ενός νέου οργάνου, πιο συγκεκριμένα της ηλεκτρονικής πυξίδας TruPulse 360/B, στην αποτύπωση δασικού μονοπατιού. Η συγκεκριμένη πυξίδα συνδυάζει το στοιχείο του αποστασιόμετρου laser και της πυξίδας για τη μέτρηση γωνιών (αζιμούθιο). Η δε αποτύπωση του δασικού μονοπατιού με το εν λόγω όργανο γίνεται με την κλασική μέθοδο. Η ακρίβεια των μετρήσεων της TruPulse 360/B εξετάστηκε ως προς αυτές του γεωδαιτικού σταθμού -που θεωρούνται οι πιο ακριβείς- και ως προς αυτές ενός γεωδαιτικού GPS. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε πως δεν υπάρχουν εργασίες που να θέτουν υπό αμφισβήτηση την ακρίβεια των γεωδαιτικών σταθμών. Αντιθέτως υπάρχει πληθώρα εργασιών από διάφορους ερευνητές, πολλών χωρών, στις οποίες καταδεικνύεται ότι η απόδοση των γεωδαιτικών GPS σε δασικά περιβάλλοντα ελαττώνεται όσο πιο «κλειστά» είναι αυτά από άποψη συγκόμωσης. Τέλος, δεν εντοπίστηκε κάποια εργασία που να εξέταζε την αξιοπιστία της πυξίδας TruPulse 360/B σε αποτύπωση δασικών δρόμων ή μονοπατιών. Αυτό που διαπιστώθηκε για το συγκεκριμένο όργανο μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι πως κυρίως χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ύψους δέντρων ή του ανοίγματος της κόμης τους. Γενικά θεωρούνται πολύ αξιόπιστα όργανα από την επιστημονική κοινότητα. Η περιοχή έρευνας που επιλέχθηκε είναι ένα δασικό μονοπάτι εντός του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη. Το πλάτος του μονοπατιού είναι μικρό και κατά σημεία γίνεται ακόμη μικρότερο. Το ύψος των δέντρων είναι πολύ μεγάλο και γενικά δημιουργείται ένα «κλειστό» δασικό περιβάλλον στο οποίο δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα του ουρανού. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για να εξεταστεί η αξιοπιστία της πυξίδας σε σχέση με αυτή του γεωδαιτικού σταθμού και του γεωδαιτικού GPS είναι αυτή του μέσου τετραγωνικού σφάλματος. Πέραν αυτού έγινε ψηφιακή αποτύπωση των συντεταγμένων που προέκυψαν μέσω του προγράμματος Autocad Map 2008, ενώ έγινε και μελέτη των περιγραφικών στατιστικών των σφαλμάτων της ηλεκτρονικής πυξίδας και του γεωδαιτικού GPS σε σχέση με τις «αληθείς τιμές» του γεωδαιτικού σταθμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συγκεκριμένη πυξίδα είναι ένα πολύ αξιόπιστο όργανο εφόσον τηρούνται με ακρίβεια όλες οι οδηγίες βαθμονόμησής της όπως ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρία. Η διόρθωση της μαγνητικής απόκλισης θα επιτύχει βελτίωση των αποτελεσμάτων. Τέλος, τα αποτελέσματα των δικών μου μετρήσεων με το γεωδαιτικό GPS είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα άλλων επιστημόνων που χρησιμοποίησαν την ίδια μέθοδο και, λόγω των σφαλμάτων που προκύπτουν μέσω αυτής, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως η πιο αξιόπιστη μέθοδος λήψης χωρικών δεδομένων σε «κλειστό» δασικό περιβάλλον.
description: The forester of the Act requires reliable topographic data in order to make appropriate management decisions . In the past used surveying methods based on classical methods and classical instruments of topographic science . The development of technology has led to the development of new instruments which either combine elements or other organs or was something completely new . The purpose of this postgraduate thesis is to examine the reliability of a new instrument , named as electronic compass TruPulse 360 / B, while mapping of forest trail. This compass combines the element of laser rangefinder and compass to measure angles ( azimuth) . As for the imprinting of the forest path with said instrument is the classical method. The measurement accuracy of TruPulse 360 / B tested for those of geodetic station –which are considered to be the most accurate- and for those of a geodetic GPS. The literature review showed that there is no work to challenge the accuracy of geodetic stations . Instead there is an abundance of work by various researchers , many countries , which demonstrated that the performance of geodetic GPS in forest environments decreases as more " closed " are these regarding the canopy cover . Finally there where not found any studies examining the reliability of the compass TruPulse 360 / B , in mapping forest roads or trails . What we found for the instrument through the literature review was that is mainly used for measuring the height of trees or opening their crown . Generally TruPulse 360 / B considered very reliable instruments of the scientific community . The research site chosen was a forest path in the University Forest Taksiarxis. The width of the path is small and in some points becomes even smaller. The height of the trees is very large , and generally is created a "closed" forest environment in which there is not much visibility of the sky . The method was applied to test the reliability of the compass relative to that of geodetic station and geodetic GPS was that of the mean squared error . Besides that it has made both digital mapping of coordinates that obtained through the program Autocad Map 2008 and study of descriptive statistical errors of electronic compass and GPS geodetic relative to the " true values " of geodetic station . The results showed that this compass is a very reliable instrument in compliance with all the precision of calibration instructions laid down by the manufacturing company . Finally the results of geodetic GPS are in agreement with the findings of other scientists and should not be considered as the most reliable method of obtaining spatial data in "closed" forest environment .