Η χημική σύσταση οκτώ συστημάτων περιστρεφόμενων μικροεργαλείων NiTi.
Creators: name: Μυλωνά, Ζουμπουλιά Δημητρίου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2016
Subjects: Φασματοσκοπία της ενέργειας διασποράς των ακτινών-χ
Φασματομετρία ατομικής εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος
Χημική σύσταση
EDS
ICP-AES
Chemical composition

description: Σκοπός της εργασίας είναι να υπολογιστεί και να συγκριθεί η χημική σύσταση 8 περιστρεφόμενων συστημάτων μικροεργαλείων NiTi. Επιλέχθηκαν και μελετήθηκαν τα μικροεργαλεία ProTaperNext, HyflexCM, Reciproc, Self-AdjustingFile (SAF), BioRace, TwistedFiles, EndoWave και Revo-S (n=4). Η χημική σύσταση της εξωτερικής επιφάνειας και της μάζας προσδιορίστηκαν με την χρήση της Φασματοσκοπία της Ενέργειας Διασποράς των ακτινών-Χ (EDSAnalysis) και Φασματομετρία Ατομικής Εκπομπής Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος αντίστοιχα (ICP-AES). Τα ίδια 32 δείγματα υποβλήθηκαν διαδοχικά και στις δύο μεθόδους. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας τα τεστ KruskallWallis και Mann-Whitney. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε p&lt;0.05. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η εξωτερική επιφάνεια των μικροεργαλείων Hyflex εμφανίζει χαμηλότερο ποσοστό Ni (42.5308%) διαφέροντας στατιστικώς σημαντικά από τα BioRace (54.7017%) και τα Reciproc (54.7408%) και χαμηλότερο ποσοστό of Ti (36.4242%) διαφέροντας από τα Revo-S (44.6117%) και τα Reciproc (44.1817%). Σχετικά με την μάζα μόνο τα μικροεργαλεία SAF εμφάνισαν στατιστικώς σημαντικά μικρότερα ποσοστά Ti (41.3675%). Συνεπώς, η σύσταση της εξωτερικής επιφάνειας των μικροεργαλείων μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την σύσταση της μάζα τους. Συγκρίνοντας τις εξωτερικές επιφάνειες τα μικροεργαλεία Hyflex εμφάνισαν χαμηλότερο ποσοστό Ni και Ti ενώ συγκρίνοντας την μάζα τους τα μικροεργαλεία SAF εμφάνισαν χαμηλότερα ποσοστά Ti.
description: The aim of the study is to evaluate and to compare the elemental composition of eight different brands of NiTi rotary systems using two different methods (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy and Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry). ProTaper Next, Hyflex CM, Reciproc , Self-Adjusting File (SAF), BioRace, Twisted Files, EndoWave and Revo-S rotary systems were studied (n=4 each). The chemical composition of the external surface and the total mass was determined by Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS Analysis) and by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES) respectively. The same 32 specimens were analyzed using both techniques. To the best of our knowledge no other study using ICP-AES exists in the literature. The data obtained were analyzed using Kruskall Wallis and Mann-Whitney tests. The level of significance was set at P&lt;0.05.The external surface of Hyflex exhibits a lower percentage of Ni (42.5308%) differing significantly from BioRace (54.7017%) and Reciproc (54.7408%) and a lower percentage of Ti (36.4242%) differing significantly from Revo-S (44.6117%) and Reciproc (44.1817%). Concerning mass constituents: the instruments comprised Ni: 54.8722% and Ti: 42.8081%. Only SAF demonstrated a significantly lower percentage of Ti (41.3675%). In conclusion the elemental composition of the external surfaces can be considerably different from that of the mass of the instruments. Comparing the external surfaces, Hyflex exhibited a lower percentage of Ni and Ti, while in the main mass, SAF showed a lower percentage of Ti.