OVIDE 2018. CTD-O2 Data report
Creators: name: Branellec, Pierre
name: Lherminier, Pascale
name: Reynaud, Thierry
name: Le Bihan, Caroline
Publisher: name: Ifremer
Year: 2019

description: OVIDE 2018 cruise focused on the 9th repetition of the OVIDE section. OVIDE cruises have been run biennially since 2002, always in June-July, and the section is labelled as a high-resolution reference section in the international program GO-SHIP. OVIDE 2018 started in Brest on June 11 and ended in Brest on July 14 on the N/O Thalassa. The 98 stations of the OVIDE section, from Portugal to the tip of Greenland, were cast within 3 weeks, and 6 stations were added afterwards in the Bight Fracture Zone. The core of the work consisted in acquiring surface-to-bottom hydrographic profiles of pressure, temperature, salinity and dissolved oxygen, and analyzing 20 physical and biogeochemical tracers from 17500 samples drawn from the Niskin bottles of the CTD frame. We report here an overview of the cruise operations and team, followed by a focus on the acquisition and calibration steps of the physical variables measured specifically by the hydrographic CTD-O2 probe. After calibration, we find precisions for pressure, temperature, salinity and dissolved oxygen that fit the GO-SHIP international quality requirements. Pressure and temperature were calibrated at the laboratory before and after the cruise, leading to a precision of 1 dbar and 0.001 °C respectively. The calibration of salinity and dissolved oxygen data is obtained by applying polynomial correcting functions that are calculated to statistically minimize the differences between the probe data and the sample data analyzed on board in the chemistry container. These chemical data are also evaluated by the comparison of replicates. After calibration, the differences in salinity and oxygen follow a zero-centered Gaussian-like distribution which standard deviation is used to evaluate the probe precision for each variable. For salinity, we find a standard deviation of 0.001, and for oxygen, 0.03 ml/l (or 1.3 μmol/kg). The oxygen uncertainty could be reduced to 1 μmol/kg after correcting for isopycnal heave. Those numbers correspond to a 68 % confidence interval and must be doubled to obtain the precision within a 95 % confidence interval.
description: La campagne OVIDE 2018 portait sur la 9ème répétition de la section OVIDE. Les campagnes OVIDE ont lieu tous les deux ans depuis 2002, toujours en juin-juillet, et la section est labellisée comme section de référence à haute résolution dans le programme international GO-SHIP. OVIDE 2018 a débuté à Brest le 11 juin et s'est terminée à Brest le 14 juillet sur le N/O Thalassa. Les 98 stations de la section OVIDE, du Portugal à la pointe du Groenland, ont été effectuées en 3 semaines, et 6 stations ont ensuite été ajoutées ensuite dans la zone de fracture Bight. L'essentiel du travail a consisté à acquérir des profils hydrographiques surface-fond de pression, température, salinité et oxygène dissous, et à analyser 20 traceurs physiques et biogéochimiques à partir de 17500 échantillons prélevés dans les bouteilles Niskin. Nous présentons ici un aperçu des opérations de la campagne et de l'équipe, puis nous nous concentrons sur les étapes d'acquisition et d'ajustage des variables physiques mesurées spécifiquement par la sonde hydrographique CTD-O2. Après étalonnage, nous trouvons des précisions pour la pression, la température, la salinité et l'oxygène dissous qui correspondent aux exigences de qualité internationales de GO-SHIP. La pression et la température ont été calibrées au laboratoire avant et après la campagne, conduisant à une précision de 1 dbar et 0,001 °C respectivement. L'étalonnage des données de salinité et d'oxygène dissous est obtenu en appliquant des fonctions de correction polynomiales qui sont calculées pour minimiser statistiquement les différences entre les données de la sonde et les données de l'échantillon analysé à bord dans le conteneur de chimie. Ces données chimiques sont également évaluées par la comparaison de réplicats. Après ajustage, les différences de salinité et d'oxygène suivent une distribution de type gaussienne centrée sur zéro dont l'écart-type est utilisé pour évaluer la précision de la sonde pour chaque variable. Pour la salinité, nous trouvons un écart-type de 0,001, et pour l'oxygène, 0,03 ml/l (ou 1,3 μmol/kg). L'incertitude sur l'oxygène pourrait être réduite à 1 μmol/kg d'après la correction de la profondeur des isopycnes. Ces chiffres correspondent à un intervalle de confiance de 68 % et doivent être doublés pour obtenir la précision dans un intervalle de confiance de 95 %.