chhatramani/nepal_legal_regulations_corpus_np huggingface dataset:
स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमहरु २०२७ (Standard Weights and Measures Rules, 1970)

नापहरु गहिता १० मिलिलिटरदेखि २०० मिलिलिटरसम्म५०० मिलिलिटरदेखि २ लिटरसम्म५ लिटरदेखि १० लिटरसम्म२० लिटरदेखि ५० लिटरसम्म१०० लिटरदेखि ५०० लिटरसम्म१००० लिटरदेखि ५००० लिटरसम्म५००० लिटरदेखि माथिलाई १०/-२०/-७५/-१२५/-५००/-५०००/-७५००/- । नापहरु लम्बाइ ०.५ देखि २ मिटरसम्म०.५ देखि १० मिटरसम्मको टेप मिटर१० मिटरभन्दा माथिको टेप मिटर ७५/-१५/-२५/- । तौलने यन्त्र श्रेणी "ग" र "घ" ५०० ग्रामसम्म५०० ग्रामभन्दा माथि ५ किलोग्रामसम्म५ किलोग्रामभन्दा माथि २० किलोग्रामसम्म२० किलोग्रामभन्दा माथि ५० किलोग्रामसम्म५० किलोग्रामभन्दा माथि १०० किलोग्रामसम्म१०० किलोग्रामभन्दा माथि २५० किलोग्रामसम्म२५० किलोग्रामभन्दा माथि १००० किलोग्रामसम्म१००० किलोग्रामभन्दा माथिलाई २५/-५०/-७५/-१२५/-१७५/-२५०/-३७५/-७५०/- । तौलने यन्त्र श्रेणी "ग" र "घ" बाहेक अरु २०० ग्रामसम्म५०० ग्रामको५०० ग्रामभन्दा माथि ५ किलोग्रामसम्म५ किलोग्रामभन्दा माथि २० किलोग्रामसम्म२० किलोग्रामभन्दा माथि २५० किलोग्रामसम्म२५० किलोग्रामभन्दा माथि १००० किलोग्रामसम्म१००० किलोग्रामभन्दा माथि ५००० किलोग्रामसम्म५००० किलोग्रामभन्दा माथि १०००० किलोग्रामसम्म१०००० किलोग्रामभन्दा माथि २५००० किलोग्रामसम्म२५००० किलोग्रामभन्दा माथिलाई ५०/-७५/-१००/-१२५/-२५०/-५००/-१०००/-१७५०/-३०००/-५०००/- । नाप्ने आयतन लम्बाइ र समय नाप्ने मिटर पेट्रोलियम पदार्थ वितरण पम्पबल्क मिटरट्याक्सीअटोरिक्सा १५००/-२५०/-३००/-१५०/- । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । अनुसूची-१० । (नियम १७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) । अनुमतिपत्र । अनुमतिपत्र नं मितिः । नेपाल सरकार । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय । गुणस्तर तथा नापतौल विभाग । नेपाल । ऐनको दफा २५ बमोजिम व्यापारी वा व्यवसायी श्री लाई देहायबमोजिमको नापतौल वा नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोग गर्न यो अनुमतिपत्र दिइएको छ । (क) । (ख) । (ग) । (घ) । (ङ) । निरीक्षक । छैटौं संशोधनद्वारा थप । अनुसूची-१०क. । (नियम १७क. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । नमुनाको अनुमति (मोडेल एप्रुभल) को लागि दिइने निवेदनको ढाँचा । १. निवेदकको पूरा नाम र ठेगानाः । २. पैठारी गर्ने भएमा निर्माताको नाम र ठेगानाः । ३. पैठारीकर्ताको नाम र ठेगानाः । ४. नाप्ने वा तौलने यन्त्रको संक्षिप्त विवरणः । नामः । क्षमताः । श्रेणीः । रेसुल्युशनः । प्रयोजनः । अन्यः । ५. उत्पादकले अनुसरण गरेको परीक्षण प्रक्रियाः । ६. ब्राण्डको नामः । ७. निवेदन साथ संलग्न कागजातमा √ चिन्ह लगाउनेः । (क) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ख) निवेदक विदेशी नागरिक भए राहदानीको प्रतिलिपि, । (ग) निवेदक उद्योग, फर्म वा कम्पनी भएमा उद्योग, फर्म वा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (घ) निवेदकलाई निर्माताले दिएको अधिकारिकताको पत्र (अथराइजेशन लेटर), । (ङ) उत्पादन हुने मुलुकको सम्बन्धित निकायबाट वा कानूनी नाप तौल विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको व्यवस्था अनुसार नमुनाको अनुमति (मोडेल एप्रुभल) को प्रमाणपत्र, जाँच प्रतिवेदन लगायत अन्य उपयोगी कागजात, । (च) नाप्ने वा तौलने यन्त्रको निर्माणको विस्तृत रेखाचित्र (ड्रइङ्ग), । (छ) सप्लिमेन्टरी वा अतिरिक्त उपकरणहरु भएमा सोको रेखाचित्र, । (ज) खण्डहरुको आयाम सहितको रेखाचित्र, । (झ) स्थापना (इन्स्टल) गर्ने विधि तथा विवरण, । (ञ) नाप्ने वा तौलने यन्त्रको निर्माणको सिद्धान्त र सञ्चालन गर्ने विधि, ।
स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमहरु २०२७ (Standard Weights and Measures Rules, 1970)

(च) नाप्ने वा तौलने यन्त्रको निर्माणको विस्तृत रेखाचित्र (ड्रइङ्ग), । (छ) सप्लिमेन्टरी वा अतिरिक्त उपकरणहरु भएमा सोको रेखाचित्र, । (ज) खण्डहरुको आयाम सहितको रेखाचित्र, । (झ) स्थापना (इन्स्टल) गर्ने विधि तथा विवरण, । (ञ) नाप्ने वा तौलने यन्त्रको निर्माणको सिद्धान्त र सञ्चालन गर्ने विधि, । (ट) नाप्ने वा तौलने यन्त्रको कपटपूर्ण वा गलत प्रयोग रोक्न व्यवस्था गरिएको सुरक्षाका साधनहरु (सेक्युरिटी फिचर), । (ठ) जाँचको सिल टाँचा लगाउनु पर्ने स्थान तथा स्थानहरुको विवरण, । (ड) नाप्ने वा तौलने यन्त्रको मिलान गर्न सकिने हद तथा गर्ने तरिका, । (ढ) नाप्ने वा तौलने यन्त्रको फरक फरक कोणबाट लिएको दुई थान फोटो, । (ण) प्रयोगकर्ता, स्थापना, सेवा वा मर्मत पुस्तिका (युजर, इन्स्टलेशन, सर्भिस म्यानुअल) लगायतका अन्य उपयोगी जानकारी । अनुसूची-१०ख. । (नियम १७ख. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । खण्ड-१ । पेट्रोलियम पदार्थ वितरण पम्पको नमुनाको अनुमति (मोडल एप्रभल) को लागि जाँच फारम । १. जाँचको लागि आवश्यक सामग्रीहरू: । (क) पेट्रोलियम पदार्थ वितरण पम्प जाँच गर्न प्रमाणित स्ट्याण्डर्ड चेकमेजर । (ख) आवश्यक सुरक्षाका सामग्रीहरू । (ग) जाँच फारम । २. सुरक्षाका आवश्यकताहरू: । पेट्रोलियम पदार्थ वितरण पम्पको जाँच गर्दा सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ:- । (क) Material safety data sheet उपलब्ध भएमा सोको परामर्श लिने । (ख) पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने: उदाहरणका लागि—स्ट्याण्डर्ड चेकमेजरतिर धेरै नझुक्ने, सकभर वितरण पम्पबाट टाढा रहने, पेट्रोलियम पदार्थ नसुँघ्ने, पञ्जा लगाउने, जाँचपश्चात राम्ररी हात धुने तथा मास्क लगाउने । (ग) Anti-static कपडाको लुगा लगाई सुरक्षित रहने, जस्तै- कटनको लामो बाउले पोशाक, सुरक्षित जुत्ता, गन्जी (भेस्ट) । (घ) जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा प्रयोग गर्न उपयुक्त बत्ती प्रयोग गर्ने । (ङ) जाँचको समयमा उपयुक्त किसिमको आगो निभाउने साधन (Fire Extinguisher) उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्ने । (च) चुहावट जाँच गर्दा: । (१) चल्दै गरेका भागहरूको नजिकै हात नलग्ने । (२) चुहावट देखिएमा तत्काल जाँच रोक्ने । (छ) जोखिमपूर्ण क्षेत्र (जस्तै- ट्याङ्की भर्ने ठाउँ, वितरण पम्प, ट्याङ्कीको भेन्ट) भित्र कुनै पनि प्रज्वलनका स्रोतहरू (जस्तै- बलेको चुरोट, ब्याट्रीबाट चल्ने उपकरण) नभएको सुनिश्चित गर्ने । (ज) जाँच भइरहेको समयमा कुनै उपयुक्त सूचना चिन्ह जस्तै- “जाँच चलिरहेको छ” भन्ने व्यहोराको सूचना सर्वसाधारण उपभोक्ताले सजिलै देखिने गरी राख्ने । (झ) जाँच भइरहेको पम्पमा गाडीहरूको आवागमन रोक्नको निमित्त सुरक्षा सङ्केत (Safety Cone) हरू राख्ने । सुरक्षा सङ्केत (Safety Cone) हरू पैदल यात्रु तथा गाडीहरूबाट सजिलै देखिने गरी राख्ने । ३. जाँच फारममा खुलाउनु पर्ने विवरणहरू: । (क) जाँचको मिति, । (ख) फर्मको नाम, । (ग) फर्मको ठेगाना, । (घ) फर्मको प्रतिनिधिको नाम, । (ङ) निर्माता, । (च) मोडेल, । (छ) पम्पको सिरियल नम्बर, । (ज) वितरण (डिस्पेन्सिङ) पम्पले वितरण गर्न स्वीकृत पेट्रोलियम पदार्थ, । (झ) न्यूनतम तथा अधिकतम प्रवाह दर, । (ञ) अडिट ट्रेल । ४. वितरण पम्पका आवश्यक विशेषताहरू: । (क) वितरण पम्प युजर म्यानुअल अनुसार उचित रूपमा प्रयोग हुनु पर्ने । (ख) वितरण पम्पका सबै अङ्गहरू पूरा हुनु पर्ने । (ग) वितरण पम्प सफा हुनु पर्ने ।
स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमहरु २०२७ (Standard Weights and Measures Rules, 1970)

(ज) वितरण (डिस्पेन्सिङ) पम्पले वितरण गर्न स्वीकृत पेट्रोलियम पदार्थ, । (झ) न्यूनतम तथा अधिकतम प्रवाह दर, । (ञ) अडिट ट्रेल । ४. वितरण पम्पका आवश्यक विशेषताहरू: । (क) वितरण पम्प युजर म्यानुअल अनुसार उचित रूपमा प्रयोग हुनु पर्ने । (ख) वितरण पम्पका सबै अङ्गहरू पूरा हुनु पर्ने । (ग) वितरण पम्प सफा हुनु पर्ने । (घ) वितरण पम्प पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने अवस्थामा हुनु पर्ने । (ङ) वितरण पम्पमा सञ्चालनमा कुनै प्रत्यक्ष अवरोध नभएको हुनु पर्ने । (च) नापेको र दिएको परिमाण सजिलोसँग स्पष्ट र बिना अवरोध देखिने परिमाण सङ्केत हुनु पर्ने । (छ) वितरण पम्पलाई स्थायी रूपमा जग बनाई जडान गरिएको हुनु पर्ने । (ज) बाहिरी खोल वा ढकनी नफुटेको हुनु पर्ने । (झ) एकभन्दा बढी नली (होज) हरू भएमा, परिमाण सङ्केत तथा मूल्य सूचक सम्बन्धित नलीको हुनु पर्ने । (ञ) सबै सूचकहरू सबै अवस्था, दिन वा रातमा स्पष्ट देखिनु पर्ने । (ट) सबै नली (होज) हरू राम्रो अवस्थामा हुनु पर्ने: नराम्ररी भित्रसम्म घिसिएको वा चिरिएको हुन नहुने । (ठ) हरेक टुटी (नोजल) लाई यथास्थानमा फिर्ता झुण्ड्याइसकेपछि तुरुन्त वितरण रोक्नु पर्ने । (ड) वितरण पम्पको कुनै पनि अङ्गबाट चुहावट हुन नहुने । ५. सुरक्षा विशेषताहरू (Security Features) को भौतिक निरीक्षण: । (क) मदर बोर्ड, पल्सर, डिस्प्ले युनिट, किप्याड, क्यालिब्रेसन कार्ड आदि जस्ता महत्वपूर्ण भागहरू बीच एकआपसमा सामाञ्जस्यता (Family Integrity) भएको यकिन गर्ने । (ख) सफ्टवेयर एनक्रिप्सन (software encryption) १२८ बिट (128 bits) वा सोभन्दा राम्रो भएको यकिन गर्ने । (ग) माइक्रो कन्ट्रोलर/प्रोसेसर/मेमोरी इन्ट्रिगेटेड सर्किटमा पुनर्लेखनको कुनै पनि अनाधिकृत वा अवैधानिक प्रयास भएमा सर्किट बोर्ड पुनः प्रयोगयोग्य नभएको यकिन गर्ने । (घ) नमेटिने अडिट ट्रेल र हिस्ट्री लगको व्यवस्था भएको तथा लगहरूमा हार्डवेयर परिवर्तनहरू, क्यालिब्रेसन हिस्ट्री, परित्याग गरिएको वितरण (aborted delivery) र अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आदि समावेश भएको यकिन गर्ने । (ङ) वास्तविक समय घडी (real time clock) पासवर्ड नियन्त्रणमा भएको यकिन गर्ने । (च) परिमाणको मिलान केवल इलेक्ट्रोनिक्स क्यालिब्रेसन मेकानिजममार्फत भएको र परिमाणको मिलान सीमा ५ लिटरको लागि ५० मिलि लिटरभन्दा बढी नभएको यकिन गर्ने । (छ) मदरबोर्ड, पल्सर, डिस्प्ले युनिट, किप्याड, क्यालिब्रेसन कार्ड आदि जस्ता महत्वपूर्ण भागहरू अनाधिकृत परिवर्तन गरेको अवस्थामा पम्पले काम नगर्ने यकिन गर्ने । (ज) निर्माताबाट मूल भागहरूको पहिचानको लागि, सबै महत्वपूर्ण भागहरू आधिकारिक लेबल भएको र अलग अलग पहिचान नम्बर भएको यकिन गर्ने । (झ) कुनै पनि हार्डवेयर चेन्ज, पल्सर भ्यालिडेसन र क्यालिब्रेसनका लागि ओटीपी [(OTP, one time password)] जेनेरेट गर्ने सुविधा भएको र OTP जेनेरेट गर्ने सम्बन्धी उक्त जानकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयसँग जानकारीका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको यकिन गर्ने । ६. विद्युतीय सूचकहरूको जाँच: । (क) डिस्प्लेमा देखिने सबै सूचकहरू प्रष्ट र पूर्ण हुनु पर्ने । (ख) वितरण पम्प बन्द (Off) गरी डिस्प्लेका सबै सूचकहरू रिक्त भएको सुनिश्चित गर्ने । (ग) जिरो डिस्प्ले सुनिश्चित गर्ने । (घ) यो जाँच विद्युतीय रिसेट प्रणाली प्रयोग गरी जिरो सेटिङ्गको जाँच सँगै गर्न सकिने हुनु पर्ने । ७. जिरो सेटिङ्ग: ।
स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमहरु २०२७ (Standard Weights and Measures Rules, 1970)

(क) डिस्प्लेमा देखिने सबै सूचकहरू प्रष्ट र पूर्ण हुनु पर्ने । (ख) वितरण पम्प बन्द (Off) गरी डिस्प्लेका सबै सूचकहरू रिक्त भएको सुनिश्चित गर्ने । (ग) जिरो डिस्प्ले सुनिश्चित गर्ने । (घ) यो जाँच विद्युतीय रिसेट प्रणाली प्रयोग गरी जिरो सेटिङ्गको जाँच सँगै गर्न सकिने हुनु पर्ने । ७. जिरो सेटिङ्ग: । (क) वितरण पम्पको मूल्य सूचक अथवा आयतन सूचकध्ये कुनै एकलाई शून्य बनाउँदा अर्को स्वतः शून्य हुनु पर्ने । (ख) जिरो सेटिङ्गले मूल्य वा आयतन सूचकले देखाउने परिणामलाई शून्य बनाउने बाहेक नापको परिणाममा अन्य कुनै परिवर्तन गर्न नदिने हुनु पर्ने । (ग) नाप लिँदै गरेको समयमा मूल्य वा आयतन सूचकलाई शून्य बनाउन नमिल्ने हुनु पर्ने । (घ) वितरण नोजललाई झुण्ड्याइएको स्थानबाट हटाई डिस्प्ले जाँच गर्ने तथा पदार्थको वितरण हुनु अगाडि मूल्य तथा आयतन दुवै शून्य रहेको सुनिश्चित गर्नु पर्ने । (ङ) नोजललाई यथास्थान झुण्ड्याई नोजल फेरि निकाल्दा सबै सूचकहरू शून्य नभएसम्म वितरण सम्भव नहुने सुनिश्चित गर्ने । (च) वितरण पम्प यो जाँचमा सफल भयो वा असफल भयो भन्ने अभिलेख राख्ने । ८. मूल्य र आयतनको अन्तरसम्बन्ध जाँच: । (क) वितरण पम्पलाई शून्यमा ल्याउने । (ख) कुनै उपयुक्त आयतन वितरण गर्ने । (ग) वितरण गरिएको पदार्थको इकाई मूल्यको आधारमा वितरण गरिएको आयतनको कुल मूल्यको हिसाब निकाल्ने । (घ) यो हिसाब गरिएको मूल्यलाई सूचकले देखाएको मूल्यसँग तुलना गर्ने । (ङ) वितरण पम्प यो जाँचमा सफल भयो वा असफल भयो भन्ने अभिलेख राख्ने । ९. नोजल कट-अफ: । (क) यदि पम्पको नली (होज) मा स्वचालित कट-अफ नोजल फिट गरिएको नलीको सेन्सिङ्ग पोर्ट (sensing port) तरल पदार्थ अथवा फिँजसँग सम्पर्कमा आउने बित्तिकै नली स्वतः बन्द हुनु पर्ने । (ख) सामान्य प्रवाह दरमा वितरण गर्ने । (ग) नोजललाई तरल पदार्थ वा फिँजको सम्पर्कमा ल्याउँदा नोजल स्वतः बन्द (कट-अफ) हुने सुनिश्चित गर्ने । (घ) खण्ड (क), (ख), (ग) थप दुई पटक दोहोर्‍याउने । (ङ) वितरण पम्प यो जाँचमा सफल भयो वा असफल भयो भन्ने अभिलेख बमोजिम राख्ने । १०. इन्टरलक: । नली (होज) हरूले एउटै साझा सूचक प्रयोग गर्ने हो अथवा साझा पम्पिङ युनिट प्रयोग गर्ने हो सुनिश्चित गरी देहाय बमोजिमको उपयुक्त जाँच छनोट गर्ने: । १०.१ एउटै साझा सूचक प्रयोग गर्ने नली (होज) हरूको लागि: । (क) जाँच गरिएको नलीसँग एउटै साझा सूचक प्रयोग गर्ने कुनै नली छनोट गर्ने । (ख) मूल्य तथा आयतन सूचक दुवै शून्य भएको सुनिश्चित गर्ने: । (१) छुट्टै मूल्य सूचक भएमा: छनोट गरिएको किसिमको पेट्रोलियम पदार्थको इकाई मूल्य प्रमुख सूचक तर्फ स्थानान्तरण हुनु पर्ने । (२) छुट्टै मूल्य सूचक नभएमा: छनोट गरिएको किसिमको पेट्रोलियम पदार्थको इकाई मूल्य सूचकमा देखिनु पर्ने तथा वितरण समाप्त नभएसम्म अन्य सबै इकाई मूल्यका सूचकहरू अदृश्य हुनु पर्ने । (ग) अन्य सबै नोजलहरू झुण्ड्याइएको स्थानबाट निकाली अन्य सबै नलीहरू निष्क्रिय भएको सुनिश्चित गर्ने । (घ) वितरण पम्प यो जाँचमा सफल भयो वा असफल भयो भन्ने अभिलेख बमोजिम राख्ने । १०.२ एउटै समान पम्पिङ युनिट प्रयोग गर्ने नली (होज) हरूको लागि: । (क) साझा पम्पिङ युनिट भएको कुनै एक नोजललाई चयन गर्ने । (ख) एक नोजलबाट सञ्चालन भइरहेको बेला अन्य नलीबाट वितरण सम्भव नभएको सुनिश्चित गर्ने ।
स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमहरु २०२७ (Standard Weights and Measures Rules, 1970)

(घ) वितरण पम्प यो जाँचमा सफल भयो वा असफल भयो भन्ने अभिलेख बमोजिम राख्ने । १०.२ एउटै समान पम्पिङ युनिट प्रयोग गर्ने नली (होज) हरूको लागि: । (क) साझा पम्पिङ युनिट भएको कुनै एक नोजललाई चयन गर्ने । (ख) एक नोजलबाट सञ्चालन भइरहेको बेला अन्य नलीबाट वितरण सम्भव नभएको सुनिश्चित गर्ने । (ग) वितरण पम्प यो जाँचमा सफल भयो वा असफल भयो भन्ने अभिलेख राख्ने । ११. पूर्व निर्धारित सङ्केत (Pre-set Indication): । (क) वितरण पम्पलाई शून्यमा ल्याउने । (ख) पूर्व निर्धारित मूल्य वा परिमाण दाखिला गर्दा सोही मूल्य वा परिमाण डिस्प्ले देखा पर्ने वा नपर्ने निश्चित गर्ने । (ग) नोजल पूर्ण खुला गरी डेलिभरी गर्न दिई प्रि-सेटले स्वचालित रूपमा डेलिभरी गति घटाएर डेलिभरी पूरा गरेको सुनिश्चित गर्ने । (घ) डिस्प्लेमा मूल्य वा परिमाण सङ्केत प्रि-सेटसँग मिल्छ वा मिल्दैन जाँच गर्ने । (ङ) वितरण पम्प यो जाँचमा सफल भयो वा असफल भयो भन्ने अभिलेख विभागबाट निर्धारित ढाँचामा राख्ने । १२. अधिकतम प्रवाह दर: । डिस्पेन्सिड पम्पको अधिकतम प्रवाह दर मेसिनको डाटा प्लेटमा उल्लिखित दायराभित्र पर्नु पर्छ । १२.१ साझा पम्पिङ युनिट प्रयोग गर्ने नलीहरूको लागि: । (क) साझा पम्पिङ युनिट प्रयोग गर्ने सबै नलीहरूबाट अधिकतम प्रवाह दरमा वितरण सुरु गर्ने । (ख) सबै नलीहरू अधिकतम प्रवाह दरमा सञ्चालन गर्दा कुनै एक नोजलबाट हुने वितरणको समय लिने । (ग) कम्तीमा १० सेकेन्डपछि वितरण रोक्ने र प्रवाह दर निकाल्ने । (घ) वितरण पम्प यो जाँचमा सफल भयो वा असफल भयो भन्ने अभिलेख राख्ने । १२.२ अन्य सबै किसिमको नली (होज) को लागि: । (क) अधिकतम प्रवाह दरमा वितरण सुरु गर्ने । (ख) कम्तीमा १० सेकेन्ड पछि वितरण रोक्ने । (ग) पम्पले सङ्केत गरेको आयतनको प्रयोग गरी प्रवाह दर निकाल्ने । (घ) वितरण पम्प यो जाँचमा सफल भयो वा असफल भयो भन्ने अभिलेख राख्ने । १३. सच्चाई जाँच: । (क) जाँच गर्नुपूर्व स्ट्याण्डर्ड चेक मेजरको भित्री सतहहरू भिजाउन पहिले भर्ने र त्यसपछि खाली गर्ने । (ख) घटीमा १० लिटर प्रतिमिनेटको प्रवाह दरमा ईन्धन वितरण गर्ने । पम्पको सङ्केतले देखाएको आयतन (VFD) तथा स्ट्याण्डर्ड चेक मेजरले देखाएको आयतन (VREF) टिपोट गर्ने । (ग) सापेक्षिक त्रुटि (Relative error of indication, EFD) निम्न अनुसार निकाली अभिलेखमा राख्ने: । EFD = (VFD -VREF)/VREF X100% । (घ) माथिको प्रक्रिया थप दुई पटक फेरि दोहोऱ्याउने । (ङ) सापेक्षिक त्रुटि (Relative error of indication, EFD) निकाली अभिलेख गर्ने । (च) लगातार दुई पटक जाँच गर्दा सबै परिणामहरू नियममा मान्यता दिइएको त्रुटिको हदभित्र परे वा नपरेको निर्धारण गर्ने । (छ) पूर्वनिर्धारण (Pre-set) को सुविधा भएको वितरण पम्पमा Pre-set मान प्रयोग गरी माथि उल्लिखित खण्ड (क) देखि (ग) सम्मको जाँच गरी परिणाम मान्यता दिइएको त्रुटिको हदभित्र परे वा नपरेको निर्धारण गर्ने । (ज) परिणामको अभिलेख गर्ने । १४. माथि दिइएका सम्पूर्ण जाँचहरूमा सफल भएको अवस्थामा मात्रै पेट्रोलियम वितरण पम्प जाँचपास भएको मानिनेछ । तर पैठारी गरिएका नाप्ने वा तौलने यन्त्र भएमा उत्पादन हुने मुलुकको सम्बन्धित आधिकारिक निकायबाट वा कानूनी नाप तौल विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको व्यवस्था अनुसार नमुनाको अनुमति पत्र प्राप्त भइसकेको अवस्थामा बुँदा नं. ७ पश्चातका जाँचहरू अनिवार्य हुने छैनन् । अनुसूची ।
स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमहरु २०२७ (Standard Weights and Measures Rules, 1970)

तर पैठारी गरिएका नाप्ने वा तौलने यन्त्र भएमा उत्पादन हुने मुलुकको सम्बन्धित आधिकारिक निकायबाट वा कानूनी नाप तौल विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको व्यवस्था अनुसार नमुनाको अनुमति पत्र प्राप्त भइसकेको अवस्थामा बुँदा नं. ७ पश्चातका जाँचहरू अनिवार्य हुने छैनन् । अनुसूची । नेपाल सरकार । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय । विभाग । पेट्रोलियम पदार्थ वितरण पम्प जाँच फारम । फर्मको नाम र ठेगाना । निर्माताको नाम र ठेगाना । मोडेल नं. । सिरियल नं. । डिस्पेन्सिड पम्पले वितरण गर्न स्वीकृत पेट्रोलियम पदार्थ: । न्यूनतम तथा अधिकतम प्रवाह दर: । जाँच मिति: । जाँचको नतिजा । क्र.सं. बुँदा नं. पम्प जाँच विवरण प्राप्त नतिजा (पास/फेल) कैफियत । १. ४ वितरण पम्पका आवश्यक विशेषताहरू । २. ५ सुरक्षा विशेषताहरू (Security Features) को भौतिक निरीक्षण: । ३. ६ विद्युतीय सूचकहरूको जाँच । ४. ७ जिरो सेटिङ । ५. ८ मूल्य र आयतनको अन्तरसम्बन्ध जाँच । ६. ९ नोजल कट-अफ । ७. १०.१ इन्टरलक: एउटै साझा सूचक प्रयोग गर्ने नली (होज) हरुका लागि । ८. १०.२ इन्टरलक: एउटै समान पम्पिङ युनिट प्रयोग गर्ने नली (होज) हरुका लागि । ९. ११ पूर्व निर्धारित सङ्केत (Pre-set Indication) । १०. १२.१ अधिकतम प्रवाह दर: साझा पम्पिङ युनिट प्रयोग गर्ने नलीहरूको लागि । ११. १२.२ अधिकतम प्रवाह दर: अन्य सबै किसिमको नली (होज) को लागि । १२. १३ सच्चाई जाँच: । क्र.सं. बुँदा नं. पम्प जाँच विवरण प्राप्त नतिजा (पास/फेल) कैफियत । EFD = (VFD -VREF)/VREF X100% १. % २. % ३. % । निवेदकको,- सही: नाम: मिति: । जाँच गर्नेको,- सही: नाम: मिति: । परिच्छेद-२ । इलेक्ट्रोनिक तौलने यन्त्रको नमुना अनुमति (मोडेल एप्रुभल) को लागि जाँच । १. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- । (क) सङ्केतः यन्त्रले डिस्प्लेमा प्रत्यक्ष रुपमा देखाउने नतिजालाई सम्झनु पर्छ । (ख) सङ्केतकः प्रत्यक्ष नतिजा देखाउने तौल मापन उपकरणको भाग (डिजिटल डिस्प्ले) । (ग) इलेक्ट्रोनिक तौलने यन्त्र: इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू सहितको तौलने यन्त्रलाई सम्झनु पर्छ । नोट: यसपश्चात “यन्त्र” भन्नाले इलेक्ट्रोनिक तौलने यन्त्र भन्ने सम्झनु पर्छ । (घ) उपकरण: कुनै कार्य सम्पादनका लागि प्रयोग हुने माध्यम । उपकरण यन्त्रको कुनै भाग पनि हुन सक्छ । (ङ) तौलने मञ्च (load receptor): यन्त्रको तौल राख्ने भाग । (च) लेबल: यन्त्रलाई सामान्य स्थिति (reference position) मा राख्ने उपकरण । (छ) शून्य सेटिङ उपकरण: तौलने मञ्चमा तौल नभएको अवस्थामा सङ्केतलाई शून्य बनाउने उपकरण । (ज) शून्य ट्रयाकिङ उपकरण: कुनै निश्चित तौलसम्म शून्य सङ्केत स्वचालित रुपमा कायम राख्ने उपकरण । (झ) टैर उपकरण: तौलने मञ्चमा तौल भएको अवस्थामा सङ्केतलाई शून्य बनाउने उपकरण । (ञ) एडिटिभ टैर उपकरण: खुद तौलको लागि तौलने दायरा परिवर्तन नगरिकन शून्य बनाउने उपकरण । (ट) सबट्रयाक्टिभ टैर उपकरण: खुद तौलको लागि तौलने दायरा घटाएर शून्य बनाउने उपकरण । (ठ) अधिकतम क्षमता (Max): अधिकतम तौलने क्षमता (एडिटिभ टैर क्षमता बाहेक) । (ड) न्यूनतम क्षमता (Min): तौलने यन्त्रमा तौल गर्न सकिने न्यूनतम तौलको मान । (ढ) तौलने दायरा: न्यूनतम र अधिकतम क्षमता बीचको दायरा । (ण) वास्तविक स्केल अन्तराल (d): दुई वटा लगातार सङ्केत गरिएका मानहरू बीचको भिन्नता (तौलको इकाईमा) ।
स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमहरु २०२७ (Standard Weights and Measures Rules, 1970)

(ठ) अधिकतम क्षमता (Max): अधिकतम तौलने क्षमता (एडिटिभ टैर क्षमता बाहेक) । (ड) न्यूनतम क्षमता (Min): तौलने यन्त्रमा तौल गर्न सकिने न्यूनतम तौलको मान । (ढ) तौलने दायरा: न्यूनतम र अधिकतम क्षमता बीचको दायरा । (ण) वास्तविक स्केल अन्तराल (d): दुई वटा लगातार सङ्केत गरिएका मानहरू बीचको भिन्नता (तौलको इकाईमा) । (त) प्रमाणीकरण स्केल अन्तराल (e): यन्त्रको वर्गीकरण र प्रमाणीकरणका लागि प्रयोग हुने मान (तौलको इकाईमा) । (थ) वार्म अप समय: यन्त्रको पावर अन गरेदेखि प्रयोग गर्न सकिने अवस्थासम्म पुग्न लाग्ने समय । नोट: तपसीलका परिभाषाहरू यन्त्रमा तौल राख्न अगाडि सङ्केत शून्य बनाइएको अवस्थामा मात्र लागू हुनेछन् । (द) कुल मान (G): टैर वा प्रिसेट टैर उपकरण सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा यन्त्रले सङ्केत गर्ने तौल । (ध) खुद मान (N): टैर उपकरणको सञ्चालन पश्चात यन्त्रले सङ्केत गर्ने तौल । (न) टैर मान (T): टैर तौलने उपकरणले निर्धारण गर्ने तौलको मान । (प) गल्ती वा दोष (Fault): सङ्केतकको त्रुटि र आन्तरिक त्रुटि बीचको भिन्नता । (फ) महत्वपूर्ण गल्ती: e भन्दा ठूलो गल्ती । (ब) सामान्य स्थिति: सञ्चालनका लागि मिलान गर्ने यन्त्रको स्थिति । (भ) इन्टरफेस: यन्त्र र परिधीय उपकरणहरू वा अन्य यन्त्र बीच डेटा सार्न प्रयोग हुने सबै प्रकारका यान्त्रिक, विद्युतीय र लजिक गुण । २. जाँचको लागि आवश्यक सामग्रीहरू: । (क) स्ट्याण्डर्ड तौलहरू, । (ख) कटनको पञ्जा, । (ग) स्ट्याण्डर्ड तौलहरू प्रयोगको लागि फोरसेप वा tweezer (for handling mass pieces), । (घ) कोठाको तापक्रम जनाउने तापमान सूचक (Temperature indicator for room temperature) । ३. आवश्यकताहरू: । ३.१ साधारण आवश्यकताहरू: । (क) यन्त्रहरूलाई उच्च, विशेष, मध्यम र सामान्य गरी ४ प्रकारका सच्चाई श्रेणी (Accuracy class) मा विभाजन गरी क्रमशः I, II, III, IV (वा IIII) प्रतीक चिन्ह (Symbol) हरुले जनाइएको हुनु पर्छ । (ख) प्रमाणीकरण स्केल अन्तराल (e) १ x १०k, २ x १०k, ५ x १०k अनुसार हुनु पर्छ । यहाँ k धनात्मक वा ऋणात्मक पूर्ण अङ्क वा शून्य (positive or negative integer or zero) हो । (ग) यन्त्रहरूको सच्चाई श्रेणीको आधारमा प्रमाणीकरण स्केल अन्तराल (e), प्रमाणीकरण स्केल अन्तराल सङ्ख्या (n) र न्यूनतम क्षमता (Min) तालिका १ अनुसार हुनु पर्छ । (घ) श्रेणी I र II का यन्त्रहरूमा प्रमाणीकरण स्केल अन्तराल e लाई स्केल अन्तराल d ले निर्धारण गर्न सकिन्छ, जहाँ d छैटौँ संशोधनद्वारा थप । अनुसूची-११क. । (नियम १८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय । विभाग । गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय । (स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०५२ को दफा अन्तर्गत नाप तौल तथा नाप्ने वा तौलने यन्त्र निर्माण वा पैठारी गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गर्नको निमित्त भर्नु पर्ने कुराहरु) । द्रष्टव्य:- अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका निर्माताहरुले निर्माण गरेका वा पैठारीकर्ताले पैठारी गरेका वस्तुहरु इजाजतपत्र प्राप्त गरेको बिक्रीकर्तालाई मात्र बेच्न तथा डेलिभरी गर्न पाउनेछन् । खुद्रा बिक्री गर्न निर्माताहरुले छुट्टै बिक्रीकर्ताको इजाजतपत्र प्राप्त गर्नु पर्दछ । निवेदन प्राप्त भएको मिति: । निरीक्षण गरिएको मिति: । निवेदकले भर्नु पर्ने । १. इजाजतपत्र माग गर्ने नाप तौल यन्त्र उत्पादक वा पैठारीकर्ताको नाम:- ।
स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमहरु २०२७ (Standard Weights and Measures Rules, 1970)

खुद्रा बिक्री गर्न निर्माताहरुले छुट्टै बिक्रीकर्ताको इजाजतपत्र प्राप्त गर्नु पर्दछ । निवेदन प्राप्त भएको मिति: । निरीक्षण गरिएको मिति: । निवेदकले भर्नु पर्ने । १. इजाजतपत्र माग गर्ने नाप तौल यन्त्र उत्पादक वा पैठारीकर्ताको नाम:- । २. यन्त्र उत्पादन वा पैठारी गर्नेको पूरा ठेगाना:- । (क) कारखाना वा गोदामको:- । (ख) कार्यालयको:- । ३. नाप्ने वा तौलने यन्त्र पैठारी गर्न इजाजतपत्र भएको वा कारखाना स्थापित भएको मिति:- । ४. प्रोप्राइटर/हिस्सेदार वा सीमित सङ्ख्या भएमा सञ्चालकहरु/निर्देशकहरुको नाम:- । ५. प्रोप्राइटर (हरु)/हिस्सेदार (हरु) सञ्चालक/निर्देशक (हरु) को स्थायी ठेगाना:- । ६. हाल भइरहेको निर्माण वा पैठारी सम्बन्धी कार्यको किसिम:- । ७. कस्तो खालका वस्तुहरुको निर्माण वा पैठारी गर्न प्रस्तावित गरिएको हो सो लेख्ने । देहायका वस्तुहरु:- । (क) ढकहरु, । (ख) नापहरु, । (ग) तौलने यन्त्रहरु, वा । (घ) नाप्ने यन्त्रहरु । विस्तृत विवरण पेस गर्ने:- । ८. आफूले निर्माण वा पैठारी गर्ने वस्तुहरुमा प्रयोग गरिने निर्माताको नाम वा ट्रेडमार्क:- । ९. प्रस्तावित नाप्ने वा तौलने यन्त्र निर्माण वा पैठारी गर्न उपयुक्त र आवश्यक वर्कशपको तथा निपूर्ण कालीगढहरुको बन्दोबस्त भए वा नभएको यदि भए विस्तृत विवरण दिने:- । १०. नमुनाको अनुमति (मोडेल एप्रुभल) लिएको भए सोको प्रमाणित प्रतिलिपि । नाप्ने वा तौलने यन्त्र निर्माण वा पैठारी गर्ने इजाजतपत्र मागिएका वस्तुहरुको नमुनाको सेट निरीक्षण तथा अनुमोदनको निमित्त प्रस्तुत गरिएको छ । मैले स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०५२ तथा त्यस अन्तर्गतका नियमहरु अध्ययन गरेको छु र सो ऐन तथा नियमहरुको पालन गर्नेछु । माथि लेखिएको विवरण ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । निवेदकको सही: । मिति: । ठेगाना: । कार्यालयले मात्र भर्ने:- । इजाजतपत्र दिइएको/अस्वीकृत गरिएको । इजाजतपत्र नं. । मिति: । निरीक्षण गर्ने अधिकृतको सही । दस्तखत: । निरीक्षक । छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधन । अनुसूची - ११ (ख) । (नियम १८ (१) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकार । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय । विभाग । गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय । , नेपाल । (स्ट्याण्डर्ड नाप तौल ऐन, २०२५ को दफा अन्तर्गत नाप तौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र मर्मत गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्नको निमित्त भर्नु पर्ने कुराहरू) । निवेदकले भर्नु पर्ने निरीक्षण गर्ने अधिकृतको कैफियत । १. इजाजतपत्र मागिएको नाप तौल मर्मत गर्ने वर्कशपको नाम (कारखाना) । २. प्रोप्राइटर वा पार्टनर वा (मालिक) (सहयोगी) सीमित सङ्ख्या भएमा सञ्चालन निर्देशकहरूको नाम । ३. वर्कशपको पूरा ठेगाना । ४. वर्कशपमा हाल भइरहेको कामको किसिम । ५. वर्कशप स्थापना भएको मिति । ६. माथि (२) मा उल्लिखित प्रोप्राइटर (हरू) आदिको स्थायी ठेगाना । ७. ढक, तराजु र अरु नाप तौल नाप्ने वा तौलने यन्त्र मर्मत गर्न उपयोग गरिने आफूसँग भएका ज्यावल, यन्त्र र अरु औजारको पूर्ण विवरण । ८. सापटी दिने वस्तु (जस्तो ढक, नाप, तराजु आदि) को आवश्यक मौज्दात भए नभएको । के कति मौज्दात आफूसँग भएको खुलाई पूर्ण विवरण दिने । ९. नाप तौल आदिको मर्मतमा आफ्नो भएको अनुभव । १०. आवश्यक कालिगढी कामको व्यवस्था भए नभएको । यदि भएमा, आफ्नो वर्कशपमा यस्ता कति कामदारहरू लगाइएका छन् वा लगाउने प्रस्ताव छ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । ११. आफूले मर्मतकर्ता भई काम गर्न चाहेको क्षेत्र विवरण: । (क) प्रदेश:- ।