冠心病，高血压，动脉硬化，母亲今年7月份以来，多次发生晕厥，晕倒后毫无知觉，经益阳地区医院检查，心源性心律失常，医生建议装心脏起博器，于7月装入后，晕倒频率有所下降。您好，李大夫。装的是圣尤达双腔起博器，差不多四万元的那种，昨天去检查说导线有点轻微移位。我妈手术时出现过一点意外，心腔积水。医生说这是并发症，在他们所有手术中这种机率是万分一不到。怎么让我妈给碰到了呢，现在又说有导线轻微移位。我怀疑是不是他们当时装的时候没有装到位呢。你说有没有这种情况存在。现在移位，医生说不影响起博器的作用，只是比较耗电。但是建议我们重做手术，也没有说必须做。我妈现在对手术很担心，不愿冒这个险。周医生，你认为我们现在该怎么办。
电极移位在被动固定电极植入中易出现，特别是右心房电极，心房肌小梁少，不易固定，主动电极因采用螺旋电极固定不会脱落和移位。移位后会出现起搏不良，阻抗增加而耗电等，缩短电池寿命，特别是双腔起搏本身耗电就多于单腔起搏。既然如此，建议再次手术，只要在导管室透视下将电极调整到合适位置就可以。我们也遇到过，重新调整后就好了。术后轻左侧卧位，避免植入侧上肢大幅活动等。
问：谢谢李大夫，我还想问一下，假如再次手术后，还会有晕倒的情况发生吗？再次手术，手术风险有哪些，还跟第一次手术那样麻烦吗？再次手术的费用大概是多少。
答：重新调整起搏电极手术应该是安全的，只是将原来的切口再次切开并小心分离电极，松开结扎的线，分离时小心勿伤电极表面的绝缘层，调整好位置。经测试参数满意后重新固定电极，并缝合伤口结束手术。手术费用主要是手术费和导管室费用及手术消毒包等费用。起搏器和电极都不用换。重新调整起搏电极手术应该是安全的，只是将原来的切口再次切开并小心分离电极，松开结扎的线，分离时小心勿伤电极表面的绝缘层，调整好位置。经测试参数满意后重新固定电极，并缝合伤口结束手术。手术费用主要是手术费和导管室费用及手术消毒包等费用。起搏器和电极都不用换。