'n Vloeimeetskyf (Engels="flow orifice" of "orifice plate") is 'n instrument wat die vloeitempo in 'n pyp meet. Dit werk op die Bernoulli-beginsel wat bepaal dat 'n toename in die snelheid van 'n vloeier gepaard gaan met 'n afname in druk of 'n afname in die vloeistof se potensiële energie as gevolg van swaartekrag. Dus word die vloeier versnel deur 'n vernouer in die pyp. Die drukval word dan gemeet en daardeur word die vloei bereken. Die algemene vergelyk om die vloei deur 'n meetskyf te bepaal word soos volg gegee: Die benaderingsfaktor word soms soos volg gedefinieer: E = 1 1 − β 4 {\displaystyle E={\frac {1}{\sqrt {1-\beta ^{4}}}}} En dan kan die algemene formule soos volg vereenvoudig word: Q = C d A o E 2 ( Δ P + ρ g Δ h ) ρ {\displaystyle Q=C_{d}A_{o}E\;{\sqrt