Influence of wearing latex gloves on electric pulp tester readings in children
Authors: HOLAN GIDEON 
Published: August 2010

Summary. Electric pulp testers operate by completing an electric circuit. Latex examination gloves have been claimed to interrupt this circuit and lead to false‐negative results. This study was conducted to evaluate the influence of wearing latex gloves on electric pulp tester (EPT) readings. The pulps of 80 maxillary permanent incisors of 22 children 10–13½ years old were tested using the Pelton & Crane ‘Vitapulp’ instrument. Each tooth was tested twice: with gloves and with bare hands. Teeth failing to respond to the EPT without gloves were excluded from the study. All EPT readings ranged between 1 and 9·5. Five teeth gave the same response with gloved and ungloved hands. Only five teeth did not respond when gloves were worn, and all of these gave readings near the top of the EPT scale when tested without gloves. The other 70 teeth presented significantly higher readings with gloves than without gloves. It is concluded that removal of examination gloves during the operation of the EPT is necessary only if no response is obtained.Résumé.Les testeurs pulpaires électriques opérent en circuit fermé. On pense que les gants d'examen en latex peuvent interrompre ce circuit et donner des résultats faux négatifs. Cette étude a été entreprise pour évaleur l'influence du port de gants en latex sur les résultats obtenus par testeur de pulpe électrique (TPE). Les pulpes de 80 incisives permanentes de 22 enfants âgés de 10 à 13 ans et derni ont été testes deux fois: avec et sans gants. Les dents n'ayant pas répondu au TPE sans le port de gants ont été eliminées de l'étude. Les résultats obtenus allaient de 1 à 9,5. Cinq dents seulement n'ont pas répondu au test effectué avec gants mais ont donné des résultats proches du maximum pour le test effectué avec gants mais ont donné de résultats proches du maximum pour le test effectué sand gants. Les 70 autres dents ont donné des résultats significativement plus élevés pour le test effectué avec gants que sans gants. La conclusion est qu'il est nécessaire d'enlever les gants pour le test par TPE uniquement lorsqu'il n'y a pas eu de réponse avec les gants.Zusammenfassung.Der elektrische Pulptester wirkt durch zusammen‐schluss des elektrischen Stromkreises. Die Vermutung besteht, dass der Gebrauch von Untersuchungshandschunen eine Unterbrechung des Stromkreises bewirkt und dementsprechend zu negativen Resultaten fuehrt. Der Zweck dieser Studie war, den Einfluss von Gummihandschuhen waerend des Gebrauchs des elektrischen Pulptesters zu bestimmen. Ein Pelton & Crane Vitalometer testete die Pulpenreaktionen von 80 permanenten maxillaren Frontzaehnen bei 22 Kindern im Alter von 10 bis 13frac12; Jahren. Jeder Zahn wurde zweimal getestet, mit Handschuhen und mit entbloessten Haenden. Zaehme die beim Testen mit dem Vitalometer ohne Handschuhe keiner lei Reaktion aufwiesen, wurden von der Studie ausgeschlossen. Alle Messungsresultate variierten zwischen 1 und 9.5 auf der Skala des Vitalometers. Fuenf Zaehne wiesen keine unterschiedlichen Reaktionen mit oder ohne Gebrauch der Handschuhe auf. Fuenf Zaehne, die beim Weglassen der Gummihandschuhe mit hohen Resultaten reagierten, zeigten keine Reaktion beim Testen mit Handschuhen. 70 Zaehne wiesen bedeutend hoehere Testresultate auf beim Gebrauch der Handschuhe im Vergleich zu den Resultaten des Testens ohne Handschuhe. Es kann deshalb gefolgert werden, dass das Abnehmen der Untersuchungshandschuhe beim Testen der Zaehne nur erforderlich ist, wenn keinerlei Reaktion aufweisbar ist.Resumen.El vitalometero electrico de pulpa (EPT) funciona al completar un circuito electrico. Se ha comentado que el uso de guantes de latex peude impedir este circuito y resultar en falsos resultados negativos. Este estudio fue realizado para evaluar el efecto de los guantes de latex en medidas con vitalometro electrico. Las pulpas de 80 dientes maxilares permanentes de 22 ninos, de 10 a 13 anos fueron examinadas con el vitalometro de Pelton & Crane. Cada diente fue checado dos veces, con las manos con y sin guantes. Los dientes que no respondieron sin guantes a el EPT fueron excluidos del estudio. Todos los resultados a el EPT fueron entre 1 y 9·5. En cinco dientes no hubo diferencia en la respuesta con o sin guantes. Cinco dientes que respondieron sin guantes no respondieron con guantes. Los otros 70 dientes respondieron a un grado significamente mas alto con guantes que con sin guantes. Se concluye que la remocion de los guantes de latex durante la operacion del EPT es necesaria solo si no se obtiene respuesta con guantes.