Utilisation de l’ATP- Métrie comme Mesure Instantanée de la Qualité de l’Eau dans un Système de Collecte des Eaux de Pluie
Authors: Andriamanampisoa Tsiry A. , Andrianarison Jemima , Chaplin Harry , Ward Andrew , Andrianarison Edouard 
Published: September 2024

L’ATP-Métrie, par l’analyse instantanée de l’ATP libre, de l’ATP Total et par conséquent de l’ATP Microbien (ATP Total — ATP libre), permet une évaluation rapide de la quantité de cellules vivantes, de particules non microbiennes et de particules microbiennes dans un échantillon d’eau. Lors des deux visites sur site des installations de l’Entreprise Sociale Tatirano concernant le système de récupération d’eau de pluie dans le Sud Est de Madagascar, côté Fort-Dauphin, une recherche de remplacement des analyses longues a été menée. Il s’agissait du comptage des colonies de coliformes thermotolérants (TTC) par des analyses rapides d’ATP libre et d’ATP Total ; et l’analyse du chlore libre (CLR), du chlore total (CTR) par les mesures des solides dissouts totaux (SDT) et de la conductivité électrique (CE). 10 variables avec 32 échantillons analysés ont été regroupées en une base de données. Une analyse en composantes principales a été réalisée pour identifier une première tendance générale de la relation entre les variables. Ensuite, une analyse détaillée des proximités des groupes identifiés a été effectuée avec la matrice de similarité des coefficients de corrélation de Pearson et de Spearman. Globalement, à l’issue de l’analyse en composantes principales, 4 axes principaux sont identifiés permettant d’interpréter 88,4 % des données. En combinant l’analyse des cosinus carrés des variables avec la représentation graphique sur le biplot, 2 groupes naturels sont observés. D’abord, l’ATP libre, l’ATP Total, l’ATP Microbien, TTC et le Log(TTC) sont principalement portés par l’axe 1. Puis, le CLR, le CTR, le SDT et la CE sont principalement portés par l’axe 2. Dans l’analyse détaillée de chaque groupe, une faible corrélation linéaire et une corrélation monotone positive et modérée sont observées entre l’ATP microbien et le TTC dont le Rho de Pearson 0,142, p=0,445, et le Rho de Spearman 0,403, p=0,025. Une corrélation linéaire modérée et une corrélation monotone positive et modérée sont observées entre l’ATP microbien et le Log (TTC) dont le Rho de Pearson 0,392, p=0,029, et le Rho de Spearman 0,403, p=0,025. Puis, il a été montré qu’il y a une corrélation linéaire modérée négative entre le CE, le CTR et le CLR, avec un Rho de Pearson -0,346, p=0,056 et un Rho de Spearman de -0,422, p=0,018. Une corrélation linéaire modérée négative a également été observée entre le SDT, le CTR et le CLR dont le Rho de Pearson est -0,369, p=0,041 et le Rho de Spearman -0,521, p=0,003. Ces résultats montrent que les valeurs mesurées instantanément par l’ATP-Métrie telles que l’ATP libre et l’ATP Total combinées à la mesure des STD et CE permettent une lecture instantanée d’un niveau de qualité de l’eau comparable à d’autres appareils de mesure. À ce stade, cela peut être utilisé comme une pré-analyse pour identifier une tendance avant des analyses de plus longues durées. La raison est que certains contextes tels que le niveau réel de pollution de l’eau (matières organiques et inorganiques) n’ont pas été pris en compte. Cela permet également de conclure que la valeur calculée de l’ATP Microbien ne peut pas encore être utilisée et interprétée comme des éléments de mesure de la qualité de l’eau.