Evaluación de seguridad del procedimiento de radiocirugía con el método de matriz de riesgo
Authors:   , Rubiano Franco Simón Alejandro 
Published: July 2022

La OIEA con su publicación TecDoc-1685/S “Aplicación del método de análisis de
matriz de riesgo a la radioterapia” busca determinar el perfil de riesgo de radioterapia
mediante el estudio del nivel de riesgo de una lista de sucesos potenciales, los cuales
son eventos iniciadores asociados a cada etapa de la práctica.
Para el desarrollo del análisis del riesgo de la evaluación de seguridad es necesario
conocer los criterios de asignación de la frecuencia de ocurrencia, probabilidad de fallo
de las barreras y consecuencia de cada evento iniciador por medio de las diferentes com binaciones que determinan los niveles del riesgo. Los sucesos iniciadores (SI) con niveles
de riesgo alto o muy alto deben pasar por una segunda revisión donde se determine el
riesgo real de la práctica. Para la evaluación del análisis de riesgo en teleterapia se utilizó
la herramienta informática llamada Sistema de Evaluación del Riesgo en Radioterapia
(SEVRRA) desarrollado por el foro iberoamericano de organismos reguladores radioló gicos y nucleares. Se realiza la evaluación de seguridad para las técnicas de radiocirugía
de dosis única (SRS) y dosis fraccionada (SBRT) en el acelerador Axesse mediante
una búsqueda de eventos iniciadores específicos a estas prácticas, reportados a partir
de recomendaciones o accidentes ocurridos que pueden suceder en las diferentes etapas
y se realizó la evaluación de seguridad adicionando elementos a SEVRRA. Además se
diseñó una hoja de cálculo con el método de matriz de riesgo para identificar barreras di rectas y reductores de frecuencia y consecuencia para disminuir el riesgo de las técnicas.
Utilizando SEVRRA se analizaron 148 eventos iniciadores, y se excluyeron 26 SI, de
los cuales 0 tuvieron riesgo muy alto, 1 tuvo riesgo alto y 86 presentaron riesgo medio
principalmente en la etapa de administración de la dosis. Se modificaron 15 eventos
iniciadores de SEVRRA aplicables para SRS y SBRT. En la literatura se encontraron
36 SI tomados de publicaciones de la AAPM, OIEA y SEFM; 20 SI aplicaron para
SRS y 16 para SBRT con consecuencias al paciente. Para SRS se obtuvieron 93 SI,
el resultado del riesgo fue de: 0 % muy alto, 1 % alto, 54 % medio y 45 % bajo. Para
SBRT se obtuvieron 101 SI de los cuales el 0 % fueron de riesgo muy alto, 1 % riesgo
alto, 55 % riesgo medio y 44 % riesgo bajo. Utilizando SEVRRA y la hoja de cálculo, se
encontró que SEVRRA en ocasiones asigna un nivel diferente a las barreras, reductores
de frecuencia y consecuencia que no corresponde con el método del TecDoc-1685/S. Se
recomendaron algunas barreras de seguridad, reductores de frecuencia y consecuencia
que disminuyen el riesgo para los eventos iniciadores que generaban un nivel de riesgo
alto y medio.
La evaluación de seguridad permitió al Centro Javeriano de Oncología conocer el nivel
de riesgo de sus prácticas en teleterapia y de esta manera tener en cuenta posibles
barreras para disminuir el riesgo. Existen algunos eventos iniciadores que al comparar
su nivel de riesgo entre SEVRRA y la hoja de cálculo no coinciden debido a que la
robustez asignada para algunas barreras por el software es más alta que la definida en
el TecDoc-1685/S.