Patent MA-34418-B1 (MA)
Inventor: BELALLAM KHADIJA
IPC: A61G7/00
Filed: 2011-12-29
Abstract: L'invention décrit un nouveau lit médical sans matelas, à btpe. (barres transversales parallèles espacées dans le vide). Ce lit est conçu pour le traitement des escarres, des brûlures, et lésions dermatologiques étendues, et les alitements prolongés.- il est de structure globale semblable aux lits d'hôpitaux à une place, blanc, en barres métallique fines, et de dimensions habituelles (2mx80cm).- il est caractérisé par une face supérieure principale, rectangulaire et horizontale, portée sur quatre pieds; et comprenant sur sa surface quatre btpe, disposées sur le cadre de cette face de façon transversale, parallèle, espacées dans le vide» c'est le lit en echelle» à l'horizontale.- les btpe. Sont formées chacune d'une barre centrale métallique, solide, rectangulaire ou cylindrique, de 80 cm de long x 4 cm d'épaisseur. Elles sont rembourrées par plusieurs couches de crin et d'éponge, et recouvertes en surface par du scay, du pvc, ou du plastique pour être souples et confortables leur diamètre final est de 10 cm environ. Elles sont fixes ou amovibles- chaque btpe. Est munie de deux becs en crochets comportant des petits ressorts courts et solides, qui sont fixés aux deux extrémités des barres.- la face supérieure supplémentaire est une face en plaque simple unie ou perforée, qui double la première, elle est située en dessous d'elle en tiroir, lui est parallèle et égale en dimension distante d'elle de 20 cm vers le bas son utilité est de maintenir la chaleur du lit:. C'est le lit à étage les pieds du lit, sont solides; fixes ou à roulettes ils peuvent avoir un trajet direct jusqu'au sol, ou être relayés sur une barre horizontale du lit.- le autres composantes et éléments du lit: elles sont sans partucilarités. Ce sont les autres faces du lit en barres métalliques fines et solides, la tête et pied de lit, les barres et barrières fixes ou escamotables; le système d'articulations à deux ou trois niveaux.Le matériel de réglage du lit en hauteur, est métallique manuel par manivelle ou électrique.- ces éléments sont tous préexistants dans les techniques avant. Leurs agencements et leur existence en nombre détermine la quantité et la classe du lit. Notre suggestion, dans les possibilités futures, serait le réglage du lit, élever haut, à un mètre et baisser, pour examiner et soigner les lésions cutanées.- les dimensions sont habituelles. Le lit à btpe. Est destiné surtout aux adultes (a), et peut exister aussi pour enfants (e), ou être standard(s).- le matériau, est principalement métallique: en fer, acier, al.; certaines composantes sont en bois, ou en plastique pour les plaques et les barrières verticales sans appui.- les variantes sont nombreuses: lit à btpe fixes,. Ou à bpte amovibles, à face supérieure supplémentaire ou pas, et selon les autres composantes et éléments d'équipements.,- le brancard à btpe, fixes ou amovibles, avec ou sans face supplémentaire, à barrières périphériques en plaques de plastique ou en bois, et dont l'utilité est de maintenir la chaleur du lit, il est utilisable aux urgences; et aussi à domicile sur un sommier ou sur une table, il est portable et pratique;- le mode d'action, est local et général: après la superposition calculée et étudiée des lésions du malade, sur les espaces vides des btpe du lit, les lésions sont localement libérées et exposées à l'air, et accessibles aux soins divers. Du point de vue général, le patient est soulagé et débarrassé de l'appui de ses escarres et lésions sur le matelas et les draps; c'est un lit à btpe, sans matelas, un anti escarres,- le mode d'utilisation; consiste globalement à superposer le patient sur les btpe, en faisant coïncider les escarres et lésions dermatologiques sur le vide entre les btpe, et les zones de peau saines sur les btpe; mêmes, en tenant compte des mesures, des conditions et précautions d'utilisation indiquées, c'est une méthode hiérarchisée en trois étapes successives