Patent RU-130395-U1 (RU)
Title: Теплосчетчик бытовой "теплоучет-2"
IPC: G01K17/06
Filed: 2012-11-23
Granted: 2013-07-20
Abstract: Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для высокоточного коммерческого учета количества потребленной тепловой энергии на нагревательных приборах теплоснабжения внутридомовых инженерных систем отопления, в т.ч. в домах, имеющих вертикальную разводку в условиях круглосуточной эксплуатации. Сущность полезной модели заключается в том, что теплосчетчик бытовой, содержащий тепловычислитель, заключенный в пластмассовый корпус, с целью усовершенствования устройства при сохранении невысокой себестоимости, защиты прибора от внешних воздействий и манипуляций, а также обеспечения возможности использования прибора в «отдельно взятой квартире», независимо от остальных жильцов многоквартирного дома, оснащается тремя датчиками температуры NTC-0,2 33К с погрешностью измерений не более ±0,1°С, откалиброванными в заводских условиях, при этом один датчик температуры заключен в корпусе тепловычислителя и предназначен для измерения температуры воздуха в помещении, а два других датчика температуры соединены с тепловычислителем посредством энергосберегающих сигнальных проводов, предназначены для измерения температуры с поверхности «подающего» и «обратного» трубопроводов отопительного прибора и являются односторонне вогнутыми под диаметр трубопровода датчиками накладного типа; при этом фиксация датчиков температуры с трубопроводом обеспечивается жестким пластиковым корпусом с термоизоляцией, который скрепляется замками-защелками, либо винтами и пломбируется для защиты от внешних воздействий; при этом из устройства исключается расходомер теплоносителя; при этом устройство оснащено IRDA-интерфейсом для оптического считывания информации и конфигурации прибора, а также 8-разрядным ЖКИ-дисплеем для отображения данных; при этом сбор и хранение данных обеспечивает блок памяти 1 EEPROM; при этом конфигурация прибора осуществляется на месте монтажа теплосчетчика с помощью компьютера с предустановленным специальным программным обеспечением и оптической головки для подключения тепловычислителя к компьютеру посредством IRDA-интерфейса; при этом тепловычислитель определяет потребленное количество тепловой энергии, используя внесенные при конфигурации теплотехнические характеристики отопительного прибора и измерения температурных датчиков, по формуле: 
     P Ges.= (P HK +P Rohr ) 
     
       
     
     где: 
     T V  - температура подающего трубопровода [°С]  
     T R  - температура обратного трубопровода [°С]  
     Т Luft  - температура воздуха в помещении [°С]  
     P Ges  - суммарная потребленная мощность [W]  
     P НК  - тепловая мощность отопительного прибора [W] 
     P Rohr  - тепловая мощность трубопроводов [W]  
     Р Norm  - нормированная тепловая мощность отопительного прибора [W]  
     49,83 - средняя логарифмическая температура при нормированных условиях нормированные условия = 75|65|20 [°С]  
     75 = температура подачи T V   
     65 = температура обратки, T R   
     20 = температура воздуха помещения T Luft   
     С = коэффициент теплопередачи    
     А = площадь поверхности трубопроводов [m 2 ] 
     n = экспонент кривой мощности различных типов отопительных приборов, по данным производителя 
     Суммарный расход энергии составляет: 
     
       
     
     где: 
     t - время измерения 
     n - число измерений. 
     7 н.п. ф-лы; 2 ил.