ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการติดตั้งและใช้งานเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปที่เป็นระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2)

ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด

ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
เรื่อง
ข้อปฏิบัติสำหรับการติดตั้งและใช้งานเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่
ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปที่เป็นระบบดิจิทัล
(ฉบับที่ ๒)

ตามที่อธิบดีกรมการค้าภายในได้ออกประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
เรื่อง
ข้อปฏิบัติสำหรับการติดตั้งและใช้งานเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปที่เป็นระบบดิจิทัล
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การติดตั้งและใช้งานเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปที่เป็นระบบดิจิทัลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๓) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.
๒๕๔๒
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมการค้าภายใน
จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑[๑]  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒  ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ
๒ แห่งประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง
ข้อปฏิบัติสำหรับการติดตั้งและใช้งานเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปที่เป็นระบบดิจิทัล
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้
ให้แจ้งเป็นหนังสือ พร้อมคำชี้แจง เหตุผล และความจำเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ
สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา ที่เครื่องชั่งนั้นติดตั้งและใช้งาน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยไม่ชักช้า หากเห็นว่าเหตุดังกล่าวรับฟังได้และรับรองว่าการติดตั้งใช้งานเครื่องชั่งในลักษณะที่แตกต่างออกไปดังกล่าวไม่กระทบต่อความเที่ยงของเครื่องชั่งนั้น
ๆ เมื่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นชอบแล้ว
ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำรับรองเครื่องชั่งนั้นได้

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความใน
(๑) ของข้อ ๕ แห่งประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง
ข้อปฏิบัติสำหรับการติดตั้งและใช้งานเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปที่เป็นระบบดิจิทัล
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
(๑) สายสัญญาณจากส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Load - transmitting device, Load Cell) แต่ละสายมายังกล่องรวมสัญญาณ
และสายสัญญาณออกจากกล่องรวมสัญญาณไปยังส่วนชั่งน้ำหนัก (Load
- measuring device) ต้องไม่มีกล่องแยกสายหรืออุปกรณ์ใด ๆ ต่อพ่วง เว้นแต่อุปกรณ์ใด ๆ ที่ต่อพ่วงนั้นเป็นไปเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
และอุปกรณ์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล
โดยได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และการเดินสายสัญญาณ
ต้องกระทำในลักษณะที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย

ข้อ ๔  ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ
๘ แห่งประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง
ข้อปฏิบัติสำหรับการติดตั้งและใช้งานเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปที่เป็นระบบดิจิทัล
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้
ให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมคำชี้แจง เหตุผล และความจำเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ
สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาที่เครื่องชั่งนั้นติดตั้งและใช้งาน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยไม่ชักช้า
หากเห็นว่าเหตุดังกล่าวรับฟังได้และรับรองว่าการติดตั้งใช้งานสายสัญญาณในลักษณะที่แตกต่างออกไปดังกล่าวไม่กระทบต่อความเที่ยงของเครื่องชั่งนั้น
ๆ เมื่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นชอบแล้ว
ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำรับรองเครื่องชั่งนั้นได้

ประกาศ
ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วัชรี  วิมุกตายน
อธิบดีกรมการค้าภายใน

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ชาญ/ผู้ตรวจ
๑๔ สิงหาคม
๒๕๕๕

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง/หน้า ๓๗/๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕