ระะเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. 2530

ระเบียบกรมสรรพสามิต

ระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ
พ.ศ.
2530
----------

เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีและชำระภาษี  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบวิธีการคำนวณปริมาณ
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามกฎหมายว่าด้ายพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  โดยการใช้มาตรวัดและเครื่อง
ทดสอบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  `ระเบียบกรมสรรพสามิต  ว่าด้วยวิธีการคำนวณประมาณน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยการใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ  พ.ศ. 2530'

ข้อ 2 
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3  ในระเบียบนี้

      `มาตรวัด'  หมายความว่า 
มาตรสำหรับวัดปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
           `เครื่องทดสอบ'  หมายความว่า  เครื่องทดสอบมาตรวัดปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ข้อ 4 
การขอติดตั้งมาตรวัดและเครื่องทดสอบให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นคำขอต่อกรมสรรพสามิต
พร้อมรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) 
ชื่อแบบหรือชนิดของมาตรวัดและหรือเครื่องทดสอบ  ชื่อผู้ผลิต 
ประเทศที่ผลิต

(2) 
รายละเอียดแสดงถึงประสิทธิภาพ 
เช่น  ความแม่นยำในการวัด ( PRECISION
)
ค่าความสามารถในการอ่านค่าซ้ำที่จุดเดียวกัน ( REPEATABILITY
)

(3) 
รายละเอียดแบบแปลนการติดตั้งมาตรวัดและหรือเครื่องทดสอบเข้ากับท่อทางและ
หมายเลขภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ข้อ 5  
การพิจารณาให้ติดตั้งมาตรวัดและเครื่องทดสอบให้กองวิชาการตรวจสอบและทำความเห็น
เสนอให้กรมสรรพสามิตพิจารณาอนุญาต  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วผู้ประกอบอุตสาหกรรมจึงติดตั้งมาตรวัดและ
เครื่องทดสอบได้

ข้อ 6 
การตรวจสอบการติดตั้งมาตรวัดและเครื่องทดสอบ  ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ดังต่อไปนี้

(1) 
เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
กองวิชาการ

(2) 
เจ้าพนักงานสรรพสามิต  กองการสามิต

(3) 
เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม

(4) 
สรรพสามิตจังหวัดที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่ หรือผู้แทน

ข้อ 7 
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดหาบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับมาตรวัด
และเครื่องทดสอบโดยได้รับความเห็นชอบจากกรมสรรพสามิตในฐานะผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ข้อ 8  ให้ใช้มาตรวัด  เครื่องทดสอบและวิธีการดังนี้

(1)  ให้ใช้วิธีการตาม API : MANUAL
OF PETROLEUM NEASUREMENT STANDARD

(2) 
มาตรวัดและเครื่องทดสอบให้ติดตั้งโดยมีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง

(3)  มาตรวัดต้องเป็นชนิด
POSITIVE DISPLACMENT METER หรือ TURBINE METER
หรือ METER ชนิดอื่นที่กรมสรรพสามิตอนุญาต

(4)  เครื่องทดสอบต้องเป็น

ก. ถังมาตรฐาน ( PROVER TANK )

ข. มาตรวัดมาตรฐาน ( MASTER METER )

ค. PIPE PROVER หรือ PROVER LOOP

ข้อ 9  ให้คณะกรรมการตามข้อ 6
และผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามข้อ 7 ทดสอบประสิทธิภาพ
ของมาตรวัดและเครื่องทดสอบหลังจากที่ได้ติดตั้งเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า
3 ครั้ง โดยให้
           (1)  ทดสอบความจุของถังมาตรฐาน ( PROVER TANK )
โดยวิธีตวงน้ำจากถังมาตรฐาน
ที่ได้รับรอจากกระทรวงพาณิชย์จนได้ระดับที่กำหนดไว้และให้ทดสอบใหม่อย่างน้อยปีละครั้ง

(2)  ทดสอบมาตรวัดมาตรฐาน ( MASTER
METER ) หาค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด
( METER FACTOR ) กับถังมาตรฐานตาม (1)
ต้องทดสอบใหม่อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

(3)  ทดสอบหาค่าความจุของ
PIPE PROVER หรือ PROVER LOOP ( PIPEVOLUME
IN PERFORMANCE หรือ LOOP VOLUME IN PERFORMANCE กับมาตรฐานตาม
(1) หรือมาตรวัดมาตร
ฐานตาม (2) 
ต้องทดสอบใหม่อย่างน้อยปีละครั้ง

(4)   
ให้ทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด  ( METER  FACTOR )  เพื่อใช้ใน
การคำนวณภาษีกับถังมาตรฐานตาม (1) หรือมาตรวัดมาตรฐานตาม
(2) หรือ PIPE PROVER หรือ
PROVER LOOP ตาม (3) 
ต้องทดสอบใหม่อย่างน้อยเดือนละครั้ง

ข้อ 10  มาตรวัดและเครื่องทดสอบที่ได้รับการตรวจรับรองและได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว
ให้ใช้สำหรับคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 
โดยเปรียบเทียบกับถังจ่ายเพื่อเสียภาษีได้

มาตรวัดและเครื่องทดสอบที่ได้ติดตั้งก่อนใช้ระเบียบนี้ให้อยู่ในบังคับตามความใน
วรรคแรกด้วย

ข้อ 11 
วิธีการใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ 
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว

(1) 
ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผนึกตรากรมสรรพสามิตที่มาตรวัดและหรือที่แผงควบคุม
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ

(2) 
ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทดสอบหาค่าความคลาดเคลื่อน
ของมาตรวัดตามข้อ 9 (4)

(3) 
ในระหว่างการจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน  ถ้ามาตรวัดหยุดทำงานหรือไม่สามารถ
ใช้การได้ 
ให้คำนวณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จ่ายออกไปจากถังจ่ายเป็นหลักกับภาชนะรับเป็นตัวเปรียบ
เทียบ

(4)  ก่อนเปลี่ยนแปลง  ซ่อมแซม  หรือปรับปรุงมาตรวัดผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องแจ้ง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  ให้เจ้าพนักงานสรรพ
สามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมเป็นผู้ทำลายผนึกตรากรมสรรพสามิต  เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ดำเนิน
การเสร็จแล้วเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมต้องทดสอบมาตรวัด  ตาม (2) แล้วผนึก
ตราตาม (1)

(5) 
ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมรายงานการทดสอบตาม (2)
หรือ (4) ให้กรมสรรพสามิตทราบทุกครั้งและหากปรากฏว่าจากผลการทดสอบไม่ได้ผลตาม
(2) ให้ระงับ
การใช้มาตรวัดแล้วรายงานให้กรมสรรพสามิตทราบโดยด่วน

ข้อ 12 
ให้อธิบดีกรมสรรพสามิตรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2530

เฉลิมชัย วสีนนท์
                              อธิบดีกรมสรรพสามิต