ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พ.ศ. 2560

ระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล
ในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
พ.ศ. ๒๕๖๐ [๑]

เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่มที่ใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐
อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบเกี่ยวกับการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้
โรงอุตสาหกรรม หมายความว่า
โรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งได้ติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม หมายความว่า เจ้าของโรงอุตสาหกรรม
และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของโรงอุตสาหกรรมด้วย
เครื่องดื่ม หมายความว่า
เครื่องดื่มตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผลิตจากโรงอุตสาหกรรมตามระเบียบนี้
ระบบมาตรวัด หมายความว่า
ระบบที่ใช้ในการตรวจนับจำนวนสินค้าเครื่องดื่มที่ผลิตได้ในโรงอุตสาหกรรม
โดยมีอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ที่สายการผลิตเครื่องดื่มในโรงอุตสาหกรรมและมีการส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลระหว่างโรงอุตสาหกรรมกับกรมสรรพสามิต
อุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ หมายความว่า
ชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบประเภท ขนาดของเครื่องดื่ม และตรวจนับจำนวนขวด
กระป๋อง หีบ ห่อหรือลังของเครื่องดื่ม
ระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล หมายความว่า ระบบการส่งข้อมูลระหว่าง โรงอุตสาหกรรมกับกรมสรรพสามิตโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สรรพสามิตพื้นที่ หมายความว่า
สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
เจ้าพนักงานสรรพสามิต หมายความว่า
เจ้าพนักงานสรรพสามิตสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่

ข้อ ๔  ให้ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี
๑ รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด
๑
หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ข้อ ๕  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ใช้ระบบมาตรวัดต้องได้รับการติดตั้งระบบมาตรวัดจากกรมสรรพสามิตหรือที่กรมสรรพสามิตรับรองทุกสายการผลิตและผ่านการทดสอบระบบจากกรมสรรพสามิตแล้ว
 ทั้งนี้
ไม่รวมถึงสายการผลิตเครื่องดื่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีแยกต่างหากจากสายการผลิตเครื่องดื่มที่ต้องเสียภาษี

ข้อ ๖  ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจะทำการผลิตสินค้า
โดยใช้ระบบมาตรวัดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๖.๑
บันทึกข้อมูลแผนการผลิตสินค้าของโรงอุตสาหกรรมก่อนการผลิต
ลงในโปรแกรมระบบที่กรมสรรพสามิตกำหนด
และหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปรับแผนการผลิตสินค้าให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแก้ไขข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรมระบบก่อนการผลิต
๖.๒ บันทึกข้อมูลรายวันลงในโปรแกรมระบบที่กรมสรรพสามิตกำหนดดังนี้
(๑) ปริมาณการรับ -
จ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
(๒) ปริมาณการผลิตของเครื่องดื่ม
ทุกประเภทและทุกขนาด
(๓) ปริมาณการสูญเสียของสินค้าระหว่างการผลิตของแต่ละรอบการผลิต
(Batch)
(๔) ปริมาณการนำสินค้าไปใช้ในโรงอุตสาหกรรม
(๕) ปริมาณการนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
๖.๓ จัดทำบัญชีและงบเดือนดังนี้
(๑) บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ
ภส. ๐๗ - ๐๑ และบัญชีประจำวันแสดงการผลิตและจำหน่าย ภส. ๐๗ - ๐๒ โดยทำให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น
และเก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าห้าปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญชี
เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
(๒)
งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า ภส. ๐๗ - ๐๔
ส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต
http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื้นที่
๖.๔ ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายในกระบวนการผลิต
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จัดเก็บสินค้าที่เสียหายโดยแยกเก็บไว้ให้ชัดเจน
แล้วแจ้งให้สรรพสามิตพื้นที่ทราบก่อนการทำลาย  ทั้งนี้
หากสรรพสามิตพื้นที่เห็นสมควรจะสั่งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตไปตรวจสอบสินค้าที่เสียหายก่อนการทำลายก็ได้
๖.๕ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกดปุ่ม เปิด ก่อนเริ่มการผลิต และกดปุ่ม ปิด เมื่อผลิตเสร็จในแต่ละรอบการผลิตปกติที่อุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์
๖.๖ ในกรณีที่สินค้าผ่านจุดติดตั้งที่ ๒ แล้ว
แต่หีบห่อหรือลังเกิดความชำรุดเสียหายและผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องการที่จะนำสินค้ากลับมาบรรจุหีบห่อหรือลังใหม่
(Re - Pack) ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนำสินค้ากลับมาบรรจุหีบห่อหรือลังใหม่ได้
และให้บันทึกข้อมูลการนำสินค้ากลับมาบรรจุหีบห่อหรือลังใหม่นั้นในโปรแกรมระบบที่กรมสรรพสามิตกำหนด
พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบได้
๖.๗ ในกรณีที่มีการผลิตต่อเนื่องข้ามเดือน
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องตัดยอดการผลิตในวันสิ้นเดือน
เพื่อให้ทราบปริมาณการผลิตเครื่องดื่มในแต่ละสายการผลิตของแต่ละเดือนได้อย่างชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย

ข้อ ๗  กรณีนำเครื่องดื่มที่ชำระภาษีสรรพสามิตแล้วกลับเข้าบริเวณโรงอุตสาหกรรมให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แยกจัดเก็บไว้เป็นสัดส่วนให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำบัญชี รับ  จ่าย เครื่องดื่มคงเหลือที่ชำระภาษีแล้วกลับเข้าโรงงาน
โดยแยกตามประเภท และขนาดของเครื่องดื่ม

ข้อ ๘  กรณีมีการผลิตเครื่องดื่มใหม่
เปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ใหม่
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรมสรรพสามิตทราบโดยผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันเริ่มผลิตเครื่องดื่มใหม่
ก่อนวันเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ หรือก่อนวันเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์
พร้อมรายละเอียดและเอกสารดังนี้
๘.๑ ชื่อ ประเภท และขนาดของเครื่องดื่ม หรือบรรจุภัณฑ์
๘.๒ วัน เวลาที่จะเริ่มผลิตเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์
๘.๓ ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ หรือรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
ได้แก่ รูปถ่ายฝาและรูปถ่ายบรรจุภัณฑ์ในมุมต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

ข้อ ๙  กรณีเพิ่มสายการผลิต
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรมสรรพสามิตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกเดือนก่อนเริ่มทำการติดตั้ง
พร้อมแบบแปลนของสายการผลิตหากผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตามที่กำหนด
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการติดตั้งระบบมาตรวัด
สำหรับสายการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้น
ในระหว่างการติดตั้งระบบมาตรวัด
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทำบัญชีแสดงจำนวนสินค้าที่ผลิตได้จากสายการผลิต
เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทำการตรวจสอบ
ความในวรรคหนึ่ง
ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกเดือนนับแต่วันที่ระเบียบนี้ มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๑๐  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายสายการผลิตจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องแจ้งให้กรมสรรพสามิตทราบโดยผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
พร้อมรายละเอียดและแผนผังที่จะย้าย ก่อนดำเนินการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี
๑ แล้วจึงจะสามารถดำเนินการได้  ทั้งนี้
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการถอดและการติดตั้งอุปกรณ์ระบบมาตรวัดนี้ทั้งหมด
โดยอุปกรณ์ระบบมาตรวัดที่ติดตั้งใหม่จะต้องสามารถใช้งานได้ดังเดิม

ข้อ ๑๑  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องเก็บแผนผังแสดงที่ตั้งระบบมาตรวัดและอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ของแต่ละสายการผลิตไว้
ณ โรงอุตสาหกรรม

ข้อ ๑๒  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องดูแล
สงวนรักษาไว้ซึ่งระบบมาตรวัด
ตราหรือสิ่งที่ติดอยู่กับระบบมาตรวัดและอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์
ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ติดตั้งไว้ในโรงอุตสาหกรรมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
โดยใช้ความระมัดระวัง
กรณีที่ระบบมาตรวัด
ตราหรือสิ่งที่ติดอยู่กับระบบมาตรวัดและอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ชำรุด เสียหาย
อันเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานเป็นปกติ

ข้อ ๑๓  หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
พบความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบมาตรวัดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแจ้งเป็นหนังสือให้กรมสรรพสามิตทราบโดยผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่โดยทันที

ข้อ ๑๔  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องยินยอมให้บุคคลอื่นที่กรมสรรพสามิตมอบหมายเป็นหนังสือเข้าไปในโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเพื่อดำเนินการดังนี้
๑๔.๑ เก็บภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่ในสายการผลิต
๑๔.๒ แก้ไขซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบมาตรวัดหรืออุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์
๑๔.๓ อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรวัดหรืออุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์

หมวด
๒
การใช้ระบบมาตรวัด
ในการบริหารการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม

ข้อ ๑๕  ก่อนการนำระบบมาตรวัดมาใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มของแต่ละโรงอุตสาหกรรม
ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ร่วมกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ดำเนินการตรวจสอบ
และนับจำนวนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
รวมทั้งสินค้าเครื่องดื่มที่ได้มีการชำระภาษีแล้ว ที่เก็บอยู่ในโรงอุตสาหกรรม
และบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการชำระภาษีเครื่องดื่ม

ข้อ ๑๖  การใช้ระบบมาตรวัด
ในแต่ละสายการผลิตให้เป็นดังนี้
๑๖.๑ กำหนดให้ตัวเลขที่ได้จากชุดอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์
หลังจากการบรรจุและปิดฝาเสร็จสิ้นแล้วในสายการผลิต เรียกว่าเป็นจุดที่ ๑
๑๖.๒ กำหนดให้ตัวเลขที่ได้จากชุดอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์
หลังจากการบรรจุหีบห่อหรือลังเรียบร้อยแล้วในสายการผลิต เรียกว่าเป็นจุดที่ ๒

ข้อ ๑๗  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ดำเนินการตรวจสอบบัญชี
และตัวเลขที่ได้จากระบบมาตรวัดเปรียบเทียบกับรายงานงบเดือนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
โดยนำตัวเลขจากระบบมาตรวัดที่ได้จากจุดที่ ๑
และจุดที่ ๒ มาตรวจสอบเปรียบเทียบกับจำนวนเครื่องดื่มที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มผลิตได้จริง
หากมีความแตกต่างมากผิดปกติ
ให้ตรวจสอบหาสาเหตุของความผิดปกตินั้นโดยทันทีและรายงานให้กรมสรรพสามิตทราบ

ข้อ ๑๘  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ตรวจนับจำนวนสินค้าเครื่องดื่มคงเหลือในโรงอุตสาหกรรมเป็นประจำอย่างน้อย ๖
เดือนครั้ง

ข้อ ๑๙ การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ นั้น
ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานการใช้ระบบมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล

หมวด
๓
คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
และจุดติดตั้ง

ข้อ ๒๐  คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ติดตั้งและจุดติดตั้ง
๒๐.๑ อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ซึ่งติดตั้ง ณ
โรงอุตสาหกรรมประกอบด้วย
๒๐.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Sever) พร้อมระบบปฏิบัติการ
(Operating system) ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลของชุดอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์
๒๐.๑.๒ อุปกรณ์สำหรับถอดรหัส
ที่สามารถทำงานร่วมกับระบบบริหารจัดการคีย์ (Key Management System) เพื่อใช้ในการเข้ารหัส (Encryption) และถอดรหัสข้อมูล (Decryption) ที่ติดตั้งอยู่ที่กรมสรรพสามิต
๒๐.๑.๓ เครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply:UPS) สำหรับสำรองไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งติดตั้ง ณ โรงอุตสาหกรรม และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องอย่างน้อย ๑๐
นาที กรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง
๒๐.๑.๔ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ของระบบ มีช่องเชื่อมต่อเครือข่าย
และมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่เพียงพอ
๒๐.๑.๕
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายเพื่อใช้ในการตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกจากภายนอก
๒๐.๑.๖ อุปกรณ์ทั้งหมด
จะต้องติดตั้งอยู่ในตู้ Rack ขนาดมาตรฐานและมีอุปกรณ์สำหรับควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๒๐.๒ ชุดอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์
สำหรับติดตั้งในสายการผลิตจุดที่ ๑
เพื่อตรวจสอบชนิดขนาดของผลิตภัณฑ์และตรวจนับจำนวนขวดหรือกระป๋องที่ผ่านชุดอุปกรณ์
ประกอบด้วย
๒๐.๒.๑ อุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ (Controller) หรือคอมพิวเตอร์ (Computer) ที่มีซอฟแวร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ประมวลผลภาพ (Image Processing) และสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ถ่ายภาพ (Vision Camera)
๒๐.๒.๒ อุปกรณ์ PLC (Programmable Logic Controller) ทำหน้าที่ในการควบคุมอุปกรณ์ถ่ายภาพ
ให้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และควบคุมอุปกรณ์เซ็นเซอร์เพื่อนับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านอุปกรณ์เซ็นเซอร์และส่งข้อมูลการนับไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายผ่านระบบสื่อสารข้อมูลภายในโรงอุตสาหกรรม
๒๐.๒.๓ อุปกรณ์ถ่ายภาพ (Vision Camera) ทำหน้าที่ในการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
โดยอุปกรณ์ถ่ายภาพ ต้องสามารถถ่ายภาพสีได้ และสามารถจับภาพผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่อยู่บนสายพานลำเลียงของสายการผลิตที่ติดตั้ง
๒๐.๒.๔ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ (Sensor) ทำหน้าที่นับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่อยู่บนสายพานลำเลียงของสายการผลิตที่ติดตั้งและจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์อย่างน้อย
๒ ตัว เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำรองในกรณีที่มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งเสีย
๒๐.๓ ชุดอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์
สำหรับติดตั้งในสายการผลิตจุดที่ ๒
เพื่อตรวจสอบขนาดหีบห่อหรือลังและตรวจนับจำนวนหีบห่อหรือลังที่ผ่านอุปกรณ์
ประกอบด้วย
๒๐.๓.๑ อุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ (Controller) หรือคอมพิวเตอร์ (Computer) ที่มีซอฟแวร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ประมวลผลภาพ (Image Processing) และสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ถ่ายภาพ (Vision Camera)
๒๐.๓.๒ อุปกรณ์ PLC (Programmable Logic Controller) ทำหน้าที่ในการควบคุมอุปกรณ์ถ่ายภาพ
ให้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และควบคุมอุปกรณ์เซ็นเซอร์เพื่อนับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านอุปกรณ์เซ็นเซอร์และส่งข้อมูลการนับไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายผ่านระบบสื่อสารข้อมูลภายในโรงอุตสาหกรรม
๒๐.๓.๓ อุปกรณ์ถ่ายภาพ (Vision Camera) ทำหน้าที่ในการถ่ายภาพบรรจุภัณฑ์
โดยอุปกรณ์ถ่ายภาพ สามารถถ่ายภาพสีได้ และสามารถจับภาพบรรจุภัณฑ์ที่เคลื่อนที่อยู่บนสายพานลำเลียงของสายการผลิตที่ติดตั้ง
๒๐.๓.๔ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ (Sensor) ทำหน้าที่นับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่อยู่บนสายพานลำเลียงของสายการผลิตที่ติดตั้งและจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์อย่างน้อย
๒ ตัว เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำรองในกรณีที่มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งเสีย
๒๐.๔
ระบบสื่อสารข้อมูลทางไกลระหว่างโรงอุตสาหกรรมกับกรมสรรพสามิตจะต้องมีความเร็วในการสื่อสารไม่น้อยกว่า
๑ Mbps ทั้งด้านรับและด้านส่ง
๒๐.๕ ระบบสื่อสารข้อมูลภายในโรงอุตสาหกรรม
จะต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ และอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ (Controller) หรือคอมพิวเตอร์ (Computer) ที่มีการติดตั้ง ณ
สายการผลิตของโรงอุตสาหกรรม

ข้อ ๒๑  จุดติดตั้งและจำนวนของอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์
ในแต่ละสายการผลิตเครื่องดื่มจะต้องติดตั้งอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์
เพื่อนับจำนวนเครื่องดื่มที่ผลิตได้ของแต่ละสายการผลิต จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๑ ชุดอุปกรณ์ดังนี้
๒๑.๑ จุดติดตั้งที่ ๑ ณ จุดบรรจุเครื่องดื่ม
ต้องติดตั้งอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์หลังจากที่ได้มีการบรรจุเครื่องดื่มและปิดฝาแล้ว
โดยติดตั้งให้ใกล้เครื่องปิดฝา
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยจะต้องติดตั้งก่อนเครื่องพิมพ์วันที่ (Date Code) และก่อนจุดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (QC) ของทุกสายการผลิตเครื่องดื่ม
๒๑.๒ จุดติดตั้งที่ ๒ ณ จุดบรรจุผลิตภัณฑ์ลงลัง (Packing) ต้องติดตั้งอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ หลังจากที่ได้บรรจุเครื่องดื่มลงลัง
หรือหีบห่อเรียบร้อยแล้ว ในจุดที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงจุดที่อาจจะมีผลิตภัณฑ์ติดกันเป็นจำนวนมากได้
โดยจะต้องติดตั้งก่อนเครื่องยกผลิตภัณฑ์ขึ้นบนพาเลท

หมวด
๔
การบำรุงรักษาและการจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ์ และอะไหล่ ระบบมาตรวัด
และการจัดจ้างบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๒  ให้กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
และสำนักบริหารการคลังและรายได้มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการบำรุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์ และอะไหล่ระบบมาตรวัด รวมถึงเก็บรักษาแบบแปลน
และแผนผังการติดตั้งระบบมาตรวัด

ข้อ ๒๓  ในการจัดซื้อ
เครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่ และการจัดจ้างบุคคลภายนอกในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมหรือเพื่อการใด
ๆ เกี่ยวกับระบบมาตรวัด ให้สำนักบริหารการคลังและรายได้เป็นผู้ดำเนินการ
โดยหารือกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค และสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑
คัดเลือกหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่มีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้
ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

ข้อ ๒๔  ให้สำนักบริหารการคลังและรายได้
จัดทำประวัติการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบมาตรวัดให้เป็นปัจจุบัน

หมวด
๕
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๕  การดำเนินการใด
ๆ เกี่ยวกับการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้
หรือจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สมชาย  พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

พัชรภรณ์/จัดทำ
๒๘
สิงหาคม ๒๕๖๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง/หน้า ๑๘ (เล่มที่ ๑)/๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๑