ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง พ.ศ. 2550

ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด

ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา
และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่
ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง
พ.ศ.
๒๕๕๐

เพื่อกำหนดให้ผู้ผลิตเครื่องชั่งสปริงที่ประสงค์จะขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริงที่ตนผลิตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดให้มีแบบมาตราและห้องปฏิบัติการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๕)
แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และความในข้อ ๕ (๑) และข้อ ๕ (๒)
ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมการค้าภายใน
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตราและการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง
พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๒[๑]
 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓  ผู้ผลิตเครื่องชั่งสปริงต้องจัดให้มีตุ้มน้ำหนักเพื่อใช้เป็นแบบมาตราสำหรับใช้ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งสปริง
ตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) มีรูปร่างและลักษณะตามที่ International
Organization of Legal Metrology
กำหนดไว้ใน International Recommendation
OIML R 111-1
(๒) มีชั้นความเที่ยง M1
ทำด้วยเหล็กหล่อ (Cast Iron) หรือทำด้วยวัสดุที่ดีกว่ามีพิกัดกำลังและจำนวนที่เพียงพอ
สำหรับใช้เป็นแบบมาตราตรวจสอบความเที่ยงของตุ้มน้ำหนักชั้นความเที่ยง M2
ซึ่งได้รับการตรวจสอบความเที่ยงและมีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบความเที่ยงของตุ้มน้ำหนักจากสำนักชั่งตวงวัด
อย่างน้อยทุกๆ ๒ ปี
(๓) มีชั้นความเที่ยง M2
ทำด้วยเหล็กหล่อ (Cast Iron) ให้มีอัตราน้ำหนักรวมกันไม่น้อยกว่าพิกัดกำลังของเครื่องชั่งสปริงที่ตรวจสอบและให้คำรับรอง
และต้องมีจำนวนที่เพียงพอและได้รับการตรวจสอบความเที่ยงและมีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบความเที่ยงของตุ้มน้ำหนักจากสำนักชั่งตวงวัดอย่างน้อยทุกๆ
๒ ปี

ข้อ ๔  ผู้ผลิตเครื่องชั่งสปริงต้องดูแลรักษาแบบมาตราตามข้อ
๓
ให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัยและเหมาะสมสามารถรักษาสภาพความเที่ยงพร้อมใช้งานได้ทุกขณะ

ข้อ ๕  ผู้ผลิตเครื่องชั่งสปริงต้องจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้สำหรับใช้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง
โดยมีลักษณะทั่วไป ดังนี้
(๑)
เป็นห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ที่มีสภาพมั่นคงถาวร แข็งแรง ปลอดภัย
และถูกต้องตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมการค้าภายใน
และตั้งอยู่ในบริเวณที่มีทางคมนาคมไปมาสะดวกกับที่ตั้งของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา
(๒)
มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมพอเพียงที่จะติดตั้งโต๊ะหรือสถานที่ทดสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งสปริง
(๓)
มีโต๊ะหรือสถานที่ทดสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งสปริงพร้อมตุ้มน้ำหนัก
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งสปริง
โดยต้องจัดให้มีจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับพิกัดกำลังและจำนวนของเครื่องชั่งสปริงที่ตนผลิต
(๔)
มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ให้ความสว่างสามารถมองเห็นขั้นหมายมาตราบนหน้าปัดของเครื่องชั่งสปริงได้ชัดเจน
(๕) มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นและเพียงพอ

ข้อ ๖  ให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ
ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ยรรยง
พวงราช
อธิบดีกรมการค้าภายใน

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ
๙
มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง/หน้า ๓๘/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐