Noblik 正確な電力計デジタルLCD RF電力計 -75-16 DBm 1-600MHz無線周波数減衰値AT減衰DBモジュール
Brand: Noblik
Color: グリーン

Noblikブランドは販売の許可を受ける者のみNoblikブランドの商品を販売できる。Noblikから商品を購入すると、一流のショッピング体験ができる。 6.動作電流：45 mA未満（バックライトがオン）
7.働く温度：-40°C | 65℃
8.保管温度：-40°C？65℃
9.サイズ：57 * 58 * 14 ミリメートル（長さ*幅*高さ）
インターフェイス表示と操作手順：
1.メインディスプレイの1行目のディスプレイにはRFパワーメーターが表示されます。2行目にはP：power dBmが表示されます。 AT：減衰dBメインメニューは測定結果であり、調整できません。
2.機能メニュー
A.減衰設定メニュー、最初の行は減衰メニューを示し、2行目はATTNを示します：XXdBメニュー機能キーを入力します。ENTERを長押しし、もう一度押します。
B.内部補正セット、1行目はAオフセットメニュー、2行目はオフセット：+/- xx、メニューファンクションキーを入力：終了するにはADD + SUBとENTERを同時に押し、終了するにはADD SUBを押し、 -操作
C.自動バックライト機能：バックライトがない場合、任意のキーを押してバックライトを開きます
カラー：グリーン
素材：金属+ pc
パッケージ内容：
1 xデジタル無線周波数電力計
パッケージの内容は以上です、ほかの産品はここに含まれていません。
注：光撮影やディスプレイによって、実際の商品の色やサイズとウェブサイトの色やサイズが若干異なる場合があるかもしれません。また測定許容誤差の範囲は1-3cmです？

2.測定パワー分解能：0.1 dBm
4.出力インターフェイス：SMA_K
3.測定周波数範囲：1？600 MHz
1.測定電力範囲：-75？+16 dBm（外部RF減衰器は100 dBmまで拡張可能）
5.動作電圧：6？12 V