Wiysond ESR01 デジタル マルチメーター LCR テスター オートレンジ ESR01オートレンジデジタルLCRテスター抵抗静電容量インダクタンス測定コンデンサESRメーターUSB電源
Brand: Wiysond

ビューオーバー：
1、SCMポートを利用し信号検出。
2、LCRデジタルブリッジ検出と同様の方法を使用する。
3、励ましの一定の抵抗の非線形問題を解決する
4、オーバーサンプリング技術の適用、the12ビットADコンバータを使用するので、ちょうど1つの範囲は0.01〜20オームの測定を達成することができます。
5、自動定数ゼロ機能、ゼロdriftreduction進ゼロで、安定した長い時間を確保。
6、ブリッジ回路に近接しているなり、温度ドリフト補償回路を結合するために、温度ドリフトが非常に小さいです。
7、一つボタンだけESRとインダクタンスと電源スイッチの切り替え、使用し易いです。

特徴：
1、電源：9V / 6F22電池またはUSB電源（ユニバーサルDC5V電源アダプタ）
2、測定周波数（3K / 72K）デュアルモード：同時に、3K / 72KのHzの信号を持つコンポーネントのパラメータを測定する。
3、二つ測定輸入、部品と接触しメインボード上の入力と測定する。 SMD部品は近いの金属Holeと利用する。
4.自動Range、すべての機能が1つのスイッチボタンに押すと切り替えする、使用し易い、速いです。

仕様：
表示数：20000
認証：CE
抵抗：0.01-20Ω精度：0.5％+ 2桁
コンデンサESR：0.01-20Ωは、値0.1μF以上必要、精度1%+2digit
コンデンサ：0.1μFの-1000uF、（3UF-1000uF/3KHz、0.1μF-3UF/72KHz）精度：同時に72kH / 3kHzで測定すると、コンデンサは2値を得る、精度が10digit±2％です（範囲とヘルツに依存します）
インダクタンス：0-60uH（72kHz）、0-1200uH（3kHzの）精度：2％+ 2桁、解像度が0.01uHです
テスト信号レベル：0.3V RMS
ローバッテリー表示
バックライト
オートパワーオフ

内容物
1ｘESR01 LCRメータ
1ｘ英語マニュアル
バッテリーは含まれません

SCMポートを利用し信号検出。
LCRデジタルブリッジ検出と同様の方法を使用する
オーバーサンプリング技術の適用、the12ビットADコンバータを使用するので、ちょうど1つの範囲は0.01〜20オームの測定を達成することができます
自動Range、すべての機能が1つのスイッチボタンに押すと切り替えする、使用し易い、速いです。