SeeKool FTTH TL510C portátil óptico medidor de Potencia -50~+26 dBm FC SC Conector + Localizador Visual de Fallos de Fibra óptica Cable Tester Medidor para CATV CCTV (TL510C+1mw)
Brand: SeeKool

Localizador visual de fallos
1. bien LD como fuente de luz
2. Modos CW y MOD
3. Interfaz FC, SC
4. Distancia de detección
5. potencia de salida estable
6. baja potencia
7. nanotecnología protección electrostática múltiple
8. recinto robusto
9. diseño de la forma de la pluma, conveniente llevar y utiliza
Especificación:
Tipo: TL532 Buscador de fallas visuales tipo pluma
Longitud de onda central: 650nm + -10nm (puede requerir 635nm bajo pedido)
Tipo de emisor: FP-LD
Potencia de salida: 1 Mw/10 mW/20 mW/25 mW/30 mW/50 mW
Conector óptico: conector universal de 2,5 mm para probar diferentes SC, FC interfiere
Modelo operativo: CW y Pulse disponibles
Frecuencia de pulso: 2 ~ 3Hz
Fuente de alimentación: 2x pilas alcalinas AA
Temperatura de funcionamiento: -10 ~ + 45 (oC)
Temperatura de almacenamiento: -40 ~ + 70 (oC)
Peso: 125 g (sin batería)
TL510C:
Puede medir 850/1300/1310/1490/1550 / 1625nm y otros 6 longitud de onda de la potencia óptica absoluta
Especificaciones
Longitud de onda (nm): 800 nm a 1700 nm
Detector: InGaAs
Rango de medición (dBm): -70 ~ + 10 dBm / -50 ~ + 26 dBm
Resolución (dB): lineal 0.1% o no lineal 0.01dBm
Conector: SC, FC / adaptador universal de 2,5 mm
Fuente de alimentación: baterías AAA 3pcs
Temperatura de funcionamiento (C): -10 - +50
Temperatura de almacenamiento (C): -20 - +70
Horas de trabajo:> 120 horas (sin luz de fondo)
Humedad relativa: 90% (+ 30 C)
Contenido del paquete
1 x Localizador visual de fallos
1 x TL510C óptico medidor de potencia
1 x Estuche portátil
1 x Conector FC, SC
1 x Manual del usuario

Localizador visual de fallos, Diseñado para ser en forma de pluma, fácil de llevar, Ampliamente utilizado en telecomunicaciones, ingeniería y mantenimiento de la televisión por cable, cableado integrado, construcción y mantenimiento, equipo óptico, producción e investigación, otra ingeniería de la fibra.
Alta sensibilidad y alta precisión, reacciona muy rápido sin techo y puede mostrar una rápida seguimiento y medición de tiempo real, cuando cambie la potencia de salida, con una alta precisión de menos de ± 3%
Versátil interfaz del concepto, la interfaz es adecuado para, FC SC y de y puertos de estándar de 2,5 mm adaptador universal, lo que permite que es mejor para FTTH
Práctico y compacto diseño, miniatura de protección chasis de diseño evita los daños causados por accidentes; es portátil y fácil, con gran pantalla y retroiluminación LED a recoger
Funciones intuitivas, la función de desconexión automática puede ser elegido. la función de baja tensión indicador muestra que, en la batería débil ist. la función Auto calibración del usuario ayuda a los nuevos usuarios, la medición adaptar