UNI-T UTi165H Termómetro infrarrojo de la cámara de imágenes térmica infrarroja 30℃ - 45℃ probador de temperatura de alta precisión - PC Software Analysis Tipo-C Interfaz USB Carga
Brand: BOTTERRUN

UNI-T Infrarrojo Térmico Imager Cámara Fotografía Probador con PC Software Análisis Tipo C Interfaz USB Carga
Datos técnicos:
Modelo: UTi165H.
Sensor: plano focal sin enfriar.
Rango de temperatura: 30 ℃ - 45 ℃.
Resolución: 0,1 °C.
Precisión: ± 0,5 °C a 1 m.
Distancia mínima de medición: 15 cm.
Tiempo de respuesta de medición de temperatura: ≤ 500 ms (95% de lectura).
Píxeles de imagen térmica: 19200 (160 x 120).
Tamaño de píxeles: 12 μm.
Muestra: negro blanco, rojo blanco, azul blanco, rojo hierro, arcoíris.
Campo de visión (FOV): 56° (H) x 42° (V)
Campo de visión instantáneo (IF0V): 6 m.
Sensibilidad de imagen térmica: < 50 mk.
Velocidad de fotogramas: < 9 Hz.
Visualización de temperatura: medición de temperatura central y seguimiento de alta temperatura (por defecto).
Software de análisis de PC (PC): √
Botón: 10 botones (tecla de encendido, tecla de cámara, tecla de retorno, tecla de navegación, tecla de configuración, tecla de navegación de imágenes, tecla de iluminación LED).
Comunicación de datos: USB tipo C.
Resolución de pantalla: 320 x 240.
Apagado automático: seleccionable (5 min, 10 min, 30 min), apagado automático de 30 minutos (por defecto).
Tiempo de servicio: ≥ 6 horas.
Tiempo de carga: ≤ 4 horas.
Almacenamiento de imagen: tarjeta micro SD.
Potencia: una sola batería de ion de litio de 3,7 V/5000 mAh 26650.
Pantalla: TFT LCD de 2,8 pulgadas.
Color del producto: rojo y gris.
Temperatura de almacenamiento: -20-60 ℃.
Temperatura de funcionamiento: 15-30 ℃.
Humedad de trabajo: <90% RH (sin condensación).
Tamaño del producto: 236 mm x 75,5 mm x 86 mm.
Accesorios estándar: manual, cable USB tipo C, tarjeta TF de 16 GB.
Peso bruto de la caja estándar: 2,2 kg.

Alarma de alta temperatura: ajuste personalizable de valor de alarma de alta temperatura a 85 °F. Para temperaturas superiores a 37,3 ℃, se mostrarán las luces y la pantalla alertará de altas temperaturas.
Detección de temperatura rápida: detector de temperatura rápido para un control rápido de temperatura. Rango de temperatura de imagen térmica: 30 ℃ ~ 45 ℃. Precisión: ± 0,5 ℃.
Termómetro de amplia aplicación: ampliamente utilizado en fábricas, escuelas, edificios de oficinas y zonas residenciales. Detección de temperatura rápida y fácil. Batería de ion de litio 3.7 V/5000 mAh 26650. El tiempo de trabajo no es inferior a 6 horas. Soporta uso en exteriores a largo plazo.
Análisis de software de PC – Compatible con tarjeta SD, USB y otros métodos de importación, con potentes capacidades de procesamiento de imágenes. Analiza los métodos de etiquetado por puntos, línea, círculo y rectángulo para mostrar la temperatura más alta, la temperatura más baja y la temperatura media en cada área.
Entrega rápida – 4 – 6 días entrega rápida a Reino Unido y 7 – 12 días a Europa. Con soporte técnico completo y servicio posventa.