QWERTOUR Rotacional viscosímetro viscosímetro Curva de visualización de la Medida de temporización Guardar viscosímetro de Datos
Brand: QWERTOUR

Precisión de visualización: 0.01cp
medición Timing, alarma de sobrerrango
Frente medidor de nivel micro, la operación más conveniente
Todas las partes de elevación de metal, durable
Amplias funciones, adecuadas para más piezas de ensayo, tales como ULR \ ULR PLUS adaptador de viscosidad ultra-baja, un software especial de adquisición de datos, impresora portátil especial, etc.
Modo de visualización: pantalla LCD de pantalla grande (en chino e Inglés)
Velocidad (r / min): 6/12 / 30/60
Rango de medición (mPa.s): 1 ~ 100.000 (100.000)
Viscosidad de la precisión del indicador: 0.01mPa.S
El error de medición: (líquido newtoniano) ± 1%
Repita error: (líquido newtoniano) ± 0,5%
función de medición Timing: estándar
Medición de la temperatura: Sí
Función automática de barrido: puede escanear y recomendar la combinación preferida de rotor y la velocidad automáticamente
display Rango de medición: puede mostrar de forma automática la combinación seleccionada de rotor y la velocidad, rango de medición de viscosidad
interfaz de salida de datos: Sí
software de procesamiento de datos: opción
Energía de trabajo de alimentación: 110V / 60Hz, 220V / 50Hz
Dimensiones: 300 × 300 × 450 (mm)
Unidad de peso: 8,0 kg

① Utilizando la tecnología ARM, integrado en el sistema Linux. La interfaz de la operación es simple y clara. A través de la creación de programas de prueba y análisis de datos, pruebas de viscosidad puede llevarse a cabo de forma rápida y convenientemente ;.
② El valor de medición de la viscosidad es exacta, y cada rango está calibrado automáticamente por ordenador, con alta precisión y pequeño error ;.
③ contenido de la pantalla Rich: Además de viscosidad, también son la temperatura, velocidad de cizallamiento, tensión de cizallamiento, valor medido como porcentaje del valor de escala completa (pantalla gráfica), alarma rango de rebose, exploración automática, rango de medición y fecha bajo velocidad del rotor actual combinación, tiempo, etc. se puede también mostrar la viscosidad cinemática cuando se conoce la densidad para satisfacer las diferentes necesidades de medición de los
④ funciones completas, medición de tiempo, auto-construcción de 30 conjuntos de programas de prueba de acceso, 30 conjuntos de datos de medición, visualización en tiempo real de la curva de viscosidad, los datos de impresión y la curva, etc; medidor de nivel frontal, ajuste de nivel es intuitivo y conveniente; .
⑤ sonda opcional de temperatura, baño de temperatura constante especial para viscosímetro, taza temperatura constante, impresora, muestra de viscosidad estándar (aceite de silicona estándar), etc.; sistema operativo chino e Inglés.