Sensor de corriente de pinza, ETCR040B Detector de fugas del sensor de corriente de pinza para multímetro de banco industrial eléctrico y de comunicación
Brand: Yencoly

Especificación:
Modo de detección pinza CT Medición 0 ~ 500A La tasa de discriminación 1mA Nivel de precisión ± 2.0% FS (50Hz / 60Hz; 23 ℃ ± 2 ℃, debajo del 70% RH, el conductor está en el centro de la boca de la pinza) La relación de giro 1: 4000 Error de fase inferior a 2 ° (50Hz / 60Hz); 23 ℃ ± 2 ℃) Carga de referencia RL: 0 ~ 300 mA ≤ 500 omega; 0 ~ 3A ≤ 50Ω; 0 ~ 30A ≤ 5omega; 0 ~ 300A ≤ 0.5 Modo de salida salida de inducción de corriente Interfaz de salida Enchufe de audio de 3.5 mm Longitud de la línea de salida 2 m La interferencia del campo eléctrico de aproximadamente 10 mA cuando el campo eléctrico externo 100A está cerca de 10 mm La posición del conductor en el centro de la pinza Frecuencia 45 Hz ~ 60 Hz (durante la prueba alta corriente) Característica de frecuencia 10Hz ~ 100kHz Voltaje de línea AC 600 V debajo de la prueba de línea Dimensiones 122 mm de largo, 70 mm de ancho, 33 mm de espesor Temperatura de trabajo y humedad -20 ℃ ~ 50 ℃; Menos del 80% de humedad y temperatura de almacenamiento -10 ℃ ~ 60 ℃; Menos del 70% de HR Fuerza de aislamiento AC 3700 V / rms (entre el núcleo y la carcasa)

Lista de paquetes:
1 * unidad principal
1 * Manual de usuario

Nota:
1. Como las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del elemento real puede variar ligeramente de las imágenes de arriba.
2. Por favor permita 1-3 mm de diferencia debido a la medición manual

100 nuevo y de alta calidad.
El rango de medición es 0-500A, que es adecuado para la mayoría de los escenarios.
Alta precisión, la relación de resolución es tan precisa como 1 mA y el grado de precisión es ± 2.0% FS.
Se generó alta sensibilidad y poca interferencia si el campo eléctrico exterior está cerca.
Alta resistencia dieléctrica, más seguridad y le permite estar tranquilo.