Medidor de Campos magneticos KKmeter EMF Meter Mini Digital LCD EMF Detector de radiación
Brand: KKmeter

Guía de funcionamiento:
Botón de encendido.
Pulsa durante mucho tiempo para encender o apagar el medidor EMF.
Presiona brevemente para activar o desactivar la función de mutación de sonido.
La función de mutación es para personas que piensan que el sonido de la alarma es molesto o para usarlo en algún lugar como biblioteca.
Botón MG/UT.
Pulsa durante mucho tiempo para delimitar en qué nivel deseas que el sensor comience a pitido.
Pulsa brevemente para hacer la selección de unidades, Mili Gauss o Micro Tesla.
Ajuste de valor seguro: cambia los ajustes con el botón de modo para subir y el botón ℃/℉ para bajar.
Botón de modo.
Pulsa durante mucho tiempo para encender y apagar la luz de fondo.
Pulsa brevemente para hacer retención de datos y cambio de función de medición máxima.
Función de retención de datos y medición máxima: cuando estamos midiendo algo, los números van a cambiar.
La función de retención es para congelar las lecturas. Si pulsamos este botón dos veces, registrará la medida máxima que tenemos.
Botón ℃/℉.
Pulsa durante mucho tiempo para encender o apagar la función de temporizador. Cambio de apagado manual/automático.
Presiona brevemente para hacer cambios de temperatura ℃/℉.
Apagado manual/automático. El dispositivo se apagará automáticamente después de 10 minutos y no consume pilas.
Especificaciones:
Material: plástico ABS.
Pantalla: pantalla LCD de 4 dígitos.
Unidad: mG o μT (campo magnético).
Rango: 0 ~ 2000 mG; 0 ~ 200 μT.
Precisión: ±5% (50μT a 200μT)μT a 50Hz o 60Hz.
Resolución: 1 mG, 0,1 μT.
Umbral de alarma: 4 mG, 0,4 μT (ajustable).
Temperatura: 0 ~ 50 ℃ / 32 ~ 122 ℉
Ancho de banda de prueba: 30 Hz-300 Hz.
Número de ejes: cabeza inductiva de un solo eje.
Frecuencia de muestreo: 0,5 segundos.
Modo de prueba: prueba síncrona de bimodulo.
Indicador de sobrerango: pantalla LCD "HI".
Fuente de alimentación: 3 pilas AAA de 1,5 V (incluidas).
Todos los productos KKmeter están garantizados durante 2 años.

Dos usos de un medidor EMF: prueba la radiación del campo electromagnético y la temperatura al mismo tiempo. El medidor EMF puede obtener la medición de los electrodomésticos: TV, CA, cocina de inducción, olla de arroz, refrigerador, ordenador, cables eléctricos, etc.
Rango seguro: 0-0.4μT o 0-4mG. Cuando los datos de radiación superan el rango seguro, el medidor EMF parpadeará en rojo y alertará al usuario a través de un sonido de alarma
Multifunción: retención de datos y medición máxima, alarma de luz de sonido, retroiluminación, apagado manual/automático, medición ℃/℉, ajuste de valor seguro, selección de MG o μT, función de mutación
Contenido del paquete: 1 x detector de radiación electromagnético (EMF), 1 x manual de usuario (Inglés + Francés + Alemán + Italia + Español)
Servicio de cuidado: garantía de 24 meses y soporte técnico. Nuestros ingenieros técnicos de posventa proporcionan respuestas a las preguntas en línea durante todo el día, simplemente póngase en contacto con nosotros a través de mensajes del comprador, lo haremos por primera vez