yotijar de tensión, corriente, resistencia multi con retroiluminación.
Brand: yotijar
Color: como se describe

Descripción:

- El contador es un multímetro digital de 3 1/2 a mano para medir la tensión DC, AC, corriente continua, resistencia, diodos, transistores y pruebas de continuidad con batería.
- Máx. Tensión entre terminales y : CAT ò 600 V.
- Protección fusible: F 200 mA / 250 V.
- Alimentación: batería de 9 V, NEDA 1604 o 6F22.
- Pantalla: LCE, 1999 COUNTS, actualizaciones 2-3/seg.
- Método de medición: conversor A/D de integración de doble pendiente.
- Indicador de sobreanchura: solo la "1" en la pantalla.

Especificaciones:

- Tensión CC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V ± (0,5 %).
- Tensión alterna: 200 V/600 V ± (1,0 %).
- Corriente continua: 200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A ± (1,0%).
- Resistencia: 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200Ω / 2MΩ ± (1,0%).
- TriodeMeasurement: Sí (PNP / NPN Triode hFE).
- Medida del diodo: sí.
- Resistencia de entrada: 1 MΩ.
- Tipo de batería: 9 V, 6 F22 (no incluida).
- Máx. Pantalla: 1999.
- Tamaño de la pantalla: 45 x 20 mm.
- Dimensiones: 145 x 70 x 40 mm.
- Prueba de diodo: sí.
- Prueba de continuidad: sí.
- Dimensiones: 135 x 67 x 33 mm.

El paquete incluye:

1 multímetro digital A830L.
1 manual (idioma español no garantizado).

Pantalla: LCE, 1999 COUNTS, actualización 2-3/seg.
Máx. Tensión entre terminales y : CAT ó 600 V
Alimentación: batería de 9 V, NEDA 1604 o 6F22
Protección fusible: F 200 mA / 250 V
El contador es un multímetro digital de mano de 3 1/2 para medir voltaje CC, CA, corriente continua, resistencia, diodos, transistores y pruebas de continuidad con batería.