Pantalla LCD rotatorio Viscosímetro Digital viscosidad Fluidimeter metro del probador de viscosidad Tester Rango 1-2000000mPa.s
Brand: XINRISHEN

Tiene las siguientes características:
l alta precisión de la medición;
l Estable en pantalla medido;
operación l fácil y de lectura;
l Excelente en interferencia Anti-.
Ha sido ampliamente utilizado para determinar y medir la viscosidad del líquido en muchas aplicaciones tales como grasa, pintura, farmacia y adhesivos.
1. Datos técnicos principales
1) Rango de medición: 1 ~ 2 × 106mPa.s
2) tipos de rotor: 1 #, 2 #, 3 # y 4 # rotores; (Se puede determinar la viscosidad tan bajo como 0.1mPa.s con 0 # rotor).
3) la velocidad del rotor: 0.3,0.6,1.5,3,6,12,30,60 rpm; automática
4) error de medida: ± 5% (Newton líquido)
5) Fuente de alimentación: 220 V ± 10% 50z ± 10%
6) Temperatura ambiente: 5 ° C ~ 35 ° C; humedad relativa: ≤80%

Este instrumento es un viscosímetro digital. Las unidades de motor que el rotor gire a una velocidad constante a través de una velocidad variable. Cuando el rotor gira en el líquido, el líquido se generan una viscosidad par que actúa sobre el rotor, y el momento de torsión viscoso es también mayor, por el contrario, menor es la viscosidad del líquido, menor es el momento de torsión viscoso. El momento de torsión viscoso que actúa sobre el rotor se determina por el sensor detecta, y se
El viscosímetro rotacional digital ha sido mejorado. El viscosímetro adopta la tecnología avanzada de diseño mecánico, el proceso de fabricación y la tecnología del control del microordenador para hacer la recolección de datos correcta. La pantalla adopta una luz de fondo azul y pantalla de cristal líquido de alto brillo para mostrar datos claros.
Ha sido ampliamente utilizada para determinar y medir la viscosidad de los líquidos en muchas aplicaciones, tales como grasa, pintura, productos farmacéuticos y adhesivos.
Tipo viscosímetro digital es un instrumento de medición de la viscosidad del líquido inteligente, que está controlado por ordenador
En el sistema, la medición de la viscosidad del líquido se completa automáticamente, y el resultado es la producción en la pantalla. Este instrumento utiliza MCS-51 serie microordenador para controlar la velocidad del motor paso a paso y todo el proceso de medición. Esto no sólo permite un ajuste continuo de la velocidad de rotación del instrumento, sino que también mejora su precisión.