KAIWEETS 206D Digital Pinza Amperimétrica Profesional para medir 600A CA/CC Corriente y Tensión con 6000 Cuentas, Valor Real, Autorango, NCV, Pinza Amperímetro de Capacitancia, Resistencia, Bateria
Brand: KAIWEETS

Características clave:
1. T-RMS.
Tensión y corriente de CA RMS reales para mediciones precisas en señales no lineales.
2. 6000 unidades.
El valor máximo medible es 5999, que es suficiente para uso industrial.
Es un medidor de abrazadera profesional con alta precisión.
3. Apagado automático.
Sin funcionamiento en 15 minutos, el medidor emite un pitido 3 veces, lo que indica el apagado Aoto.
4. Pantalla LCD.
La pantalla LCD fácil de leer te ofrece medidas claras.
5. Clasificación de seguridad.
Categoría de seguridad CAT III 600 V.
Especificaciones:
Color: negro y rojo.
Corriente CA (A): 60A/600A ±(2,5%+5).
Voltaje CA (V): 6V/60V/600V ±(1.0%+3).
Voltaje CC (V): 600 mV/6 V/60 V/600 V ± (0,5 %+3).
Resistencia (Ω): 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1,0%+3).
Capacitancia (F): 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF ±(4.0%+3).
Frecuencia (Hz): 10Hz~10MHZ ±(0.5%+5).
Temperatura: -20 ℃-1000 ℃/-4000 ℉-1000 °C.
NCV: sí.
LPF: sí.
Bajo z: sí
Máximo/minuto: sí.
Almacenamiento de datos: sí.
Prueba de diodos: sí.
Linterna: sí.
Retroiluminación LCD: sí.
Zumbador de continuidad: sí
Indicación sobre el rango: sí.
Indicador de batería baja: sí.
Potencia: 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas).
Peso: 187 g.
Tamaño: 193 x 73 x 34 mm.
Paquete:
1 medidor de abrazadera digital.
1 sonda de temperatura.
2 cables de prueba (un par).
2 pilas AAA de 1,5 V.
1 funda de transporte suave.
1 manual de usuario (idioma español no garantizado)

Medidor de abrazadera True-RMS: este multímetro puede medir con precisión la corriente CA/CC, voltaje CA/CC, frecuencia o ciclo de trabajo, resistencia, capacitancia y también proporciona pruebas de diodo, continuidad y temperatura. RMS verdadero para mediciones precisas en cargas no lineales. Fácil de usar para fábricas de laboratorios y hogares.
LowZ & LPF: la baja impedancia de entrada ayuda a prevenir lecturas falsas debido al voltaje fantasma. Filtro de paso bajo (LPF) para una medición precisa de las señales de transmisión de frecuencia variable al medir motores y transformador. Para medir la corriente, debes sujetar el medidor alrededor de uno de los cables y no todo el cable de alimentación.
Función de detección NCV: detección de voltaje sin contacto verifica eficazmente el estado eléctrico mediante la medición de la intensidad del campo EM sin tocar ningún cable; el botón NCV está en el lado derecho. Simplemente coloca el pulgar sobre él y presiona.
Multifunción: pantalla LCD retroiluminada de dos colores - Cuando el voltaje > 80 V, la corriente > 3 A, la pantalla LCD retroiluminada se vuelve roja para advertirte de alto voltaje/linterna LED/medición de temperatura para líquidos y puertos de aire acondicionado incluidos, termopar tipo K, indicador de batería baja, apagado automático después de 15 minutos de inactividad.
Servicio de seguridad: estándar de seguridad IEC 61010-1, CAT III 600V. Doble aislamiento. Servicio al producto de 36 meses proporcionado. Servicio al cliente 7/24.