Judul: Rancang Bangun Alat Ukur Kadar Larutan Glukosa Berbasis Film Barium Stronsium Titanat (BST)
Abstrak: Barium strontium titanate (BST) is a photodiode as a ferroelectric material that has been developed in many application such as sensor technology. The purpose of this study is to design a simple measurement tool of glucose with BST thin film as the sensor component and the signal conditioning. The measurement tool test was done by measuring blood glucose levels ranging from 20 to 180 mg/dL, which is the range of glucose levels for person who has lack glucose to the excess glucose. The test results showed that the measurement tool could detect each addition of glucose levels by 1 mg/dL which would reduce the value of the output voltage of 0.0022 V. In addition, the test results showed that the response of the circuit approach to linear, the correlation coefficient (R2) is 0.9155 and 0.8931. The test results also showed good hysteresis as showed by the relatively same graphic plots.
Keyword: 

Judul: Penerapan Film Ba0,5sr0,5tio3 Sebagai Sensor Cahaya Pada Alat Ukur Gula Darah Berbasis Optik
Abstrak: Telah berhasil dibuat alat ukur gula darah berbasis optic dengan film barium stronsium titanat (BST) sebagai sensornya. Film BST dibuat dengan metode Chemical Solution Deposition (CSD) yaitu dengan mereaksikan Barium Asetat, Stronsium Asetat dan Titanium Isopropoksida dengan fraksi mol masing-masing 0,5; 0,5 dan 1. Larutan yang dibuat adalah satu molar dengan pelarut 2-metoksietanol sebanyak 2,5 ml. Film diproses annealing pada suhu 850 oC selama 29 jam. Selanjutnya film yang diperoleh dikarakterisasi sebagai sensor cahaya. Uji absorbansi film BST menunjukan bahwa film BST peka terhadap cahaya tampak yaitu pada rentang 475 hingga 750 nm Pengujian film menunjukan absorbansi film maksimum pada tiga puncak panjang gelombang yaitu 475 nm, 593 nm dan 702 nm. Nilai energy gap (Eg) diperoleh dengan metode tauc plot dan didapat sebesar 1,9 eV yang menunjukan bahwa film yang dibuat merupakan semikonduktor. Pola kurva I-V menunjukan film BST yang dibuat adalah dioda karena bentuk kurva mendekati karakteristik kurva dioda. Hal ini menunjukan bahwa prinsip dasar persambungan p-n pada sampel bekerja. Untuk melihat sensitifitas film pada cahaya film diuji pada dua kondisi, yaitu gelap (± 2 lux) dan terang (± 452 lux). Pengujian menunjukan film BST sensitif terhadap cahaya sehingga film yang dibuat merupakan fotodioda. Hasil pengujian I-V menunjukan knee voltage atau tegangan pada saat arus mulai naik saat dibias maju didapat sebesar 0,6 V. Uji sensitifitas film dilakukan untuk melihat perubahan hambatan film ketika terjadi perubahan intensitas cahaya. Pengujian dilakukan dengan merangkai seri film BST dengan sebuah resistor (rangkaian pembagi tegangan). Saat pengujian film BST diberi paparan cahaya yang berasal dari LED. LED yang digunakan adalah LED merah, hijau dan biru dengan variasi intensitas meningkat dari nol hingga 100 lux. Uji sensitifitas menunjukan hambatan listrik film berkurang dengan bertambahnya intensitas cahaya yang diberikan. Dari grafik terlihat film BST paling sensitif terhadap cahaya biru dengan perubahan hambatan yang paling signifikan. Penurunan hambatan pada LED biru sebesar 0,401 KΩ/lux. Sedangkan cahaya hijau 0,051 KΩ /lux dan merah 0,288 KΩ/lux. Sinyal dari film BST sangat lemah. Oleh karena itu perlu diperkuat dengan rangkaian penguat OpAmp. Film BST dirangkai dengan rangkaian jembatan wheatstone untuk pengkondisian sinyal, kemudian diperkuat oleh rangkaian penguat differensial dengan 10 kali penguatan. Cara kerja alat adalah dengan melewakan cahaya sumber ke sampel darah yang diletakan di atas kaca preparat. Intensitas cahaya yang ditransmisikan oleh sampel kemudian ditangkap oleh film BST. Nilai absorbansi cahaya yang diserap oleh gula darah akan sebanding dengan konsentrasi gula darah tersebut dalam larutan tertentu. Tegangan keluaran yang ditangkap film BST sebanding dengan iii intensitas cahaya yang ditransmisikan. Nilai tegangan keluaran dari film BST diolah untuk memperoleh kadar gula darah yang dilakukan oleh mikrokontroler Atmega328P. Alat rancangan yang telah dibuat dikalibrasi dengan glucometer komersil (merk Easytouch) dengan cara fitting linear logaritma natural rasio intensitas cahaya masuk (I0) dan intensitas yang ditransmisikan (I) terhadap kadar gula darah. Hasil pengukuran kedua alat difitting linear dengan software Microsoft excel 2013 sehingga dapat diperoleh persamaan hubungan nilai tegangan dengan kadar gula darah. Persamaan tersebut kemudian digunakan di dalam program yang akan diunduh ke dalam mikrokontroler sehingga alat rancangan dapat menampilkan keluaran yang berupa kadar gula darah. Sumber cahaya yang digunakan pada
Keyword: BST, CSD, fotodioda, kadar gula darah, Opamp

Judul: Daerah penyebaran dan variasi morfologi ular putih (Micropechis ikaheka) di Papua
Abstrak: The objectives of the research were to identify the area of distribution and the specific habitat of the white snake (Micropechis ikaheka) in Papua (Western New Guinea), and also to explain the morphological variation among the populations of that snake. About eight months of field work were taken to conduct the survey (April 2002; June 2006; and March to Augusts 2007) in several areas in the mainland and off-shore islands of Papua. Observation were carried out in the field at night and during the day to collect the snake. Also, studies were done on a collection of specimens that were found in the Museum Zoologicum Bogoriense LIPI in Cibinong, Conservation International in Jayapura and the Biology Laboratory of the Papua State University in Manokwari. The results showed that the white snake Micropechis ikaheka can be divided into three separate groups based on the color of the scales, i.e. Black, Brown and Yellow. The black one is the new group found in this research, and also there was one individual snake with transitional coloration between the brown group and the yellow group. However, M. ikaheka is common and has a relatively wide distribution in New Guinea, but every group has a specific and limited area of distribution. The group with black color is distributed in the islands of Waigeo and Batanta and the group with yellow color is distributed starting from Manokwari, Sorong, upto the islands of Salawati, Batanta and Waigeo. Meanwhile, the brown colored sanke is distributed from the island of Yapen, mainland of waropen, Mamberamo, Jayawijaya, Mindiptana upto Papua New Guinea.
Keyword: The white snake, Micropechis ikaheka, Are of distribution, Morphological variation, Famili Elopidae