Judul: Pengembangan Modul Termometer Elektronik Multichannel dengan Sensor Termokopel untuk Pengamatan Iklim Mikro
Abstrak: Instrumentation in meteorological sector is growing, particularly in the electronic base. Although it’s not as good as conventional equipment but the accuracy of electronic measurement can be better and the construction is more simple. Micro-climate is the climate conditions in a very limited space so the climate elements will experience a significant change in the scale of space or time. In micro-climate, especially in the air temperature observations, requires a fast response time and the output data must be avoid from the effects of thermal sensors (self heating) and can be monitored continuously. Thermocouple construction methods that have multiple channel temperature sensor with the same temperature reference and using the data logger will make temperature measurements at several observation point becomes more efficient, affordable, and can be monitored continuously. The sequence circuit and op-amp circuit are the main key in this research. T type thermocouple sensor is used because it has small form and can be connected easily, and also has affordable price and sensitivity to 40.6 μV/oC derived from the output thermoelectric effects. The use of oscillator block as a timer to send the temperature measurement data were considered not enough for fast response time observations. The use of the personal computer (PC) power supply makes the data interference (noise). The data output that resulted in sequential and follow the diurnal temperature change pattern proves the module can work well. The module still need a further research to improve the power supply to reduce noise (interference data) or by developing software to correct the data error.
Keyword: 

Judul: Rancang Bangun Perekam Data dan Suhu Udara Berbasis Mikrokontroler
Abstrak: Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli hingga Desember 2008. Pembuatan dan perancangan instrumen serta uji coba skala laboratorium dilakukan di Laboratorium Akustik dan Instrumentasi Kelautan, Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Uji coba skala lapangan dilakukan di Stasiun Lapang Klimatologi Darmaga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pembuatan perangkat keras terdiri dari 5 bagian utama, yaitu: catu daya, mikrokontroler Atmega32, sensor kelembaban relatif dan suhu udara Sensirion SHT11, RTC DS1307, serta media penyimpanan SD card. Perancangan PCB instrumen dilakukan menggunakan program EAGLE 5.12. PCB yang sudah terpasang komponen dimasukkan ke dalam sebuah casing plastik untuk melindungi komponen. Alat perekam data bekerja menggunakan baterai Alkaline berukuran AA sebanyak 4 buah. Perancangan firmware dilakukan menggunakan bahasa pemrograman BASIC yang dibuat menggunakan perangkat lunak BASCOM-AVR 1.11.9.0. Firmware tersebut diunduh ke Atmega32 menggunakan AVROSPII. Pengujian skala laboratorium dilakukan selama 7x24 jam untuk mengetahui kinerja dari alat perekam data. Interval pengambilan sampel sebesar 1 menit. Selanjutnya dilakukan pengujian skala lapangan selama 8x 24 jam untuk membandingkan hasil pengukuran alat perekam data dengan alat ukur yang sudah ada. Pengambilan data dilakukan dengan interval 1 menit untuk alat perekam data, sedangkan pengambilan data BMKG dilakukan setiap 1 jam menggunakan termometer basah dan kering. Data hasil uji coba skala laboratorium yang diperoleh dibuat grafiknya dengan rentang waktu perhari. Pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel 2007 dan MATLAB R2008b. Hasil uji coba skala laboratorium menunjukan ada data perekaman yang terputus. Hal ini mungkin disebabkan akibat komunikasi mikrokontroler dengan DS1307 terganggu, komunikasi mikrokontroler dengan SD card terganggu serta keterbatasan mikrokontroler dalam manajemen memori. Data hasil uji coba skala lapangan yang diperoleh dibuat grafik perhari untuk masing-masing parameter. Dalam grafik juga diplotkan data BMKG yang dimulai dari pukul 07.00 hingga 22.00. Perbedaan nilai antara hasil pengukuran alat perekam data dan pengukuran BMKG diplotkan dalam grafik error RH dan error suhu udara. Selisih terbesar RH dari semua hari pengamatan adalah sebesar -20,4%, sedangkan selisih suhu udara terbesar sebesar 7,3°C. Faktor-faktor yang mungkin menyebabkannya adalah kesalahan pengukuran sensor suhu udara dan kelembaban relatif SHT11, serta desain PCB dan casing yang tidak bisa melepas panas dengan baik sehingga mempengaruhi Sensirion SHT11.
Keyword: 

Judul: Pengaruh pemupukan N dan P terhadap produksi dan vigor benih kedelai (Glycine max (L) Merr,)
Abstrak: Sedangkan jumlah polong dan produksi dipengaruhi baik oleh pemupukan N maupun P. Dosis pupuk 22.5 kg N/ha dan 90 kg P205/ha adalah yang terbaik untuk meningkatkan jumlah polong dan produksi. Komponen produksi yang lain- nya tidak dipengaruhi oleh pemupukan N maupun P. milik Pemberian pupuk 22.5 kg N/ha dan 90 kg P205/ha sudah cukup untuk menghasilkan benih yang bervigor tinggi, karena mempunyai nilai hasil perkalian baik antara produksi dengan kecepatan tumbuh maupun produksi dengan Valk yang paling besar. Benih kedelai yang dihasilkan dari pemupukan 22.5 kg N/ha dan 90 kg P205/ha akan mempunyai kekuatan tumbuh yang tinggi serta memiliki daya simpan yang tinggi.
Keyword: