Judul: The Effect of Ambient Temperature and Light Intensity on the Performance of Non-Invasive Hemoglobin Measuring Instruments
Abstrak: Banyak peneliti yang telah mengembangkan teknik pengukuran hemoglobin dengan metode non-invansive. Tetapi penelitian yang telah dilakukan masih perlu adanya penyempurnaan pada alat. Salah satunya alat ukur hemoglobin non-invasive yang dikembangkan oleh IPB. Penelitian yang sudah dilakukan menghasilkan nilai pengukuran yang berbeda ketika pengukuran dilakukan di dalam ruangan dengan di luar ruangan. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena adanya kegagalan alat yang dipengaruhi oleh perubahan suhu serta intensitas cahaya lingkungan pengukuran yang masuk ke dalam alat. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai pengaruh suhu dan intensitas cahaya lingkungan terhadap performa alat ukur hemoglobin non-invasive. Penelitian diawali dengan melakukan uji kestabilan pada alat dengan tiga kondisi yang berbeda. Diperoleh hasil bahwa alat tersebut memiliki kestabilan yang cukup baik pada satu kondisi tetapi menghasilkan perbedaan nilai pengukuran yang cukup signifikan pada kondisi yang berbeda. Hasil yang didapatkan menunjukan bahwa komponen pada alat memerlukan waktu untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan pengukuran agar hasil pengukuran yang didapat optimal dan stabil. Perbandingan hasil pengukuran hemoglobin darah pada alat non-invasive dengan alat invasive menunjukan bahwa alat ukur hemoglobin non-invasive yang dikembangkan sudah mengikuti tren perubahan hemoglobin yang terukur pada alat invasive, Many researchers have developed hemoglobin measurement techniques with non-invasive methods. But the research that has been done still needs improvement in the tool. One of them is a non-invasive hemoglobin measurement tool developed by IPB. The research that has been done produces different measurement values when measurements are taken indoors and outdoors. This is likely due to the failure of the device which is affected by changes in temperature and the light intensity of the measurement environment that enters the device. Therefore, a study was carried out on the effect of ambient temperature and light intensity on the performance of a non-invasive hemoglobin measuring instrument. The research begins by conducting a stability test on the tool with three different conditions. The results show that the tool has fairly good stability in one condition but produces significant differences in measurement values under different conditions. The results obtained show that the components of the tool need time to adjust to changing environmental conditions of measurement so that the measurement results obtained are optimal and stable. Comparison of the results of blood hemoglobin measurements on non-invasive devices with invasive devices shows that the non-invasive hemoglobin measurement tool developed has followed the trend of changes in hemoglobin measured on invasive devices.
Keyword: hemoglobin, light intensity, non-invasive, temperature

Judul: Pengembangan Alat Ukur Hemoglobin Darah Non-Invasive Berbasis Internet of Things (IoT)
Abstrak: Anemia adalah penurunan konsentrasi hemoglobin yang berfungsi untuk membawa oksigen kedalam jaringan tubuh. Penyimpangan kadar hemoglobin darah dari nilai normal dapat digunakan sebagai indikator untuk mendiagnosa anemia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar Nasional 2018 diperoleh bahwa 23,7% mengalmai anemia. Jumlah ini meningkat sebanyak 2% dari hasil Riset Kesehatan Dasar Nasional 2013. Sampai saat ini metode yang digunakan untuk memperoleh nilai hemoglobin merupakan metode invasive, dimana pengambilan sampel darah dari pembuluh darah arteri, vena atau kapiler tidak hanya meninggalkan rasa sakit pada pasien, tetapi juga memungkinkan pasien terinfeksi penyakit. Selain itu, jangka waktu untuk deteksi yang lumayan panjang yang tidak memungkinkan untuk pemantauan secara real-time dalam situasi krisis dan menggunakan barang habis pakai. Seiring perkembangan zaman, maka metode invasive bisa diganti dengan metode non-invasive yang tidak perlu melukai pasien. Merode non-invasive yang diterapkan dalam alat ukur hemoglobin darah menggunakan prinsip spektoskopi dengan memanfaatkan reflektansi. Selain itu perkembangan dunia digital memungkinkan sebuah alat untuk menggunakan internet of things (IoT). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan alat ukur hemoglobin darah noninvasive berukuran compact, menyederhanakan cara penggunaan alat, menanamkan sistem IoT, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pembacaan alat, dan menambahkan model machine learning. Penelitian yang dilakukan sudah berhasil mengembangkan alat ukur hemoglobin darah non-invasive dengan ukuran yang compact. Alat yang dikembangkan dapat terhubung melalui jaringan internet menggunakan chip ESP8266 sehingga dapat digunakan untuk melakukan proses monitoring, dan juga ditambahkan baterai li-po untuk sumber listriknya. Penyederhanaan cara penggunaan alat dilakukan dengan menambahkan graphical user interface (GUI) pada web server. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat akurasi dan presisi alat ukur hemoglobin darah non-invasive adalah panjang gelombang, intensitas cahaya, warna probe, suhu, kelembaban, dan jenis kelamin. Terdapat dua buah alat yang dibuat, dengan perbedaan warna yaitu probe berwarna hitam dan probe berwarna putih. Kalibrasi dilakukan terhadap alat dengan membandingkan dengan metode invasive. Data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan machine learning. Persamaan yang diperoleh ditanamkan kedalam alat ukur hemoglobin darah non-invasive. Alat berwarna hitam memiliki akurasi 87,92% dengan presisi 98,51%. Alat berwarna putih memiliki akurasi 87,09% dan presisi 99,89%. Tingkat akurasi dan presisi yang cukup tinggi memungkinkan alat yang dikembangkan untuk mendiagnosa anemia.
Keyword: hemoglobin, IoT, machine learning, non-invasive

Judul: Konstruksi Hukum Grup Kurva Eliptik Atas F3m
Abstrak: Elliptic curves upon F3m can be divided in two cases, i.e. supersingular and nonsupersingular case. Based on group laws on elliptic curves, a new arithmetic upon F3m can be formulated as an addition process of two random points on the curve. This addition process can then be applied to the ElGamal algorithm.
Keyword: