Judul: Studi Awal Perancangan Alat Pengukur Viskositas Terkomputerisasi Menggunakan Metode Bola Jatuh Hukum Stokes
Abstrak: Metode bola jatuh hukum Stokes merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengukuran viskositas fluida. Metode bola jatuh hukum Stokes digunakan pada praktikum penentuan koefisien viskositas fluida Mata Kuliah Fisika Sains dan Teknologi PKU IPB. Parameter krusial metode bola jatuh hukum Stokes adalah waktu, sedangkan pengukuran waktu pada praktikum penentuan koefisien viskositas fluida masih dilakukan secara manual menggunakan stopwatch yang menyebabkan kurang akuratnya nilai waktu yang dihasilkan. Sehingga perlu dilakukan studi awal perancangan alat pengukur viskositas menggunakan sensor LDR dan LED. Hasil yang didapatkan menunjukkan nilai viskositas tidak berbeda secara signifikan, nilai viskositas fluida yang dihasilkan dalam percobaan sebagai berikut: air objek 1 (0,36 ± 0.02), air objek 2 (0,083 ± 0.007), air objek 3 (0,06 ± 0.02), air objek 4 (0,023 ± 0.001), oli objek 1 (0,82 ± 0.02), oli objek 2 (1,3 ± 0.3), oli objek 3 (1,32 ± 0.04), oli objek 4 (1,27 ± 0.02), minyak objek 1 (0,5 ± 0.03), minyak objek 2 (0,66 ± 0.04), minyak objek 3 (0,52 ± 0.01), minyak objek 4 (0,4 ± 0.03), gliserin objek 1 (0,81 ± 0.02), gliserin objek 2 (1,5 ± 0.1), gliserin objek 3 (1,4 ± 0.2), gliserin objek 4 (1,5 ± 0.2), sehingga Alat pengukur viskositas menggunakan sensor LDR dan LED dengan metode bola jatuh hukum Stokes direkomendasikan sebagai alat bantu praktikum penentuan koefisien viskositas fluida Mata Kuliah Fisika Sains dan Teknologi PKU IPB., The Stokes law of ball fall method is one of the methods used in the measurement of fluid viscosity. Stokes's law of ball fall method has been done on the practice of determining the fluid viscosity coefficient of the University of Physics Science and Technology PKU IPB. The crucial parameter of the Stokes law ball fall method is time, while the measurement of time on the practice of determining the fluid viscosity coefficient is still done manually using a stopwatch which causes less accuracy of the time value generated. Therefore, a preliminary study of the design of viscosity measuring devices using LDR and LED sensors should be carried out. The obtained results showed that the viscosity values did not differ significantly, the values of fluid viscosity produced in the experiment as follows: water 1 object (0,36±0.02), water 2 object (0,083±0.007), water 3 object (0,06±0,02), water 4 subject (0,0023±0,001), object 1 fried oil (0,82±0.02), object 2 fried oil (1,3±0.3), object 3 fried oil (1,32±0.04), object 4 fried oil (1,27±0.01), object 1 oil (0,5±01.03), object 2 oil (0,66±0,04), object 3 oil (0,52±0,01), subject 4 oil (0,54±0.093), object 1 glycerin (0,81±02.02), object 2 glycerin (1,5±0.1), object 3 glycerin (1,4±0,2), object 4 glycerin (1,5 ±0.2), thus the viscosity measuring device using LDR and LED sensors with the ball falling method Stokes law recommended as a practical aid tool for determining fluid viscosity coefficient Eye School of Physics and Technology PKU IPB.
Keyword: LDR Sensor, Stokes Law, Terminal Speed, Viscosity

Judul: Rancang Bangun dan Pengujian Penetrometer Digital dengan Perekam Data Berbasis Android.
Abstrak: Penetrometer statis didesain untuk mengukur gaya yang dibutuhkan untuk menekan probe kerucut kedalaman tanah dengan kecepatan konstan. Output datanya adalah gaya persatuan luas tanpa faktor sifat tanah lain seperti kadar air. Kadar air tanah merupakan faktor penting yang memengaruhi tahanan penetrasi tanah. Metode pengukuran kadar air yang umum menggunakan metode gravimetri yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan data kadar air tanah. Maka dari itu dibutuhkan penetrometer yang dapat sekaligus mengukur kadar air dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang, membangun dan menguji penetrometer digital dilengkapi pembacaan kadar air dengan perekam data berbasis android. Penelitian ini dibagi ke dalam 2 tahap utama, yaitu: tahap I (desain konseptual) dan tahap II (pembuatan prototipe dan pengujian). Tahap I merupakan tahap yang diawali dengan identifikasi masalah hingga didapatkan produk berupa gambar teknik. Tahap II merupakan tahapan yang terdiri dari pembuatan prototipe, uji fungsional, uji kinerja alat, pengolahan data dan analisis data. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan regresi linear serta pengolahan data berupa ketelitian dan ketepatan. Data yang dianalisis adalah data hasil pengujian fungsional dan pengujian kinerja. Loadcell dan HX711 digunakan sebagai sensor gaya, HC-SR04 dan DHT11 digunakan sebagai sensor kedalaman dan kit sensor kadar air tanah termodifikasi digunakan sebagai sensor kadar air. Hasil kalibrasi dan validasi sensor didapatkan nilai R2 = 0.9994 dan R2 = 0.9995 untuk sensor gaya, R2 = 0.9999 dan R2 = 0.9999 untuk sensor kedalaman, R2 = 0.9098 dan R2 = 0.9255 untuk sensor kadar air tanah. Hasil pengujian kinerja penetrometer di laboratorium secara terpadu didapat nilai R2 = 0.9224 untuk cone index, R2 0.9836 untuk sensor kedalaman dan R2 = 0.7576 untuk sensor kadar air. Hasil pengujian kinerja di lahan kering secara terpadu di dapatkan nilai nilai R2 = 0.9583 untuk cone index, R2 = 0.9994 untuk sensor kedalaman dan R2 = 0.6673 untuk sensor kadar air. Hasil pengujian di lahan sawah didapatkan nilai R2 = 0.9583 untuk sensor gaya, R2 = 0.9941 untuk sensor kedalaman dan R2 = 0.7696 untuk sensor kadar air. Hasil analisis regresi pada proses kalibrasi ulang didapat persamaan penduga kadar air dengan nilai R2 = 0.8590 untuk pengujian di laboratorium, R2 = 0.7201 untuk pengujian di lahan kering, R2 = 0.9058 untuk pengujian di lahan sawah. Berdasarkan data yang didapatkan maka penetrometer yang dirancang dapat digunakan sebagai alternatif instrumen ukur tahanan penetrasi yang dilengkapi dengan data kadar air.
Keyword: penetrometer digital, loadcell, sensor kedalaman, sensor kadar air tanah

Judul: Ornithonyssus Bursa (Berlese, 1888) Famili Macronyssidae yang Menyerang Unggas Dan Penaggulangannnya
Abstrak: Ornithonyssus bursa adalah tungau penghisap darah pada unggas di daerah tropis dan subtropis. Tungau ini relatif kecil, dengan panjang tubuh antara 700-1000 mikron dan lebarnya 250-490 mikron. Tubuhnya bulat berwarna coklat kekuningan sebelum menghisap darh dan berwarna merah setelah menghisap darah dari induk semangnya.
Keyword: