موضوع مقاله: آشکارساز نوری فروسرخ با چاه کوانتومی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # آشکارساز نوری فروسرخ با چاه کوانتومی | مقدمه: یک آشکارساز نوری فروسرخ با چاه کوانتومی (کیودبلیوآی‌پی) یک آشکارساز نوری فروسرخ است که از گذارهای بین‌زیرباندی الکترونیکی در چاه‌های کوانتومی برای جذب فوتون‌ها استفاده می‌کند. | ## بخش 1: آشکارساز نوری فروسرخ با چاه کوانتومی | برای استفاده در آشکارِش فروسرخ، پارامترهای چاه‌های کوانتومی در آشکارساز نوری فروسرخ چاه کوانتومی طوری تنظیم می‌شوند که اختلاف انرژی بین حالت‌های کوانتیده اول و دوم آن با انرژی فوتون فروسرخ ورودی مطابقت داشته باشد. کیودبلیوآی‌پی‌ها معمولاً از گالیوم آرسنید ساخته می‌شوند، ماده‌ای که معمولاً در تلفن‌های هوشمند و تجهیزات مخابراتی پرسرعت یافت می‌شود. بسته به ماده و طراحی چاه‌های کوانتومی، سطوح انرژی کیودبلیوآی‌پی را می‌توان برای جذب تابش در ناحیه فروسرخ از ۳ تا ۲۰ میکرومتر تنظیم کرد. کیودبلیوآی‌پی‌ها یکی از ساده‌ترین ساختارهای افزاره مکانیک کوانتومی هستند که می‌توانند تابش فروسرخ با طول‌موج متوسط و طول‌موج بلند را آشکار کنند. آن‌ها به دلیل پایداری، یکنواختی بالای پیکسل به پیکسل و قابلیت‌عملکرد بالای پیکسل شناخته شده‌اند. تاریخچه در سال ۱۹۸۵، استفن اگلاش و لارنس وست گذار بین‌زیرباند قوی را در چاه‌های کوانتومی چندگانه (اِم‌کیودبلیو) مشاهده کردند که باعث شد توجه جدی‌تری به استفاده از چاه‌های کوانتومی برای آشکارسازهای فروسرخ شود. پیش از این، تلاش‌ها برای استفاده از چاه‌های کوانتومی برای آشکارسازی فروسرخ مبتنی‌بر جذب آزاد در چاه‌های کوانتومی بود که الکترون‌ها را از بالای سَدها عبور می‌داد. تا سال ۱۹۸۷، اصول اولیه عملکرد یک آشکارساز نوری فروسرخ با چاه کوانتومی که آشکارسازی حساس فروسرخ را نشان می‌داد، تدوین شد. در سال ۱۹۹۰، حساسیت دمای پایین این فناوری با افزایش ضخامت سَد، که جریان تونل‌زنی را سرکوب می‌کرد، بیشتر بهبود یافت. در این مرحله، این افزاره‌ها رسماً به عنوان آشکارسازهای نوری فروسرخ با چاه کوانتومی شناخته می‌شدند. در سال ۲۰۰۲، محققان آزمایشگاه تحقیقاتی ارتش ایالات متحده (اِی‌آراِل) یک کیودبلیوآی‌پی دو-رنگ قابل‌تنظیم با ولتاژ با قابلیت تغییر طول‌موج مؤثر برای سنجش دما از راه دور توسعه دادند. این افزاره، هنگامی که الکترون‌ها در یکی از چاه‌های کوانتومی قرار داشتند، طول‌موج آشکارش (detection) پیک ۷٫۵ میکرومتر را برای بایاس مثبت در دمای ۱۰ کلوین نشان داد و هنگامی که الکترون‌ها به چاه دیگر منتقل شدند در یک بایاس منفی زیاد، به ۸٫۸ میکرومتر تغییر یافت. با این حال، علیرغم استفاده از فناوری کیودبلیوآی‌پی در کاربردهای غیرنظامی، ارتش ایالات متحده آن را برای استفاده نظامی ناکافی می‌دانست. در آن زمان، آشکارسازهای نوری تنها می‌توانستند کوانتش یک بعدی را زمانی که نور به موازات لایه‌های ماده حرکت می‌کرد، حس کنند، که معمولاً زمانی رخ می‌داد که نور به لبه آشکارساز تابیده می‌شد. | ## بخش 2: آشکارساز نوری فروسرخ با چاه کوانتومی | علاوه بر این، توری‌های بازتابش که معمولاً در صنعت برای رفع این مشکل استفاده می‌شوند، از ستون‌های دوره‌ای بسیار ریز ساخته شده بودند و تولید آنها در قالب‌های بزرگ دشوار بود. برای حل این مشکل، محققان آزمایشگاه تحقیقاتی ارتش در سال ۲۰۰۸ آشکارساز نوری فروسرخ کوانتومی موج‌دار (سی-کیودبلیوآی‌پی) را توسعه دادند که از ریزآینه‌ها روی آشکارساز نوری برای افزایش اثربخشی هدایت نور به ناحیه چاه کوانتومی در هر طول‌موجی استفاده می‌کرد. در اصل، دیواره‌های جانبی آشکارساز با شیب ۴۵ درجه اجازه می‌دادند که نور به موازات لایه‌های ماده بازتاب شود و یک سیگنال الکتریکی تولید کند. آزمایش‌های انجام شده توسط محققان اِی‌آراِل و اِل-۳ کامونیکیشن سینسیناتی الکترونیکس مشخص کرد که سی-کیودبلیوآی‌پی پهنای‌باندی بیش از ۳ میکرومتر را نشان می‌دهد که ۵ برابر عریض‌تر از کیودبلیوآی‌پی تجاری در آن زمان بود. از آنجایی که سی-کیودبلیوآی‌پی‌ها را می‌توان با استفاده از گالیوم آرسنید تولید کرد، آنها به عنوان جایگزینی مقرون به صرفه‌تر برای آشکارسازهای فروسرخ معمولی برای هلیکوپترهای ارتش بدون کاهش وضوح و نیاز به کالیبراسیون و نگهداری کمتر عمل کردند. در فوریه ۲۰۱۳، ناسا ماهواره‌ای را به فضا پرتاب کرد که به عنوان بخشی از ماموریت تداوم داده‌های لندست، مجهز به ابزار حسگر فروسرخ گرمایی (تی‌آی‌آراِس) بود. تی‌آی‌آراِس از سه سی-کیودبلیوآی‌پی طراحی شده توسط آزمایشگاه تحقیقاتی ارتش برای آشکار کردن طول‌موج‌های بلند نور گسیل شده از زمین و ردیابی نحوه استفاده از آب و خشکی سیاره استفاده می‌کرد. برای متعادل کردن اتلاف الکترون‌ها از چاه کوانتومی، الکترون‌ها از اتصال گسیل‌گر بالایی تزریق می‌شوند. از آنجایی که احتمال جذب کمتر از یک است، نیاز به تزریق الکترون‌های اضافی وجود دارد و کل جریان‌نوری می‌تواند بزرگتر از جریان گسیل‌نوری شود. آشکارسازهای فروسرخ عموماً با آشکارسازی تابش گسیل شده از یک جسم کار می‌کنند و شدت تابش توسط عواملی مانند دما، فاصله و اندازه جسم تعیین می‌شود. برخلاف اکثر آشکارسازهای نوری فروسرخ، کیودبلیوآی‌پی‌ها مستقل از شکاف باند ماده آشکارسازی هستند، زیرا بر اساس گذار نوری در یک باند انرژی واحد عمل می‌کنند. در نتیجه، می‌توان از آن برای آشکار کردن اجسام با تابش انرژی بسیار پایین‌تر از آنچه قبلاً امکان‌پذیر بود، استفاده کرد. عناصر اساسی یک کیودبلیوآی‌پی، چاه‌های کوانتومی هستند که توسط سَدهایی از هم جدا شده‌اند. چاه‌های کوانتومی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که یک حالت محدود در داخل چاه و یک حالت برانگیخته اول که با بالای سَد همسو می‌شود، داشته باشند. | ## بخش 3: آشکارساز نوری فروسرخ با چاه کوانتومی | سَدها به اندازه کافی عریض هستند تا از تونل‌زنی کوانتومی بین چاه‌های کوانتومی جلوگیری کنند. هنگامی که یک ولتاژ بایاس به کیودبلیوآی‌پی اعمال می‌شود، کل نوار هدایت کج می‌شود. هنگامی که کیودبلیوآی‌پی با نوری با انرژی برابر یا بالاتر از انرژی گذار بین‌زیرباند روشن می‌شود، یک الکترون برانگیخته می‌شود. هنگامی که الکترون در حالت برانگیخته قرار دارد، می‌تواند به درون محیط پیوسته فرار کند و به عنوان جریان‌نوری اندازه‌گیری شود. برای اندازه‌گیری جریان‌نوری به‌طورخارجی، الکترون‌ها باید با اعمال میدان الکتریکی به چاه‌های کوانتومی استخراج شوند. و احتمالاتی هستند که یک فوتون می‌تواند یک الکترون به جریان‌نوری اضافه کند، که به آن بازده کوانتومی نیز می‌گویند. احتمال برانگیختگی الکترون توسط یک فوتون است، و به خواص انتقال الکترونیکی بستگی دارد. بهره فوتورسانشی بهره فوتورسانایی (Photoconductive gain) احتمال این است که یک الکترون برانگیخته در جریان‌نوری نقش داشته باشد - یا به‌طور کلی‌تر، تعداد الکترون‌های موجود در مدار خارجی، تقسیم بر تعداد الکترون‌های چاه کوانتومی که یک فوتون را جذب می‌کنند. اگرچه در ابتدا ممکن است خلاف شهود باشد، اما برای بزرگتر از یک باشد، امکان‌پذیر است. هر زمان که یک الکترون برانگیخته و به صورت جریان‌نوری استخراج شود، یک الکترون اضافی از اتصال مخالف (امیتر) تزریق می‌شود تا اتلاف الکترون‌ها از چاه کوانتومی را متعادل کند. به‌طور کلی احتمال گرفتن بنابراین، یک الکترون تزریق‌شده ممکن است گاهی از چاه کوانتومی عبور کرده و به اتصال مخالف وارد شود. در این صورت، یک الکترون دیگر از اتصال امیتر برای متعادل کردن بار تزریق می‌شود و دوباره به سمت چاه می‌رود که ممکن است در آنجا گیر بیفتد یا نیفتد و به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا درنهایت یک الکترون در چاه گیر بیفتد. | ## جمع‌بندی | تعداد چاه‌های کوانتومی فقط در مخرج ظاهر می‌شود، زیرا احتمال گرفتن را افزایش می‌دهد، اما نه احتمال فرار را.