موضوع مقاله: میکروسکوپ تونلی روبشی چند نوک | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # میکروسکوپ تونلی روبشی چند نوک | مقدمه: نوک زرد و نوک سبز سمت چپ ولتاژها را در موقعیت های مربوطه اندازه گیری می کنند که در اثر جریان تزریقی ایجاد می شود. | ## بخش 1: میکروسکوپ تونلی روبشی چند نوک | میکروسکوپ تونلی روبشی چند نوک ( Multi-tip STM ) به جهت گسترش عکس برداری میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) از تصویربرداری دقیق و اختصاصی دستگاه های الکتریکی در ابعاد نانو تولید شده و در دستگاه هایی مانند "مولتی متر در مقیاس نانو" تصویر برداری را انجام می دهد. در علم مواد، علم نانو و فناوری نانو، نیازمند اندازه گیری خواص الکتریکی در یک موقعیت خاص هستیم. برای این منظور، STM های چند نوک که در آن چندین نوک هرکدام به طور مستقل عمل می کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. جدا از تصویربرداری از نمونه، از نوک یک STM چند نوک برای تماس داشتن با نمونه در قسمت های مورد نظر و انجام اندازه گیری های الکتریکی موضعی استفاده می شود. همانطور که وسایل میکروالکترونیک جای خود را به نانوالکترونیک‌ها می‌دهند، انجام اندازه گیری های انتقال الکترونیکی در مقیاس نانو ضروری است. روش استاندارد، استفاده از روش های لیتوگرافی برای تماس با نانوساختارها است، همانطور که در دستگاه نانوالکترونیک نهایی نیز استفاده می شود. اما در مراحل تحقیق و توسعه، روش‌های دیگر برای تماس با دستگاه‌های نانوالکترونیکی یا به طور کلی نانوساختارها ممکن است مناسب‌تر باشند. یک روش جایگزین برای تماس با نانوساختارها، استفاده از نوک میکروسکوپ تونلی روبشی چند نوک می‌باشد - مشابه با سرنخ‌های آزمایشی یک مولتی متر که در مقیاس ماکرو استفاده می‌شود. مزایای این روش عبارتند از: (الف) تماس درجا با نانوساختارهای "در حال رشد" که هنوز در خلاء هستند، که به حفظ نانوساختارهای ظریف از آلودگی ناشی از مراحل لیتوگرافی کمک خواهد کرد. (ب) موقعیت‌دهی انعطاف پذیر نوک های‌تماس و پیکربندی‌های مختلف تماس به راحتی قابل انجام است، در حالی که تماس ها در روش لیتوگرافی ثابت هستند. ج) کاوش با نوک های تیز می تواند غیر تهاجمی باشد، در صورتی که تماس‌های لیتوگرافی معمولاً تهاجمی هستند. برای استفاده از میکروسکوپ تونل زنی روبشی (STM) برای اندازه گیری‌های انتقال الکتریکی در نانوساختارها یا سطوح، بیش از یک نوک مورد نیاز است. این موضوع باعث استفاده از میکروسکوپ‌های تونلی روبشی چند نوک می‌شود، که امکان دسترسی به مزایای ذکر شده در بالا را در نانوکاوشگر‌ها فراهم می‌کند. چندین مقاله مروری در مورد میکروسکوپ تونلی روبشی چند نوک را می‌توان در بخش خواندن بیشتر در زیر یافت. اصل عملیات میکروسکوپ های تونلی روبشی چند نوک معمولاً از چهار نوک تشکیل شده‌اند که هر یک از نوک ها را به صورت جداگانه در موقعیت مورد نظر روی نمونه قرار داده شوند. با استفاده از این میکروسکوپ‌ها می‌توان تنظیم کرد که نوک ها به هم نزدیک شوند و در مکان های اندازه گیری مورد نظر قرار گیرند. نوک‌ها در یک STM چند نوک معمولاً در زاویه 45 درجه نسبت به جهت عمودی نصب می‌شوند تا قرار گرفتن تمام نوک‌ها در یک منطقه روی نمونه را تسهیل کنند. پس از معرفی اولین STM چند نوک، چند وسیله خانگی طراحی شده است و امروزه چندین ابزار تجاری نیز موجود می‌باشد. | ## بخش 2: میکروسکوپ تونلی روبشی چند نوک | برای کاربردها در نانو الکترونک، بیشتر نمونه ها شامل مناطق "هدف" در سطح تشکیل شده‌اند که توسط مناطق غیر رسانا جدا شده‌اند برای هدایت نوک به مناطق رسانا، تصویربرداری AFM موقعیت‌دهی نوک‌ها با استفاده از میکروسکوپ نوری یا SEM، می‌تواند مفید باشد. در یک اندازه گیری چهار نقطه ای مقاومت نمونه بدون تاثیر مقاومت تماس اندازه گیری می شود. هنگام انجام اندازه‌گیری‌های الکتریکی در ابعاد نانو، باید تاکید کرد که به دلیل سطح تماس کم، مقاومت تماسی، در نقطه تماس نوک STM با نمونه بسیار زیاد است بنابراین اندازه‌گیری‌های چهار نقطه‌ای در اندازه‌گیری مقاومت با STM چند نوک بسیار ضروری است. این موضوع در اندازه‌گیری اشیا در مقیاس نانو اهمیت بیشتری دارد، زیرا تماس‌ها با این اجسام به ناچار در ابعاد نانو است. در اندازه گیری مقاومت دو نقطه‌ای، از دو نوک تزریق جریان برای کاوش ولتاژ استفاده می‌شود. اگر اندازه گیری ولتاژ با مقاومت داخلی بزرگ RV انجام شود، تأثیر مقاومت‌های تماس می‌تواند نادیده گرفته شود. ساده ترین مثال اندازه گیری الکتریکی، اندازه گیری مقاومت چهار نقطه ای کلاسیک است. انجام اندازه گیری های الکتریکی با یک STM چند نوک نیاز به بیش از چهار نوک و توانایی قرار دادن آن‌ها به صورت مورد نیاز است. در ساده ترین حالت، جریان بین دو نوک بیرونی تزریق می شود و اختلاف پتانسیل بین نوک‌های داخلی اندازه گیری می شود (اندازه گیری کلاسیک چهار نقطه) . با این حال، انواع مختلفی دیگری از اندازه‌گیری‌ها نیز می‌توانند انجام شوند، به عنوان مثال، یک نوک یا نمونه می تواند به عنوان الکترودگیت استفاده شود. کاربردهای STM چند نوک نانو نوارهای گرافن و نانوساختارهای گرافن خواص انتقال محلی نانوریبون‌های گرافنی با عرض 40 نانومتر که روی زیرلایه‌های کاربید سیلیکون (SiC) رشد کرده‌اند، با استفاده از یک STM چند نوک مورد مطالعه قرار می‌گیرند. نانوریبون‌های گرافن خواص انتقال استثنایی مانند هدایت بالستیک را حتی در دمای اتاق با میانگین مسیرهای آزاد تا چند میکرومتر نشان می‌دهند. چنین نانوریبون‌های گرافن همپایی نه تنها در علوم بنیادی مهم هستند، بلکه به دلیل این که می‌توان آن‌ها را به آسانی در هزاران نانوالکترونیک پیشرفته تولید کرد، که می‌توانند از خواص انتقال بالستیک در دمای اتاق آن‌ها استفاده کرد، نیز اهمیت دارند. نانوسیم‌ها هنوز به همان صورت رشد کرده به صورت عمودی و متصل به زیرلایه هستند، بنابراین امکان تماس با نانوسیم‌ها با تکنیک‌های لیتوگرافی وجود ندارد. در پیکربندی اندازه گیری نشان داده شده در شکل، نمونه 45 درجه کج می شود تا تصویربرداری SEM بهینه از نانوسیم ها تسهیل شود. سه نوک که در تماس با یک نانوسیم قرار می‌گیرند، اندازه‌گیری مقاومت چهار نقطه‌ای را نشان می‌دهند (با نمونه به عنوان تماس چهارم). نوک 1 جریان را به نانوسیم تزریق می کند و نمونه به عنوان تخلیه جریان عمل می کند، در حالی که نوک 2 و نوک 3 به عنوان پروب های ولتاژ عمل می کنند. در حالی که مطالعه ساختار این نانوسیم‌ها به عنوان مثال با میکروسکوپ الکترونی با وضوح بالا نسبتاً آسان است، دسترسی به خواص الکتریکی تعیین شده توسط پروفایل دوپینگ در طول نانوسیم دشوار است. | ## بخش 3: میکروسکوپ تونلی روبشی چند نوک | از اندازه گیری مقاومت چهار نقطه ای در طول نانوسیم، می‌توان یک پروفایل دوپینگ در طول نانوسیم به دست آورد. نوک های STM مانند لیدهای تست یک مولتی متر عمل می کنند، اما با اجسامی مانند نانوسیم در مقیاس نانو تماس می گیرند. پتانسیومتری چند نوک روشی که بینش ارزشمندی را در مورد خواص انتقال بار نانوساختارها ارائه می دهد، پتانسیومتری تونل روبشی (STP) است. STP می تواند با یک STM چند نوک انجام شود امکان نقشه‌برداری از چشم‌انداز پتانسیل را در حالی که جریانی از فیلم، نانوساختار یا سطح مورد مطالعه عبور می‌کند، فراهم می‌کند. نقشه‌های پتانسیومتری بینشی در مورد خواص انتقال بنیادی، مانند تأثیر نقص‌ها بر انتقال الکتریکی محلی ارائه می‌دهند. پیاده سازی در شکل نشان داده شده است که نوک های بیرونی جریانی را به نانوساختار یا سطح مورد مطالعه تزریق می کنند، در حالی که نوک مرکزی به طور همزمان توپوگرافی را اندازه گیری می کند و همچنین پتانسیل الکتریکی را در هر نقطه تصویر که توسط جریان القا می شود، ثبت می کند. به این ترتیب یک نقشه پتانسیل اندازه گیری شده به عنوان مثال بر روی سطح سیلیکون می تواند با وضوح چند میکروولت به دست آید. نقشه پتانسیل در شکل نشان می دهد که بیشترین افت پتانسیل در لبه‌های پله اتمی رخ می دهد. علاوه بر این، اگر جریانی در اطراف یک نقص در مقیاس نانو مانند یک حفره جریان یابد، نقشه پتانسیلی که به دلیل جریان جاری توسعه می‌یابد، می‌تواند اندازه‌گیری شود. دو نوک جریانی را در سطح نمونه تزریق می‌کنند و نوک سوم توزیع پتانسیل حاصل را ترسیم می‌کند. سمت راست: نقشه پتانسیل اندازه گیری شده روی سطح Si با افت پتانسیل اصلی که در لبه های پله اتمی رخ می دهد. راست: دوقطبی بالقوه در اطراف فضای خالی در مقیاس نانو به دلیل جریان جریان ایجاد می شود.سمت چپ: تصویر توپوگرافی STM از یک فضای خالی بزرگ 5 نانومتری در یک فیلم عایق توپولوژیکی. راست: دوقطبی بالقوه در اطراف فضای خالی در مقیاس نانو به دلیل جریان جریان ایجاد می شود. با کوچکتر و کوچکتر شدن نانودستگاه ها، نسبت سطح به حجم (یعنی کسر اتم های واقع در سطح) دائماً افزایش می یابد. اهمیت روزافزون رسانایی سطحی در مقایسه با رسانایی از طریق توده در دستگاه‌های نانوالکترونیکی مدرن، نیازمند تعیین قابل اعتماد رسانایی سطحی برای به حداقل رساندن تأثیر جریان‌های نشتی نامطلوب بر عملکرد دستگاه یا استفاده از سطوح به عنوان واحدهای عملکردی است. با استفاده از STM چند نوک، محققان روشی را توسعه دادند که از اندازه گیری های چهار پروب وابسته به فاصله در پیکربندی خطی برای تعیین رسانایی سطح استفاده می کند. STM چند نوک به عنوان روشی برای تشخیص ولتاژ اسپین در عایق های توپولوژیکی با استفاده از میکروسکوپ تونلی روبشی چهار پروب اسپین پلاریزه بر روی سطوح Bi 2 Te 2 Se استفاده می شود. این جزء به عنوان پتانسیل اسپین-شیمیایی ناشی از جریان شارژ دوبعدی از طریق حالت‌های سطح توپولوژیکی قفل شده با تکانه اسپین (TSS) شناسایی می‌شود. | ## جمع‌بندی | روش جدید از یک نوک مغناطیسی برای مشاهده رفتار اسپین الکترون ها در سطح ماده استفاده می کند.