موضوع مقاله: تصویربرداری فتواکستیک | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # تصویربرداری فتواکستیک | مقدمه: در تصویربرداری فوتوآکوستیک، پالس‌های لیزر غیر یونیزه کننده به بافت تابانده می‌شوند (اگر از پالسهای فرکانس رادیویی استفاده شود از این تکنولوژی با عنوان تصویر برداری ترموآکوستیک یاد می‌شود). | ## بخش 1: تصویربرداری فتواکستیک | مقداری از انرژی دریافتی توسط بافت جذب و به گرما تبدیل و باعث ایجاد انبساط ترمو الاستیک گذرا و تولید امواج اولتراسوند (فراصوت) پهن باند (برای مثال در حدود مگاهرتز) می‌شود سپس امواج اولتراسوند تولیدی توسط مبدل‌های التراسوند تشخیص داده و برای ساخت تصویر تحلیل می‌شوند. ارتباط نزدیک جذب نور با خواص فیزیولوژیکی پدیده ایست قابل درک، برای مثال ارتباط بین غلظت هموگلوبین و انباشت اکسیژن. به همین دلیل، اندازهٔ موج اولتراسونیک (برای مثال سیگنال فوتوآکوستیک)، که با مقدار انرژی در آن محل متناسب است، اختلاف بین جذب نور مربوط به ویژگی فیزیولوژی بافتها را آشکار می‌کند. نحوه ایجاد سیگنال فوتواکوستیک جذب نور در بافت‌های زیستی می‌تواند به دلیل مولکولهای درون خود سلولهایی مثل ملانین یا هموگلوبین یا از طریق وارد کردن خارجی مواد بهبود دهنده کانتراست باشد. برای مثال، شکل ۲ طیف جذب نور هموگلوبین دارای اکسیژن (HbO 2) و هموگلوبین دگزوسی سدیم (Hb) را در محدوده نور مرئی و مادون قرمز نشان می‌دهد. خواص نوری طیف از آنجایی که خون معمولاً جذب بالایی نسبت به بافت‌های اطراف دارد، کنتراست درونی برای تصویربرداری فوتوشاکستیک برای تجسم عروق خونی وجود دارد. از آنجا که خون معمولاً خون مقادیر بیشتری از جذب نور نسبت به بافتهای اطراف خود را را دارد، کنتراست مربوط به خود سلول‌ها برای تصویر برداری رگهای خونی کفایت می‌کند. تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که تصویربرداری فوتوآکوستیک درون جانداری برای بررسی رگ زایی تومور در طول بازه ای از زمان، نقشه‌برداری از خون اکسیژنه شده، تصویر برداری عملکردی مغز، تشخیص ملانومای پوست، اندازه‌گیری مت هموگلوبین (methemoglobin) و … کاربرد دارد. پیوند= طیف جذب هموگلوبین اکسیژنه و دی اکسیژنه شده Δf کنتراست اصلی Δz δz δx سرعتهرتزمیلیمترμmμmMvx / sمیکروسکوپی فوتوکاستیک ۵۰ متر جذب نوری ۳ ۱۵ ۴۵ ۰٫۵توموگرافی فوتوآکوستیک ۵ متر جذب نوری ۵۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۰٫۵ میکروسکوپی کانفکال فلورسانس، پراکندگی ۰٫۲ ۳–۲۰ ۰٫۳–۳ ۱۰–۱۰۰ میکروسکوپی دو فوتون فلورسانس ۰٫۵–۱٫۰ ۱–۱۰ ۰٫۳–۳ ۱۰–۱۰۰توموگرافی انسجام نوری ۳۰۰ تن پراکندگی نوری ۱–۲ ۰٫۵–۱۰ ۱–۱۰ ۲۰–۴٫۰۰۰ اسکن لیزر میکروسکوپ آکوستیک ۳۰۰ م پراکندگی التراسونیک ۱–۲ ۲۰ ۲۰ ۱۰ میکروسکوپ صوتی ۵۰ متر پراکندگی التراسونیک ۲۰ ۲۰–۱۰۰ ۸۰–۱۶۰ ۰٫۱سونوگرافی ۵ متر پراکندگی التراسونیک ۶۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۱ جدول ۱. مقایسه مکانیسم‌های کنتراست، عمق نفوذ، دقت طولی (محوری)، دقت عرضی و سرعت تصویربرداری میکروسکوپی کانفکال، میکروسکوپی دو فوتون، مقطع نگاری همدوسی اپتیکی(۳۰۰مگاهرنز)، میکروسکوپی اولتراسوند(۵۰ مگاهرتز)، تصویربرداری اولتراسوند(۵مگاهرتز)، میکروسکوپی فوتوآکوستیک(۵۰ مگاهرتز) و توموگرافی فوتوآکوستیک(۳٫۵ مگاهرتز). دو نوع سیستم تصویربرداری فوتوآکوستیک با عنوان‌های توموگرافی (محاسباتی) فوتوآکوستیک/ترموآکوستیک (PAT/TAT) و میکروسکوپی فوتوآکوستیک (PAM) توسعه داده شده‌اند. | ## بخش 2: تصویربرداری فتواکستیک | یک سیستم PAT معمولی از یک آشکارساز اولتراسوند غیر متمرکز برای دریافت سیگنالهای فوتوآکوستیک استفاده می‌کند و تصویر با حل معکوس معادلات فوتوآکوستیک بازسازی می‌شود. در عوض یک سیستم PAM از یک آشکارساز اولتراسوند متمرکز به صورت کروی با اسکن دو بعدی نقطه به نقطه استفاده می‌کند و نیازی به هیچ الگوریتم بازسازی ندارد. توموگرافی (محاسباتی) فوتوآکوستیک معادلات کلی با توجه به معادله حرارت تولید و انتشار موج فشار فوتوآکوستیک در یک محیط صوتی همگن غیرویسکوز از معادله که سرعت صوت در محیط، ضریب انبساط حرارتی است و ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت است، به دست می‌آید. معادله ۱ تحت احتباس حرارتی برقرار است تا اطمینان پیدا کنیم که انتقال گرما در طول تحریک با پالس لیزر قابل چشم پوشی است. معادله (۱) تحت احتباس حرارتی برقرار است تا اطمینان پیدا کنیم که انتقال گرما در طول تحریک با پالس لیزر قابل چشمپوشی است. احتباس حرارتی هنگامی رخ می‌دهد که طول پالس لیزر بسیار کوتاهتر از زمان استراحت حرارتی است. در محدوده استرس، زمانی رخ می‌دهد که طول پالس لیزر بسیار کوتاه‌تر از زمان استراحت استرس است، معادله ۲ را می‌توان به صورت که فشار آکوستیک اولیه است به دست آورد. الگوریتم بازسازی کلی در سیستم PAT، فشار آکوستیک از طریق اسکن توسط یک مبدل اولتراسونیک روی یک سطح که منبع فوتوآکوستیک را دربر گرفته صورت می‌گیرد. برای بازسازی توزیع منبع داخلی، نیاز به حل معکوس معادله ۳ داریم (برای مثال را پیدا می‌کنیم). رابطه بازتاب کلی که زاویه شامل تمام سطح نسبت به نقطه بازسازی دروناست و سیستم ساده در یک سیستم PAT/TAT/OAT ساده پرتو لیزر گسترده و سپس پراکنده می‌شود تا تمام ناحیهٔ مورد نظر را پوشش دهد. موجهای فوتوآکوستیک تولیدی متناسب با جذب نور در هدف هستند و با یک مبدل اولتراسوند تک اسکن تشخیص داده می‌شوند. | ## بخش 3: تصویربرداری فتواکستیک | اگر چه مبدلهای تک واحدی در این دو سیستم به کار برده شده‌اند، رویهٔ تشخیص دهی ارائه شده به آرایه‌های اولتراسوند نیز قابل اعمال است. نظارت بر همودینامیک از آنجایی که HbO 2 و Hb ترکیبات غالب جذب کننده نور مرئی در بافت بیولوژیکی هستند، چندین طول موج فوتوآکوستیک را می‌توان برای آشکارسازی نسبی غلظت این دو کروموفور استفاده کرد. از این طریق غلظت کل نسبی هموگلوبین (HbT) و هموگلوبین اشباع شده با اکسیژن (sO 2) را می‌توان پیدا کرد. بدین ترتیب تغییرات همودینامیک مربوط به عملکرد مغز را می‌توان توسط PAT تشخیص داد. تشخیص سرطان سینه با استفاده از امواج ماکرویو با پراکندگی کم برای تحریک، TAT قادر به نفوذ به بافت‌های بیولوژیکی ضخیم (در حد چند سانتی‌متر) با دقت فضایی کمتر از میلی‌متر است. از آنجا که بافت سرطانی و بافت عادی پاسخی تقریباً مشابه به تشعشعات رادیویی دارند، TAT پتانسیل کمتری برای تشخیص زود هنگام دارد. میکروسکوپی فوتوآکوستیک عمق تصویر برداری این روش به‌طور عمده به دلیل تضعیف اولتراسونیک محدود شده‌است. یک مبدل اولتراسونیک با فرکانس مرکزی بالاتر و پهنای باند بیشتر برای دقت محوری بالاتر انتخاب می‌شود. برای مثال، یک مبدل اولتراسونیک ۵۰ مگاهرتز ۱۵ میکرومتر دقت محوری و ۴۵ میکرومتر دقت جانبی تا عمق حدود ۳ میلیمتر دارد. میکروسکوپی فوتوآکوستیک کاربردهای مهمی در تصویربرداری عملکردی مانند تشخیص تغییرات در اکسیژن دار و بدون اکسیژن شدن هموگلوبین در رگهای خونی کوچک دارد. دیگر کاربردها به تازگی تصویربرداری فوتوآکوستیک در بحث آثار هنری برای آشکارسازی طرح‌های اولیه و خطوط طراحی در نقاشی معرفی شده‌است. | ## جمع‌بندی | تصاویر فوتوآکوستیک گرفته شده از نقاشی‌های رنگ روغنی مینیاتوری بر روی کرباس، که توسط تابش پالس لیزر در پشتشان نور اندازی شدند، به وضوح حضور خطوط طراحی توسط مداد پوشیده شده با چندین لایه رنگ را نشان می‌دهند.