موضوع مقاله: طیف سنجی پراکندگی یون کم انرژی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # طیف سنجی پراکندگی یون کم انرژی | مقدمه: طیف سنجی پراکندگی یون کم انرژی (LEIS) که بعضاً به اختصار (ISS) نیز نامیده می شود ، یک روش تحلیلی حساس به سطح است که برای مشخص کردن ترکیبات شیمیایی و ساختار مواد استفاده می شود.در این روش فعل و انفعالات سطحی فلزها،نیمه‌هادی ها،آلیاژ ها و کاتالیزور ها بررسی می شود. | ## بخش 1: طیف سنجی پراکندگی یون کم انرژی | LEIS بیرونی ترین لایه اتمی ماده را تحلیل می کند و با استفاده از آن به خواص ماده مورد نظر دست می یابد. LEIS شامل جریانی حاوی ذراتی باردار و دارای جهت است که به عنوان یون در سطح شناخته می شوند و مشاهده موقعیت ها ، سرعت ها و انرژی های یون هایی که با سطح دارای بر هم کنش می باشند. LEIS یک ابزار تحلیلی است و به شدت به سطح حساس می باشد.بر این اساس یون ها حساسیت های متفاوتی به اتم های سطح با جرم های مختلف نشان می دهند و اتم های سنگین تر بهتر قابلیت تحلیل شدن توسط دستگاه را دارند. داده هایی در این روند جمع آوری می شوند و با نتیجه گیری از آنها می توان به اطلاعاتی در مورد ماده مانند موقعیت نسبی اتم ها در یک شبکه سطح دست یافت. همچنین آن یکی از معدود تکنیک های حساس به سطح است که توانایی مشاهده اتم های هیدروژن را به صورت مستقیم دارد، جنبه ای که ممکن است در آینده بر اقتصاد هیدروژن بسیار اثرگذار باشد. از آنجا که روش های تحلیلی حساس به سطح مانند LEIS هر یک معایب و مزایایی دارند اغلب برای شناسایی مواد با یکدیگر به کار می روند. یون افکن(Ion Gun) ،یکی از اصلی ترین اجزای دستگاه است و وظیفه آن شلیک پرتوی یونی به سمت سطح نمونه هدف است. معمولاً از یونش الکترونی برای یونیزه کردن اتمهای گاز نجیبی مانند He ، Ne استفاده می شود. | ## بخش 2: طیف سنجی پراکندگی یون کم انرژی | دامنه انرژی مورد استفاده 500 الکترون ولت تا 20 کیلوولت است.انرژی مورد نظر یون ها با اعمال ولتاژ شتاب دهنده تامین می شود. با پالس یونها با فرکانس منظم به سمت نمونه و اندازه گیزی زمان طی مسافت مشخصی پس از برخورد سطح به آشکارساز ، می توان سرعت یونها و نوترون های آمده از سطح را محاسبه کرد. آشکارکننده / آنالیزور الکترواستاتیک ، برای تشخیص سرعت و یا انرژی ذرات پراکنده از جمله یونها و گاهی ، نوترون ها استفاده می شود. پمپ های خلا ، به منظور جلوگیری از برهم کنش میان یون ها و گاز اطراف اندازه گیری ها در پمپ های خلا انجام می شود. سایر ابزارهای تحلیلگر بیشتر مواقع انجام چندین نوع تحلیل و آنالیز بر روی نمونه در یک سیستم یا به صورت همزمان مورد نظر است. این ابزار ها عموماً شامل طیف سنجی الکترونی ، پراش الکترون کم انرژی (LEED) و طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS) باشد. از جمله این اتفاقات میتوان به انتشار الکترون یا فوتون ، انتقال الکترون (از یون به سطح و از سطح به یون) ، پراکندگی ، جذب و پراکنش (رانده شدن اتم ها از سطح)اشاره کرد. تعیین کیفی ترکیب عنصری با مدل برخورد دو بدنه با توجه به محدوده انرژی مورد استفاده در آزمایشهای پراکندگی یون (کمتر از 500 الکترون ولت) ، اثرات ارتعاشات حرارتی ، نوسانات فونون و فعل و انفعالات بین اتمی درنظر گرفته نمی‌شوند زیرا بسیار کمتر از این محدوده هستند. | ## بخش 3: طیف سنجی پراکندگی یون کم انرژی | از اندازه گیری انرژی یونهای پراکنده در این نوع فعل و انفعالات می توان برای تعیین ترکیب اصلی یک سطح یه صورت زیر استفاده کرد: برخوردهای الاستیک دو بدنه به مفاهیم انرژی و تکانه مربوط می باشد. به طریق مشابه می دانیم: در یک آزمایش کنترل شده ، انرژی و جرم یونهای اولیه (به ترتیب E 0 و m x ) و هندسه های پراکندگی را می دانیم ، بنابراین ترکیب عنصری سطح با رابطه بین E 1 و E 2 و جرم ذره دوم مشخص می شود . محاسبه کمی همان طور که مشاهده شد تعیین کیفی ترکیب عنصری تا حدی ساده است برخلاف تعیین کمی آن که دشوار می باشد.برای مشخص کردن دقیق نسبت ترکیب از فرمول های زیر استفاده میشود: و به ترتیب اعداد اتمی یون اولیه و یون سطح می باشند. تداخل الکترون هایی را محاسبه می نماید که به دور هر هسته می چرخند.برای محاسبه مقطع پراکندگی رادرفورد می توان از پتانسیل MEIS و RBS بهره برد. مقایسه با دیگر روش های تحلیل طیف سنجی یون با انرژی متوسط (MEIS) :و طیف سنجی بازگشتی رادرفورد (RBS) تنظیمات مشابهی با LEIS دارند ولی در آنها یون ها دارای محدوده انرژی متفاوتی می شوند.به دلیل بیشتر بودن انرژی ذرات این روش ها نسبت به سطح حساس نمی‌باشند. طیف سنجی جرم یون ثانویه (SIMS):به صورت کلی این روش اطلاعاتی در مورد ساختار نمونه نمی‌دهد. طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS) :برخلاف نمونه های قبلی می تواند سطح را تحلیل کند ولی چون آنالیز در آن در ابعاد وسیع تری انجام می شود قادر به تشخیص اولین لایه از لایه های زیر سطحی نمی‌باشد. | ## جمع‌بندی | پراش الکترون با انرژی کم (LEED) : با وجود اینکه اطلاعات ساختاری دقیقی ارائه می دهد نمی توان از آن برای تعیین ترکیب عنصری سطح استفاده کرد.