Apparatus for the preparation of medical infusion solutions

Abstract: In apparatus for preparation of a medical infusion solution, especially for the treatment of the urema by means of haemofiltration or peritoneal dialysis, infusion concentrate from a container (9) is mixed in desired ratio with high purity water in a mixing tank (15), the mixing ratio is determined and controlled gravimetrically by a weighing machine (26) and control device (27) and the concentration is checked continuously through measurement of the electrical conductivity of the solution by a conductivity meter (17). The high purity water is additionally filtered by sterile filters (13, 39) and the desired infusion solution is filtered through an ultrafilter (20) to be free of pyrogens for in-line infusion into the patient. All apparatus components such as concentrate supply container (9), electromagnetic valves (V1 to V8), pumps (P1, P2), pressure meter (19), conductivity meter (17), ultrafilter (20), sterile filters (13, 39), weighing machine (26) and control and regulating device (27) are located in a frame (40). The mixing tank (15) loads the electrical weighing machine (26). The electrical control and regulating parts are controlled by a microprocessor. <IMAGE>

Description: Gerät zur Aufbereitung medizinischer Infusionslösungen Beschreibung Die Erfindung betrifft ein Gerät zur Aufbereitung medizinischer Infusionslösungen. Neben der Haemodialyse hat sich in den letzten Jahren die Haemofiltration als Behandlungsmethode bei akutem und chronischem Nierenversagen immer mehr durchgesetzt. Zum Stand der Technik wird hingewiesen auf GB-PS 1 563 840, US-PS 3,579,441,GB-PS 1 366 086, GB-PS 1 555 389, US-PS 4,219,422. Dabei werden dem Patienten durch Filtration die sich im Blut angehäuften Schadstoffe und ein erhebliches Ma Slutflüssigkeit entzogen. Die Schadstoffe und Flüssigkeit werden verworfen. Zumindest ein Teil der Flüssigkeit muss dem Patienten in Form von Infusionslösungen wieder zugeführt werden. Diese Infusionslösungen werden zum direkten Verbrauch in handelsüblichen Gehinden, steril verpackt und sterilisiert geliefert und direkt über die Dialyse maschinen oder Haemofiltrationsmaschinen dem Patienten während der Behandlung zugeführt. Wegen der erheblichen Mengen, die jeder Patient benötigt, ist diese Handelsform der Infusionslösung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten unbefriedigend. Hinzu kommt, dass durch längere Lagerung die Gefahr einer Verkeimung der Lösung besteht und damit der Patient einem höheren Risiko ausgesetzt ist. Da in Kliniken und Dialysezentren eine grössere Anzahl solcher "künstlicher Nieren" vorhanden sind, ist daher der Bedarf an Infusionslösung sehr gross. Auch bei der medizinischen Behandlung nierenerkrankter Patienten nach dem Prinzip der Dialyse, besonders aber bei der Peritonealdialyse, werden ebenfalls keimfreie, unter medizinischen Gesichtspunkten besonders zusammengesetzte In fusionslösungen bzw. Behandlungslösungen benötigt. Andererseits sind auch bereits Anlagen zur direkten Herstellung der Infusionslösung aus den einzelnen Bestandteilen bekannt, z.B. EP-A 1 0 042 939, die jedoch für den klinischen Betrieb zu ungenau arbeiten. Hinzu kommt, dass die bekannten Geräte keine Einrichtung besitzen, um eine Verkeimung der im Gerät aufbereiteten Infusionslösung zu verhindern, wenn keine permanente Entnahme der Infusionslösung erfolgt, sondern längere Entnahmepausen zu berücksichtigen sind. Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Gerät zu schaffen, welches in der Bedienung einfach und sicher aufgebaut ist und die Möglichkeit zulässt, Infusionslösungen zur unmittelbaren Verwendung am Patienten in ge wünschter exakter Konzentration und Zusammensetzung herzustellen und das eine Verkeimung der Infusionslösung im Gerät während längerer Entnahmepausen ausschliesst. Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben. Hierbei wurde geräteseitig berücksichtigt, dass in allen Kliniken und Dialysestationen bereits grosstechnische Anlagen vorhanden sind, mit denen Reinstwasser auf einer zentralen, nach dem Prinzip der Umkehrosmose arbeitenden Wasserversorgungsanlage herstellbar und somit das für die Herstellung der Infusionslösung notwendige Reinstwasser in grosser Menge vorrätig ist. Der bisher in den handelsüblichen Gebinden von fertiger Infusionslösung vorhandene Anteil an Reinstwasser braucht also nicht mehr gelagert und transportiert zu werden. Das erfindungsgemässe Gerät kann daher portabel ausgebildet sein und die Lagerhaltung beschränkt sich nur noch auf die relativ kleinen Mengen an Elektrolytkonzentrat zur Herstellung der Infusionslösung. Die auf dem Gerät hergestellte Infusionslösung kann daher praktisch kurz nach ihrer Herstellung In-Line dem Patienten über die Dialysemaschine oder die Haemofiltrationsmaschine zugeführt werden. Die zugeführte Lösung ist pyrogenfrei und keimfrei, auch wenn die dauernde Entnahme durch längere Entnahmepause (Nichtentnahme von Infusionslösung) unterbrochen war. Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Gerätes ist in der beiliegenden Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt: Fig. 1 das portable Gerätegestell mit den darin ange ordneten einzelnen Geräteelementen in verein fachter Darstellung und Fig. 2 eine auf der Gerätefrontseite angeordnete Schalt planfolie. Die noch näher zu beschreibenden Einzelgeräteteile sind auf ein mit Transportrollen ausgerüstetes Gerätegestell 40 montiert. Das Gestell 40 ist zumindest stellenweise durch eine Verkleidung 40' geschlossen. Das Gerät besteht im wesentlichen aus den Absperrventilen V1 bis V8, die einlassseitig und auslassseitig mit selbstsperrenden Anschlüssen zur Aufnahme von Schläuchen ausgestattet sind, den Pumpen P1 und P2, einem Leitfähigkeitsmesser 17, einem Druckmesser 19, einem Ultrafilter 20, mindestens drei Sterilfiltern 13,39,18, einem Nischbehäl- ter 15, einer Waage 26 und einem Steuer- und Regelgerät 27. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Mischbehälter 15 über zwei Kreuzgelenke 24 und ein doch 25 freihängend und pendelnd und die oberschalige Waage 26 belastend, aufgehängt. Bei Anordnung der Waage 26 am Gestellboden kann der Mischbehälter 15 natürlich auch auf der Waage 26 stehen. Anstelle der Waage 26 können auch andere herkömmliche Kraftaufnehmer als gravimetrischer e#wert- geber dienen. Alle übrigen Geräteteile sind mittelbar oder unmittelbar am Gestell 40 durch Verschraubungen oder dergleichen festgelegt. Der Konzentratvorratsbehälter 9 für das Elektrolytkonzentrat hängt z.B. an einem Galgen des Gestell 40 und der Behälterauslass mündet im Anschluss 1 des Absperrventils V1. Eine elektromotorisch angetriebene Pumpe P1 ist zwischen dem Konzentratvorratsbehälter 9 und Ventil 1 angeordnet und fördert Konzentrat in den Einlass 11 des Mischbehälters 15. An den Einlass 3 des Absperrventils V3 ist über einen Schlauch die Verbindung mit einem nicht dargestellten Reinstwasserreservoir vorgesehen. Der Ausgang des Ventils V3 geht in einen kreuzförmigen Stromteiler 12 über, dessen zwei Auslässe in den beiden Absperrventilen V2 bzw. dessen Flüssigkeitsanschluss 2 und im Absperrventil V4 bzw. Flüssigkeitsanschluss 4 münden. Der dritte Auslass des Stromteilers 12 mündet auf der Einlassseite 13' eines ersten Sterilfilters 13 von 0,2 Um Porengrösse, der im Reinstwasser vorhandene Keime zurückhält und der Auslass 13t' des Sterilfilters 13 mündet in einem weiteren Einlass 14 des Mischbehälters 15, der zur besseren Durchmischung auf dem Behälterboden kreis- oder spiralförmig mit einer Düse endet. Zwischen dem Absperrventil V2 und dem Stromteiler 12 ist ein zweiter Sterilfilter 39 mit G,2 Mm Porengrösse angeordnet. Ein Auslass 16 des Mischbehälters 15 mündet in einem elektrischen Leitfähigkeitsmesser 17, der die elektrische Leitfähigkeit der Flüssigkeit im Mischbehälter 15 misst, die abhängig von der aktuellen Konzentration der Flüssigkeit ist. Der Ausgang des Konzentrationsmessers 17 mündet in einem T-förmigen Stromteiler 7, der mit dem Flüssigkeitsanschluss 6 und dem Absperrventil V6 einen Bypass bildet. Weiterhin ist der Stromteiler 7 mit einem weiteren Absperrventil V7 und dem Einlass 21 eines Ultrafilters 20 mit einer Pyrogene zurückhaltenden Membran mit einem Cut off von < 20000 Daltons verbunden. Zwischen dem Einlass 21 und des Ultrafilters 20 und dem Auslass 16 des Mischbehälters 15 sind weiterhin der bereits erwähnte Leitfähigkeitsmesser 17, eine Förderpumpe P2, der Stromteiler 7, das Absperrventil V7 und ein Flüssigkeitsdruckmesser 19 angeordnet. Je nach Ausführungsform werden diese Bauteile mittelbar oder unmittelbar von der Flüssigkeit durchströmt. Der trübseitige Auslass 22 des Ultrafilters 20 mündet unter Zwischenschaltung eines weiteren Absperrventiles V8 in einem weiteren Einlass 8 des Mischbehälters 15 gleichfalls in einer Kreisform am Behälterboden. Der reinseitige Auslass 23 des Ultrafilters 20 mündet in dem Absperrventil V5 und dem Flüssigkeitsanschluss 5. Dieser Anschluss 5 dient zur direkten Weiterleitung der aufbereiteten Infusionslösung zur Abfüllung in einen Behälter zur Zwischenlagerung oder direkt an den oder die Verbraucher, das sind unter Zwischenschaltung der Dialysemaschinen oder Haemofiltrationsmaschinen die nierenerkrankten Patienten. Das elektrische Steuer- und Regelgerät 27 weist mehrere alpha-numerische Anzeigen 28 in digitaler Form sowie eine Eingabetastatur 29, Kontrollampen 30 und eine Schaltplanfolie 31 oder Aufdruck auf, die in Fig. 2 näher erläutert ist. Die elektrischen Geräteteile der Waage 26, des Steuerund Regel gerätes 27, der beiden Pumpen P1 und P2, der Absperrventile V1 bis V8, des Leitfähigkeitsmessers 17 und des Druckmessers 19 kontaktieren untereinander mit Hilfe elektrischer Leitungen 32,33 und 34 und sind über einen Netzanschlussstecker 36 an das Stromnetz angeschlossen bzw. anschliessbar. Das Steuer- und Regelgerät 27 weist weiterhin mehrere FunktionsschalXer 35 auf. Die#dargestellte handelsübliche Waage 26 ist mit einem Mikroprozessor ausgestattet und ist über einen Datenausgang 37 mit dem Steuer- und Regel gerät 27 kommunizierend verbunden. Das Gerät kann permanent mit V3 an einen Reinstwassereingang angeschlossen werden. Vor Inbetriebnahme des Gerätes zur mischung der Infusionslösung muss dieses sterilisiert und vom Sterilisierungsmittel freigespült werden. Hierbei kann eine chemische Sterilisation mit Formalin oder eine Heisssterilisation erfolgen. Zu diesem Zweck wird das chemische Sterilisationsmittel in konzentrierter Form in den Flüssigkeitsanschluss 1 eingeleitet, wobei alle anderen Ventile geschlossen sind. Das konzentrierte Sterilisationsmittel wird gemäss dem eingegebenen Mischungsverhältnis mit Reinstwasser im Mischbehälter verdünnt. V1 wird mit V2 und V4 wird mit V5 mittels eines kurzen Schlauchverbindungsstückes verbunden. So ist das gesamte Leitungssystem in sich geschlossen und sämtliche flüssigkeitführenden Baugruppen können durch entsprechende Schaltung der Ventile und Pumpen chemisch desinfiziert werden. Eine im Gerät eingebaute Uhr zeigt die Dauer der Desinfektion an. Nach vollendeter Desinfektion wird das Desinfektionsmittel über den Bypass 6 verworfen. Das gesamte Leitungssystem wird mit Reinstwasser von Desinfektionsmittelresten durch entsprechende Schaltung der Ventile freigespült. Die Anzahl der Spülzyklen wird angezeigt. Der Mischbehälter 15 fasst etwa 50 1 Flüssigkeit. Zur Herstellung von einer bestimmten Menge Infusionslösung wird 1. das gewünschte volumetrische Mischungsverhältnis (Konzentrat/Reinstwasser), 2. das spez. Gewicht des Konzentrats (das spez. Gewicht des Reinstwasser wird vom Rechner automatisch mit 1 gr/ml angesetzt) und 3. die Gesamtmenge der herzustellenden Lösung in das Gerät eingegeben. Daraufhin wird evtl. im Gerät befindliche Flüssigkeit über den Bypass 6 entleert. Da das Mischungsverhältnis, wie in der Dialyse üblich, volumetrisch eingegeben wurde, wird vom Rechner mit Hilfe des spez. Gewichtes des Konzentrates automatisch das gravimetrische Mischungsverhältnis berechnet. Die berechnete Konzentratmenge wird von der Pumpe P1 in den leeren Mischbehälter 15 dosiert. Bei Erreichen des Soll gewichtes stoppt die Pumpe P1. Im Ruhezustand wird das Konzentratgewicht durch eine Wägung exakt bestimmt. Bestehen Differenzen zwischen Soll- und Istgewicht des Konzentrates, so wird die zu fördernde Reinstwassermenge entsprechend dem Ist-Konzentrat gewicht neu berechnet. Auf diese Art ist eine exakte Einstellung des Mischungsverhältnisses gewährleistet. Dann öffnet V3 und das Reinstwasser strömt via V3, Sterilfil- ter 13 durch ein Tauchrohr 14' in den Mischbehälter 15. Das Tauchrohr 14' ist so ausgebildet, dass im Mischgefäss 15 eine kreisförmige Verwirbelung und damit eine homogene Vermischung der Lösung erfolgt. Ist die berechnete Menge in das Mischgefäss 15 geflossen, schliesst V3. Dann startet die Pumpe P2 und V8 wird geöffnet (alle anderen Ventile sind geschlossen). Hierdurch wird eine zusätzliche Vermischung der Infusionslösung erreicht, die Trübseite des Ultrafilters 20 wird von Luft befreit, und die Oberfläche des Ultrafilters 20 wird gereinigt. Damit ist das Mischprogramm beendet. Jetzt kann über die Eingabetastatur 29 die Infusionslösungsmenge eingegeben werden, die z.B. in einen Kontrollbeutel abgefüllt werden soll. Diese Menge wird aus dem Mischbehälter 15 durch die Pumpe P2 abgefördert, mit einem Leitfähigkeitsmesser 27 auf exakte Konzentration überprüft und durch das Pyrogenfilter entsprechend und durch V5 in ein Behältnis abgefüllt. Bei Abweichung der Leitfähigkeit vom Sollwert schliesst V5 und die Lösung wird über den Bypass verworfen. Die verworfene Menge wird zur abgefüllten Menge nicht hinzugezählt. Zum Schutz vor Verkeimung während einer längeren Entnahmepause (Nichtentnahme von Infusionslösung) besitzt das Gerät ein weiteres spezielles Programm. Zu diesem Zweck wird V4 mit V5 mittels einer Schlauchverbindung verbunden. Pumpe P2 hält einen Flüssigkeitsstrom, der vom Mischbehälter 15 über Pumpe P2, Pyrogenfilter 20, V5, V4, Sterilfilter 13 zurück in den Mischbehälter 15 rezirkuliert, aufrecht. Dies bedeutet, dass der reinseitige Auslass 23,V5 des Pyrogene zurückhaltenden Ultrafilters 20 mit dem Einlass 14 des Mischbehälters 15, vorzugsweise mit dem vorgelagerten Einlass V4, 13' des Sterilfilters 13 verbindbar ist und durch die Förderpumpe P2 die aufbereitete Infusionslösung in einem geräteinternen Rezirkulationskreislauf vom Mischbehälter 15 über den Ultrafilter 20, Sterilfilter 13 und zurück in den Mischbehälter 15 bewegbar ist. Der trübseitige Auslass 22 des Ultrafilters 20 ist dabei in den von der Förderpumpe P2 aufrechterhaltenen Rezirkulationskreislauf im Nebenschluss Ultrafilter/Mi schbehälter einbezogen. Zur sterilen Belüftung und Entlüftung des Mischbehälters 15 ist ausserdem ein Belüftungsfilter 18 vorgesehen, der auf einen weiteren Auslass 10 des Mischbehälters 15 aufgesetzt ist. Die Bedienungs- und Anzeigeelemente des Steuer- und Regelgerätes 27 sind in die Verkleidung integriert ebenso die Schaltplanfolie 31, die durch elektrische Lampen den aktuellen Schaltzustand des Gerätes in den einzelnen Schaltphasen optisch anzeigt und in Fig. 2 näher dargestellt ist. Der Schaltplan ist auf einer Folie aufgedruckt hzw. direkt auf der Geräteverkleidung aufgezeichnet. Unmittelhar neben den Symbolen für die vom Steuerund Pegel gerät 27 beeinflussbaren elektrischen Geräteteilen, das sind die beiden Pumpen P1 und P2 und die Ab-sperrventile V1 bis V8 sind Gehäusedurchbrechungen angeordnet, in denen kleine Signal lampen befestigt sind, die das Steuer- und Regelgerät 27 kontaktieren und den jeweiligen Schaltzustand durch ihren ein- bzw. ausgeschalteten Zustand anzeigen. In Fig. 2 sind diese Signallampen einheitlich mit 38,30 bezeichnet. Das Bedienungspersonal hat aufgrund dieser vorteilhaften Ausgestaltung die Möglichkeit, den aktuellen Programmablauf, die Steuerung der Ventile und der anderen elektrischen Baueinheiten optisch zu verfolgen und eventuelle Fehler oder Ausfälle sofort zu erkennen.

Claims: Ansprüche: 1. Gerät zur Aufbereitung medizinischer Infusionslösungen, insbesondere für die Verwendung derselben zur Behand lung der Urämie mit der Hämofiltration oder der Peri tonealdialyse, gekennzeichnet durch die Kombination folgender unmittelbar oder mittelbar verbundener Bau einheiten: a) ein Konzentratvorratsbehälter (9) für das Infusions konzentrat mündet mit seinem Auslass in einen Misch behälter (15), b) zwischen Mischbehälter (15) und Konzentratvorrats behälter (9) ist eine elektromotorisch angetriebene Konzentratpumpe (P1) angeordnet, welche Konzentrat in den Mischbehälter (15) fördert, c) mehrere Flüssigkeitsanschlüsse (1. bis 6) sind in Kombi nation mit Absperrventilen (V1 bis V6) angeordnet, die elektrisch bewegliche Absperrorgane aufweisen, d) ein Flüssigkeitsanschluss (3) davon ist ein Reinst wassereingang für ein durch Umkehrosmose oder durch andere Verfahren hergestelltes Reinstwasser aus einem Reinstwasserreservoir, wobei der Flüssigkeitsan schluss (3) in den Eingang (13') eines Keime zurück haltenden Sterilfilters (13) mit 0,2 Um Porengrösse und der Ausgang (13'') des Sterilfilters (13) behälter (15) mündet, e) ein Auslass (16) des Mischbehälters (15) mündet im Ein lass (21) eines am Gestell (40) festgelegten oder abge stützten, Pyrogene zurückhaltenden Ultrafilter mit ei nem Cut off von 4 20000 Daltons und der trübseitige Auslass (22) des Ultrafilters (20) mündet im Mischbe hälter (15), f) zwischen dem trübseitigen Auslass (22) des Ultrafil ters (20) und dem Mischbehälter (15) ist ein elek trischer Flüssigkeitsdruckmesser (19), eine elektro motorisch angetriebene Förderpumpe (P2) und ein elek trischer Leitfähigkeitsmesser (17) für die Messung der aktuellen Konzentration der Infusionslösung ange ordnet, g) der reinseitige Auslass (23) des Ultrafilters (20) mün- det in einem Zapf- und Absperrventil (V5), h) der Mischhehälter (15) belastet stehend oder hängend einen am Gestell (40) festgelegten Kraftmesser oder eine Waage (26), i) ein elektrisches Steuer- und Pegel gerät (27) für die Dilanzierung des Mischungsverhältnisses von Konzen trat und rseinstwasser und ausgestattet mit einer manu ellen Eingabetastatur (29) und mehreren Funktions schaltern (35) und Kontrollampen (30) und alpha-nume rischen Anzeigen (28) kontaktiert die elektrischen Bauteile des Kraftmessers oder Waage (26), der beiden Pumpen (P1,P2) der Absperr- und Zapfventile (V1 bis V8), des Druckmessers (19) und des Konzentrationsmesser (17), j) zum Schutz vor Verkeimung der Flüssigkeit im Gerät während einer längeren Entnahmepause (Nichtentnahme von Infusionslösung) ist der. reinseitige Auslass (23,V5) des Pyrogene zurückhaltenden Ultrafilters (20) mit dem Ein lass (14) des Mischbehälters (15), vorzugsweise mit dem vorgelagerten Einlass (V4,13') des Sterilfilters (13) verbindbar und durch die Förderpumpe (P2) ist die aufbereitete Infusionslösung in einem geräteinternen Rezirkulationskreislauf vom Mischbehälter (15) über den Ultrafilter (20), Sterilfilter (13) und zurück in den Mischbehälter (15) bewegbar. 2. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der trübseitige Auslass (22) des Ultrafilters (20) in den von der Förderpumpe (P2) aufrechterhaltenen Rezirkulationskreislauf im Nebenschluss Ultrafilter (20)/Mischbehälter (15) einbe zogen ist. 3. Gerät nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass zwi schen dem Ultrafilter (20) und dem Mischbehälter (15) zu sätzliche Absperrventile (V6,V7,V8) angeordnet sind. 4. Gerät nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Ultrafilter (20), der Förderpumpe (P2) und dem Mischbehälter (15) ein Bypass (7) mit einem Absperr ventil (V6) angeordnet ist. 5. Gerät nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Sterilfilter (13) und dem Absperrventil (V3) für den Anschluss (3) des Reinstwassers ein kreuzförmiger Stromteiler (12) angeordnet ist, dessen Auslässe in wei teren Absperrventilen und in mindestens einem weiteren Sterilfilter (39) von 0,2 um Porengrösse münden. 6. Gerät nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Absperrventile (V1 bis V8) elektromagnetisch gesteuer te Membranventile sind. 7. Gerät nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Einlass (14) des Mischbehälters (15) für das Reinst wasser als Tauchrohr (14') mit einem am Behälterboden endenden, die Durchmischung fördernden gebogenen Rohr ende ausgebildet ist. 8. Gerät nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass sämtliche Flüssigkeit führenden Leitungen und Baugruppen durch fluiden Kurzschluss einzelner Ein-/Auslässe (1 bis 6) der Ventile (V1 bis V6) untereinander und deren selektive Absperrung zu einem von einem Sterilisationsmittel durch spülten geschlossenen Kreislauf verbindbar sind. 9. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Mischbehälter (15) in einem weiteren Auslass (10) ei nen Filter (18) zur sterilen Be- und Entlüftung trägt. 10. Gerät nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Gestellverkleidung (40') Durchbrechungen in Grösse von zur Geräteaussenseite weisenden Lampenfassungen für Signallampen aufweist und in den Durchbrechungen Signal lampen (38,30) angeordnet sind und einem Teil der Signal lampen (38) unmittelbar ein auf der Gehäuseverkleidung (40') befestigter Schaltsymbolträger (31) für die elektrisch gesteuerten Ventile (V1 bis V8) und die beiden Pumpen (P1 und P2) zugeordnet ist. 11. Gerät nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass sämtliche Baueinheiten mittelbar oder unmittelbar an einem gemeinsamen Gerätegestell (40) festgelegt sind.

Inventors: KNOTHE, ERICH, KOHN, HEINZ GERHARD, DR., PRADEL, GUNTER, Köhn, Heinz Gerhard, Dr., Pradel, Günter
Applicants: SARTORIUS GMBH.
Application year: 1984
Main classification: A61M1
IPC codes: A61M1