METHOD OF DETERMINING THE TRITIUM CONCENTRATION OF HUMID AIR

Abstract: 1. Method of determining the **3 H concentration of air moisture, wherein the air moisture is adsorbed in a drying agent, and the concentration of tritium activity is measured, characterised in that the air moisture is completely adsorbed in the drying agent, the drying agent is then added to tritium-free water, whereby a **3 H/H**1 isotope exchange is effected, and the **3 H concentration is measured utilising a sample of the water thus obtained.

Description: Verfahren zur Bestimmung der 3H-onzentration von Luftfeuchte. Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung der 3H-Konzentration von Luftfeuchte, bei dem die Luftfeuchte in einem Trockenmittel adsorbiert und die Tritiumaktivitätskonzentration gemessen wird. Zur kontinuierlichen Tritium-in-Luft-Uberwachung verwendet man vorwiegend Durchflussproportionaldetektoren oder Durchflussionisationskammern. Bedingt durch die geringe Energie der Betastrahlung ist die Einleitung des Zählgas-Luftgemisches in das Innere eines empfindlichen Detektors notwendig. Neuere Konstruktionen von Durchflussproportionaldetektoren erlauben unter Verwendung einer Antikoinzidenz-Koinzidenz-Schaltung die gleichzeitige Messung von Edelgasen und Tritium. Der Messbereich von handelsüblichen Monitoren zur kontinuierlichen Tritium-in-Luft Überwachung liegt bei 3,7 . 102 bis 3,7 . 108 Bq m 3. Messtechnische Nachteile von Tritium-Monitoren sind Kontaminationen durch Fremdnuklide und 3HHo (Memory-Effekt) und die Vortäuschung von Tritium durch andere radioaktive Gase (FS-82-27-T, H. Brunner, EIR, (1981), S. 301 - 305). Eine übliche Methode sieht die Abscheidung der Luftfeuchte aus dem Messluftstrom durch Abkühlen der Luft unter den Taupunkt vor. Aus der spezifischen Aktivität des auskondensierten HH0/H20-Gemisches lässt sich bei bekannter absoluter Luftfeuchte der Fortluft und bei konstanter Tritiumkonzentration der Luftfeuchte die Tritiumaktivitätskonzentration der Fortluft berechnen (Atompraxis 10, 1967, S. 454 - 457). Die Messung der spezifischen Aktivität des destillativ gereinigten Kondensats erfolgt dann üblicherweise mit dem Flüssigszintillationsverfahren. Die Nachweisgrenze liegt bei etwa 3,7 Bq m 3 Luft bei einer Messzeit von 10 Minuten und einer absoluten Luftfeuchte von 11 g m 3, Probleme ergeben sich durch - den Isotopenaustausch zwischen Messluft und Kondensat, - Rückverdampfungen, - Schwankungen der absoluten Luftfeuchte und - Schwankungen der Tritiumkonzentration der Luftfeuchte. Ist die Taupunkttemperatur der Messluft niedriger als die Kühltemperatur, fällt kein Kondensat mehr an. Bei Kühltemperaturen unter 0 C ergeben sich Probleme durch Eisbildung und Verstopfungen. Eine vollständige quantitative oder konstante prozentuale Abscheidung der Luftfeuchte ist daher nicht möglich Bei einer weiteren Methode wird die Messluft durch ein Wasserbad geleitet, wobei ein Isotopenaustausch zwischen der durchgeleiteten tritiumhaltigen Luftfeuchte und dem Auffangwasser erfolgt. Ein Teil des Wassers verdunstet während dem Durchleiten. Das Auffangwasser wird im Flüssigszintillationsspektrometer gemessen. Es wird ein Zusammenhang zwischen der Tritiumkonzentration der Luftfeuchte und der Tritiumkonzentration des Auffangwassers hergestellt (Atomwirtschaft, Sept./Okt. 1976, S. 485 488). Probleme ergeben sich durch - Schwankungen der Luftfeuchte, - Schwankungen der Temperatur und - Schwankungen des Tritiumgehaltes der Luftfeuchte. Der Messluft kann aber auch durch hygroskopische Stoffe die Luftfeuchte entzogen werden. Es gibt mehrere Trockenmittelverfahren zur Messung der Tritiumkonzentration der Luftfeuchte mit: - Schwefelsäure - Kieselgel (Silica-Gel) - Äthylenglykol - Molekularsiebe Die Art der Probenvorbereitung hängt jedoch von der Art des Trockenmittels ab. Bei der Verwendung von Schwefelsäure ist eine chemische Aufarbeitung notwendig. Äthylenglykol wird als Teil des Szintillatorcocktails verwendet. Das Kieselgel und die Molekularsiebe müssen erhitzt und dann das Kondensat gemessen werden. Probleme treten hierbei auf, weil - die Verwendung flüssiger Adsorptionsmittel aus Sicher heitsgründen ungünstig und die Handhabung unpraktisch ist - die thermische Rückgewinnung des adsorbierten Wassers aus den festen Adsorbern zeitlich und apparativ auf wendig ist. Die der Erfindung gestellte Aufgabe besteht nunmehr darin, ein Verfahren anzugeben, das für ein Routinemessverfahren mit einem geeigneten Trockenmittel geeignet ist und die Messung einer Teilmenge des Wassers im Flüssigszintillationsspektrometer ermöglicht, wobei das geeignete Trockenmittel folgende Eigenschaften besitzen soll: - Sicher handhabbarer Feststoff der seine Rieselfähig keit nach der Adsorption behält. - Hohe Aufnahmekapazität für Wasser. - Quantitative Adsorption der Luftfeuchte bei möglichen Schwankungen der Temperatur, der relativen Luftfeuchte und des Volumenstromes der Messluft. - Keine chemischen Reaktionen nach der Zugabe des Trocken mittels zum Wasser. - Der durch das Trockenmittel im Messgut verursachte Quench effekt bei der Messung im Flüssigszintillationsspektro meter soll vernachlässigbar klein sein. - Praktikable Dimensionierung einer Sammelstelle. - Genügend niedrige Nachweisgrenze für H. - Niedrige Investitions- und Betriebskosten. Die Lösung ist in den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 beschrieben. Die übrigen Ansprüche geben vorteilhafte Verwendungs- und Anwendungsmöglichkeiten des erfindungsgemässen Verfahrens wieder. Die besonderen Vorteile der Erfindung bestehen in folgendem: - Die z.B. in kerntechnischen Anlagen auftretenden Abluft 93 abgaben in der Grössenordnung von 10 m /a können bei einem Nachweis von 1 Ci bei konstanter Abgaberate mit einer Nachweisgrenze von 10-9 Ci/m Luft gemessen werden, was mit kontinuierlich messenden Methoden nicht möglich ist, wenn ausserdem noch die Anwesenheit radioaktiver Edelgase störend hinzukommt. - Bei stark schwankenden Tritiumableitungen ist eine zuverlässige Aussage über "niedrige" 3H-Ableitungen in der Grössenordnung von 10-100 Ci/a möglich. - Einfacher apparativer Aufbau der Sammelstelle mit z.B. Aerosolfilter, Trockenmittelpatrone, Rotameter und Pumpe. - Durch die hohe Schüttdichte und die gute Trocknungs kapazität des Molekularsiebes ist es zur Lufttrocknung in kleindimensionierten Patronen mit 150 g Trockenmittel schon geeignet. Die Patronen sind leicht una sicher transportierbar. - Verwendet wird ein einfach und sicher zu handhabendes festes (1/1 6"-Stäbchenform) Molekularsieb. - Bei eventuellem Bruch der Patrone entsteht keine Kontaminationsgefahr und keine chemischen Reaktionen. - Es ist möglich den Sammler netzunabhängig zu betreiben und in geeigneter Anordnung zur Umgebungsüberwachung einzusetzen. Das System ist daher potentiell zur Über wachung der Fortluft und der Umgebungsluft geeignet. - Das Trockenmittel adsorbiert praktisch vollständig die Luftfeuchte, auch bei Schwankungen der Temperatur, der relativen Luftfeuchte und des Bypass-Volumenstromes. - Da die Luftfeuchte praktisch vollständig adsorbiert wird, muss die absolute Luftfeuchte der Messluft, im Gegen satz zur Kondensatmethode, nicht bekannt sein. Auch bei niedrigen oder hohen Temperaturen wird die Luftfeuchte adsorbiert. - Nach der Zugabe des Trockenmittels zum Wasser findet ein schneller Isotopenaustausch 3H/1 H statt. - Nach dem Absedimentieren des feinen Schlamms ist an der Oberfläche eine reine Probe zu entnehmen. Kein Quencheffekt im Messgut ist vernachlässigbar klein. 3 3 - Die Nachweisgrenze liegt bei 1 Bq HHO/m Luft. Gefor dert sind nach STA 1503.1 3,7. 102 Bq/m3. Die Nach weisgrenze ist besser als die von Tritium-Monitoren. - Das Molekularsieb kann, wenn gewünscht, wieder regene riert werden (T2500C). - Die Zugabe des kontaminierten Trockenmittels zum Wasser ist einfacher als die Erhitzung des Trockenmittels und Auffangen des Kondensats. Die thermische Rückgewinnung des Kondensats ist apparativ und zeitlich aufwendig. - Anschaffungs- und Betriebskosten für eine Sammelanlage sind gering. - Ein Molekularsieb 3 ist zur selektiven HHO-Samnlung 3 geeignet. HHO ist radioökologisch bedeutender als gas- förmiges Tritium ( HH) oder organisch gebundenes Tritium (CH3 H). - Die Probenvorbereitung im Labor ist manuell einfach und benötigt wenig Zeit. So kann die Zugabe des Trocken mittels in einen 500 ml-Erlenmeyerkolben über einen Trichter erfolgen. - Die behördlich vorgegebenen Emissionsgrenzwerte geben Wochen- und Jahres grenzwerte an (Abluftplan). Das Trockenmittelsystem ist für eine wöchentliche Probenahme konzipiert und erfüllt daher diese Anforderungen. - Das System ist ausbaubar auf einen kombinierten 14 3HHo + 1 C02-Sammler zur Überwachung der Tritium- und C-14 Emissionen, wobei eine Oxidationsstrecke einbaubar ist. Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen sowie den Figuren 1 bis 3 und Tabellen I und II näher erläutert. Bei dem erfindungsgemässen Messverfahren soll das mit tritiumhaltigem Wasser beladene Trockenmittel mit destilliertem Wasser in Kontakt gebracht und eine Teilmenge des Wassers nach einer bestimmten Kontaktzeit im Flüssigszintillationsspektrometer gemessen werden. Zur Berechnung der Probenaktivität ist die Kenntnis des Zählerwirkungsgrades erforderlich. Der Wirkungsgrad kann durch ungeeignete Messbedingungen und Störungen im Szintillatorcocktail verschlechtert werden (Quencheffekt). Ein für den Messzweck geeignetes Trockenmittel soll einen möglichst geringen Quencheffekt zeigen. In der Tabelle I sind für die Durchführung der Erfindung mehr oder weniger geeignete Trockenmittel aufgeführt. Tabelle 1 EMI7.1 <tb> Kapazität <SEP> Kapazita't <SEP> nach <SEP> Firmenangabe <tb> Trockenmittel <SEP> in <tb> Molekularsieb <SEP> 3 <SEP> i, <SEP> Perlform, <SEP> etwa <SEP> 2 <SEP> mm <SEP> 20+ <tb> Molekularsieb <SEP> 3 <SEP> i, <SEP> Pulver <tb> <SEP> ++ <tb> Molekularsieb <SEP> 3 <SEP> i, <SEP> 1/16"-Stäbchen <SEP> 20 <tb> Molekularsieb <SEP> 4 <SEP> i, <SEP> Perlform, <SEP> etwa <SEP> 2 <SEP> mm <SEP> 20 <tb> Molekularsieb <SEP> 4 <SEP> A, <SEP> Pulver <SEP> 23 <tb> Molekularsieb <SEP> 4 <SEP> A, <SEP> 1/16"-Stäbchen <SEP> 22 <tb> Molekularsieb <SEP> 4 <SEP> 2, <SEP> 14 <SEP> x <SEP> 30 <SEP> mesh <tb> Molekularsieb <SEP> 5 <SEP> i, <SEP> Perlform, <SEP> etwa <SEP> 2 <SEP> mm <SEP> 20 <tb> Molekularsieb <SEP> 5 <SEP> i, <SEP> 1/16"-Stäbchen <SEP> 21,5++ <tb> Molekularsieb <SEP> 5 <SEP> i, <SEP> Pulver <tb> Molekularsieb <SEP> 10 <SEP> A, <SEP> Perlform, <SEP> etwa <SEP> 2 <SEP> mm <SEP> 24+ <tb> Molekularsieb <SEP> 10 <SEP> 2, <SEP> 13X <SEP> Pulver <SEP> 36 <SEP> ++ <tb> Molekularsieb <SEP> 10 <SEP> i, <SEP> 13X <SEP> 1/16"-Stäbchen <SEP> 28,5++ <SEP> <tb> Kieselgel <SEP> ohne <SEP> Indikator <SEP> 27 <tb> Aluminiumoxid <SEP> 90 <SEP> 10 <tb> + ++Kapazität bei 80 /. rel. Luftfeuchte nach Fa. Merck Kapazität des aktivierten Adsorbens bei 17,5 Torr und 250 nach Fa. Union Carbide Pulverförmige Molekularsiebe sind für das erfindungsgemässe Messverfahren weniger geeignet, da ihre Handhabung schwierig ist. Die Be- und Entladung einer Filterpatrone wird durch Staubbildung und Adsorption an den Gefässwänden erschwert. Eine rasche Einfüllung in das Wasser ist kaum möglich, da das Pulver an der Oberfläche schwimmt; ebenso ist die Trennung des Pulver-Wasser-Gemisches umständlich. Bei Kieselgel wurde ein geringer Quencheffekt gemessen, der zwischen 0,9 und 1 schwankte. Verursacht wird er durch einen Farbstoff, der sich aus den im Wasser platzenden Rieselgelkörnern löst. Das benutzte Kieselgel enthält keinen Feuchtigkeitsindikator. Die Quencheffekte der Molekularsiebe lagen zwischen 0,4 und 1. Verursacht wurde der Effekt jedoch nicht durch lösliche Bestandteile, sondern durch einen durch das lange Rühren bedingten feinen schlammförmigen Abrieb, der sich nicht immer abtrennen liess. Diesen Effekt vermeidet man einfach dadurch, in dem das Rühren unterlassen und das Mengenverhältnis Wasser : Trockenmittel auf 1,6 erhöht wird. Gibt man die stäbchenförmigen Trockenmittel erfindungsgemäss zu tritiertem Wasser und lässt das Gemisch einige Stunden stehen, so setzt sich die dabei entstandene geringe Menge an feinem Schlamm ab, und an der Wasseroberfläche kann eine saubere Probe entnommen werden. Die Messung ist nicht mehr durch Quencheffekte gestört. Eine Reinigung kann auch durch die allerdings apparativ aufwendigere Destillation erreicht werden. Beispiel I: Nach der Zugabe des kontaminierten Trockenmittels zum Wasser findet ein rascher Isotopenaustausch H/ÚH statt. Zur Messung und zum Beweis des Isotopenaustausches wurden je 20 g regeneriertes Trockenmittel in einen Exsikkator gegeben, in dem sich ein Schälchen mit 1 ml einer Tritiumlösung mit einer Aktivitätskonzentration von 3 kBqml 1 befand. Nach 1 bis 2 Tagen hatte das Trockenmittel das tritiumhaltige Wasser vollständig adsorbiert. Das kontaminierte Trockenmittel wurde dann zu 250 ml destilliertem Wasser bei t = 25 + 2 C gegeben. Während dem Rühren mit einem Magnetrührer wurden an der Wasseroberfläche in einminütigen Abständen je 3 ml abpipettiert. Die 3-ml-Proben wurden filtriert und 1 ml davon mit einem Szintillatorcocktail auf Dioxanbasis im Spektrometer gemessen. Die Zunahme der Aktivitätskonzentration als Funktion der Zeit zeigen am Beispiel eines Molekularsiebes 3 (Perlen, Stäbchen) die Fig. 1 bis 3. Die Zeitabhängigkeit des Austauschgrads F lässt sich auch durch folgende Gleichung darstellen: In (1-F) = a t EMI9.1 <tb> mit <SEP> F <SEP> - <SEP> A <SEP> (t) <SEP> (1) <tb> <SEP> Amax <tb> <SEP> Amax <tb> Hierin bedeuten: a = Konstante t = Zeit A (t) = H-Aktivitätskonzentration im Wasser zur Zeit t A = Maximale H-Aktivitätskonzentration im Wasser max nach vollständigem Isotopenaustausch. Der Verlauf der in den Fig. 1 und 2 wiedergegebenen Messwerte der 3H-Konzentration im Wasser als Funktion der Zeit bestätigt die Anwendbarkeit der oben angegebenen allgemeinen Formel für den homogenen Isotopenaustausch. Auch bei veränderten Mengenverhältnissen von Wasser und Trokkenmittel dürfte der Austauschprozess nach ca. der gleichen Zeit abgeschlossen sein. Es wurde experimentell festgestellt, dass - die Adsorptionskapazität des Molekularsiebes im be trachteten Temperaturbereich 30 bis 50 C unwesent lich mit zunehmender Temperatur abnimmt( Die Adsorptions kapazität von Kieselgel nimmt mit steigender Temperatur stärker ab - die Adsorption von H20 am Kieselgel mit der Bettiefe exponentiell abnimmt Bei der Adsorption am Molekular sieb wird die volle maximale Kapazität ausgenutzt und das adsorbierte Wasser bewegt sich als Front durch das Filterbett2 - die Adsorptionskapazität der Molekularsiebe bei kon stanter Temperatur weitgehend unabhängig von der rela tiven Luftfeuchte ist( Bei Kieselgel nimmt die Kapa zität mit sinkender Luftfeuchte 02 < 40 % stark abl - das Adsorptionsprofil des Molekularsiebes unabhängig vom Volumenstrom innerhalb des gemessenen Intervalles ist( Bei Kieselgel wirkt sich die Erhöhung des Volumen stroms durch einen stärkeren Durchbruch des Wassers auf die nachfolgenden Filterelemente aus) Die Adsorptionskapazität und Trocknungsintensität von Kieselgel ist demnach stark von Schwankungen der Temperatur, der relativen Luftfeuchte und dem Volumenstrom der Luft abhängig. Für einen Luftfeuchtesammler besser geeignet sind die stäbchenförmigen Molekularsiebe z.B. der Fa. Union Carbide, da die Trocknungskapazität im interessierenden Temperaturbereich T C 50 OC weitgehend konstant etwa 20 % beträgt und der Restwassergehalt der getrockneten Luft minimal ist. Der Quencheffekt im Messgut ist vernachlässigbar und die Halbwertszeit des Isotopenaustausches liegt unter 5 Minuten. Die Stäbchenform ermöglicht eine gute Handhabung und wegen der hohen Schüttdichte von ca. 75 g 100 ml 1 und der grossen inneren Oberfläche von 2 -1 ca. 800-1100 m , g 1 eignet sich diese Form der Molekularsiebe zur Lufttrocknung in kleindimensionierten Trockenmittelpatronen am besten. Der Aufbau einer Sammelstelle zur Messung der wassergebundenen 3H-Aktivität in der Fort luft kerntechnischer Anlagen ist im folgenden Beispiel II näher beschrieben. Zur Herstellung einer repräsentativen Sammelprobe wird z.B. aus der Kaminfortluft ein konstanter Teilstrom entnommen und über ein Aerosolfilter, das Trockenmittel, einen Durchflussmesser und über eine Pumpe geleitet. Die Luftfeuchte wird im Trockenmittel praktisch vollständig adsorbiert. Nach der Sammlung wird das Trockenmittel zu tritiumfreiem Wasser gegeben und nach der Austauschzeit die Tritiumaktivitätskonzentration des Wassers mit Hilfe der Flüssigszintillationsmesstechnik gemessen. Als Trockenmittel werden vorteilhaft die stäbchenförmigen Molekularsiebe von "Union Carbide" mit den Porendurchmessern 3 Q 4 A, 5 A, 8 oder 10 benutzt. Koadsorptionsprobleme lassen sich durch die Wahl einer Molekularsiebtype mit einem kleinen kritischen Porendurchmesser lösen. So unterdrückt der Typ 3 A die Adsorption grösserer Moleküle an der inneren Oberfläche und ist zur selektiven Wasseradsorption besonders geeignet. Ein weiterer Faktor, der die Koadsorption unterdrückt, ist die hohe spezifische Adsorptionskraft der Molekularsiebe für Wasser. Eine Einteilung solcher Molekularsiebe nach der Siebwirkung ist in der folgenden Tabelle II dargestellt: EMI12.1 <tb> <SEP> Typ <SEP> Adsorbierbare <SEP> Moleküle <tb> Molekularsieb <SEP> 3A <SEP> He, <SEP> Ne, <SEP> Ar, <SEP> CO, <SEP> NH,, <SEP> H2, <SEP> 02, <SEP> N2, <SEP> H20 <tb> Molekularsieb <SEP> 4A <SEP> Kr, <SEP> Xe, <SEP> CH4, <SEP> C2Hfi, <SEP> C2H2, <SEP> CH3OH, <SEP> CH3CN, <SEP> CH3Cl, <tb> <SEP> CH3NH2, <SEP> C2HSOH, <SEP> CO2, <SEP> H2S, <SEP> S02 < <SEP> CS2 <tb> Molekularsieb <SEP> 5A <SEP> n-CWHIe <SEP> bis <SEP> C18H38, <SEP> B2H6, <SEP> C2H5C1, <SEP> C2H5Br, <SEP> CH2Br2, <tb> <SEP> CHF2C1, <SEP> CHF3, <SEP> (CH3)2NH, <SEP> CH3J, <SEP> CF, <SEP> C2F6, <SEP> <tb> <SEP> Cyclopropan, <SEP> Freon-12 <tb> Molekularsieb <SEP> lox <SEP> SF6, <SEP> CHClar <SEP> CHBr3, <SEP> CHJ3, <SEP> i-C4H10 <SEP> bis <SEP> i-C14H30, <SEP> <tb> <SEP> C6H6, <SEP> Cyclohexan, <SEP> Thiophen, <SEP> Furan, <SEP> Pvridin, <SEP> Dioxan, <tb> <SEP> Naphthalin, <SEP> B10H14, <SEP> (CH3)2C0, <SEP> C6H5CH3, <SEP> (CH3)3N, <SEP> <tb> <SEP> (C2HS) <SEP> 20, <SEP> Freon-112 <tb> Molekularsieb <SEP> 1 <SEP> 3X <SEP> 13X <SEP> 1,3,5-Triäthylbenzol <tb> <SEP> 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16 <SEP> Dekahydrochrysen <tb> Eine für den routinemässigen Einsatz handhabbare Trockenmittelmenge zur Luftfeuchtesammlung ist 150 g Molekularsieb. Es gilt: EMI12.2 Hierin bedeuten: K = Kapazität des Trockenmittels in % GAD = Adsorbierte Wassermenge in Gramm GTRM = Trockenmittelmenge = 150 g Das Molekularsieb soll zu 75 % seiner Gleichgewichtskapazität beladen werden, da die nutzbare dynamische Kapazität wegen des Restwassergehaltes und den Alterungseffekten etwas niedriger liegt als die Gleichgewichtskapazität. Durch die freibleibende Kapazität wird ein Wasserdurchbruch verhindert und eine hohe Trocknungsintensität erreicht. Ein Mengenverhältnis von 250 g Wasser zu 150 g Trockenmittel ist für die Routinemessung noch praktikabel. Das gekühlte Wasser T 20 OC befindet sich in einem 500-ml-Polypropylen-Erlenmeyerkolben, der nach dem Einfüllen des Trockenmittels dicht verschlossen werden kann. Die Höhe der dabei freiwerdenden Reaktionsenergie hängt von der vom Trockenmittel vorher adsorbierten Luftfeuchtemenge ab. Sind 150 g Molekularsieb mit 10 g Luftfeuchte beladen, so ist maximal mit einer freiwerdenden Energie von etwa 84 kJ zu rechnen, die zu einer maximalen Temperaturerhöhung des Wassers um 70 bis 80 C führt. Nach einigen Stunden kann an der Wasseroberfläche das Messgut abpipettiert werden. Falls eine schnellere Probenvorbereitung notwendig ist, kann die Reinigung des Wassers durch Destillation oder Dekantieren und Filtration erfolgen. Das gebrauchte Molekularsieb wird verworfen. Es soll gelten: GTRM GTRM < 0,6 GW Hierin bedeuten: G TRM = Menge des eingesetzten Trockenmittels in Gramm GW = Menge des Wassers für den Isotopenaustausch in Gramm Die Nachweisgrenze N der Flüssigszintillationsmessung für Tritium bei einer Messzeit von 10 Minuten und einem Szintillatorcocktail auf Dioxanbasis beträgt etwa 0,15 Bq-g 1 Wasser. Nimmt man einen wöchentlichen Volumendurchsatz VB von 2 m3, eine adsorbierte Luftfeuchtemenge GAD 10 g und eine Verdünnung in 250 g Wasser an, so ergibt sich die Nachweisgrenze wie folgt: EMI14.1 Durch Erhöhung der Messzeit auf 200 Minuten und durch Verwendung von Insta-Gel als Szintillator verbessert sich die -3 Nachweisgrenze auf etwa 1 Bqgm . Die geforderte Nachweis- grenze für Tritium beträgt nach den Regeln 1503.1 des KTA 3,7-10ê Bq-m- .

Claims: Patentansprüche: 1. Verfahren zur Bestimmung der 3H-Konzentration von Luftfeuchte, bei dem die Luftfeuchte in einem Trocken mittel adsorbiert und die Tritiumaktivitätskonzentra tion gemessen wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Luftfeuchte im Trockenmittel vollständig adsorbiert wird, dass das Trockenmittel danach zu tritiumfreiem Wasser gegeben wird, wobei ein 3H/H1-Isotopenaustausch erfolgt, und dass von einer Probe des derart gewonnenen Wassers die H-Konzentrationsmessung erfolgt. 2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Verwendung von Molekularsieben mit Porendurch messern von 3 i bis 10 i oder Kieselgel als Trocken mittel. 3. Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 oder 2 auf die Überwachung der Fortluft kerntechnischer Anlagen oder der Umgebungsluft. 4. Verfahren nach Anspruch 3 oder einem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass die Molekularsiebe Stäb chenform aufweisen.

Inventors: SCHUTTELKOPF, HEINZ, DR., WEBER, HANS WERNER, Schüttelkopf, Heinz, Dr.
Applicants: KERNFORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE GMBH
Application year: 1984
Main classification: G01N30
IPC codes: G01N30