DEVICE FOR MEASURING DIRECT CURRENTS

Abstract: 1. Device for measuring direct currents comprising a measuring coil (1), which carries the direct current to be measured, a magnetic circuit (2) with an isthmus (3), a compensation coil (4), which carries the current reflecting the current to be measured, an indicator coil (5), which leads to an amplifier (6, 22) driving the current in the compensation coil (4), and a magnetisation coil (7), which is supplied with an alternating current, characterised in that the magnetic circuit (2) is composed of a parallel circuit of magnetic conductors in the region of the isthmus (3), wherein one of those (8) carries the magnetisation coil (7) as well as the indicator coil (5).

Description: Einrichtung zur Messung von Gleichströmen Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung zur Messung von Gleichströmen, die aus einem Magnetkreis mit Isthmus. einer Messwicklung, einer Kompensationswicklung, einer Indikatorwicklung sowie einer Vormagnetisierungswicklung besteht. Die Messwicklung führt den zu messenden Gleichstrom, der auch von einer Wechselstromkomponente überlagert sein kann. Sie besteht aus wenigen Windungen bzw. aus einem einzigen Leiter. Die Kompensationswicklung wird von dem Strom durchflossen, der den zu messenden Strom abbildet, welcher von einem Differenzverstärker getrieben wird. Die Indikatorwicklung liefert die Eingangsgrössen fpr den Differenzverstärker und bewirkt zusammen mit ihm, dass in der Kompensationswicklung stets ein Strom fliesst, der im Kern zu einem resultierenden Fluss nahe Null führt. Die Einrichtung arbeitet also nach dem Prinzip des Null flusswandle re. Die ebenfalls noch vorgesehene Vormagnetisierungswicklung wird mit einem Wechselstrom beaufschlagt; bevorzugt wird ein Wechselstrom mit dreieckförmigem Verlauf ange wandt. (Lisser; Ribberink NNullfluss#Stromwandler zur Messung von Gleichströmen und Wechselstromenz etz Brd.100 (1979) H 24). Es ist bekannt, einen Gleichetromwandler aus einem Magnetkern, einer Messwicklung, die quasi die Primärwicklung darstellt, einer Znduktionswicklung, die der Sekundärwick- lung entspricht, sowie einer Vormagnetisierungswicklung aufzubauen, wobei die Vormagnetisierungswicklung einen Wechselstrom führt. Aus dem Stromverlauf in der Induktionswicklung, z.B. seinem Oberwellengehalt, wird auf den Strom im Glsichstromkreis geschlossen. (Schermus, Dissertat ion TU Braunschweig 1974) Bei Magnetkernen, wo eine vorzeitige magnetische Sättigung bzw, eine Beeinflusssung der Magnetisierungskennlinie erwünscht ist, ist es bekannt, bestimmte Strecken im Querschnitt zu verengen. Diese Querschnittsverengung erfolgt z.ss. derart, dass einseitig oder beidseitig Aussparungen mit H-fÏrmiger und/oder U-fÏrmiger oder V-förmiger Kontur vorgesehen werden, Auch ist es möglich, eine oder mehrere Bohrungen bzw, Langlöcher im Kernquerschnitt vorzusehen, In diesem als Isthmus bezeichneten Bereich wurden auch schon Wicklungen vorgesehen, die aber den Fluss des gesamten Magnetkreises umfassten (DE-OS 2.112 315). Des weiteren ist es bekannt, einen Magnetkern an verschiedenen Stellen mit Isthmen zu versehen. Ferner ist bekannt, den Ausgang der Indikatorwicklung auf einen Verstärker arbeiten zu lassen, und den Verstärkerausgangsstrom. der den zu messenden Strom abbildet, durch eine KoxpensationswickluEg zu treiben, wobei am Verstärker Summe des ein Signal anliegt, wenn die/durch die Kompensationswicklung erzeugten Flusses und des durch die Messwicklung erzeugten Flusses bei vorzeichenrichtiger Addition nicht Null ergibt. Für die Gewinnung des Verstärkereingangssignales finden dabei Hallgeneratoren, Feldplatten oder Indikatorwicklungen Anwendung. (Schenus a a O oder Lisser und Ribberink a.a.O.) Auf eine solche Anordnung mit Indikatorwicklung bezieht sich die nachfolgend beschriebene Erfindung. Diese vorausgesetzte Anordnung hat vor allem den Nachteil, dass für die Vormagnetisierung des gesamten Magnetkernes eine beträchtliche Leistung aufgebracht werden muss, und dass nicht nur die Kompensationswicklung sondern auch die Vor msgnetisierungswicklung eine hohe Windungszahl aufweisen muss. Des weiteren ist es bekannt, zur potentialfreien Messung von Strömen einen Magnetkern mit Messwicklung, einer Vormagnetiw sisrungewicklung und einer Indikatorwicklung auszuatatten und an die Indikatorwicklung einen Differenzierer und einen nachgeschalteten Schwellwertschalter zur Erzeugung einer Aus gangsimpulsapannung, deren Impulsdauer ein Mass für die Grösse des Messstromes ist, zu schalten (DE-AS 2834499). Die Anordnung eines Differenziergliedes und eines Schwellwertschalters verfolgt hier den Zweck, einen/ den Gleichstrom abbildenden Impuls fiberlagerten Impuls (der im Zeitbereich des Wendepunktee des Vormagnetisierungsstromes auftritt), zu eliminieren. Neben der Bewertung der Impuladauer wurde bei Einrichtungen zur Messung der magnetischen Feldstärke auch schon die sich ergebende zeitliche Verschiebung der Ausgangsimpulse auf dem Oszillographenschirrn als Mass für die Feldstärke ausgenutzt (Trenkler "Die Messung schwacher magnatischer Felder mittels Magnetometer mit direkter Zeitverechlüsselungn, Dissertation TU Braunschweig 1968). Auf die Anwendung dieses Prinzips bei Gleichatromwandlern bezieht sich eine Ausführungsform der nachstehend beschrie benen Erfindung. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Gleichstromwandler nach dem Nullflussprinzip anzugeben, der für seine Vormagnetisierung mittels einer Wechseispannung einer verminderten Leistung bedarf; fernerhin soll der Gleichstromwandler sowohl eine genaue Messung von Gleichströmen als auch eine hinreichend genaue Obertragung von höherfrequenten Vorgängen, die dem zu messenden Gleichstrom überlagert sind, gewährleisten. Diese Aufgabe wird bei einem Wandler gemäss dem Gattungsbegriff des Hauptanspruches dadurch gelöst, dass erfindungsgemäss die im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruches genannten Mittel Anwendung finden. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindungskonzeption sind Gegenstand der Unteransprüche. Neben dem ausserordentlichen Vorteil eines geringen Magnetisierungsleistungsbedarfs weist die erfindungsgemässe Einrichtung noch den wesentlichen Vorteil auf, dass sich der durch den Strom in der Vormagnetisierungswicklung erzeugte hochfrequente Fluss sich überwiegend in der Parallelschaltung der magnetischen Leiter schliesst und damit eine Induktion einer höherfrequenten Spannung in der Messwicklung ausgeschlossen wird. Durch die Anordnung von zwei oder auch mehr Isthmen mit Parallelschaltung magnetischer Leiter ist es möglich, den Einfluss von Fremdfeldern zu unterdrücken, wenn die Induktionswicklungen so geschaltet sind, dass sich der Einfluss der Fremdfelder kompensiert. Die erfindungsgemässe Einrichtung nach Anspruch 9, bei der wenigstens zwei beziehungsweise eine geradzahlige Anzahl von Indikatorwicklungen vorgesehen sind, gewährleistet unter Ausnutzung der Verschiebung der Ausgangsimpulse der Indikatorwicklungen insbesondere ein gutes dynamisches Obe rt ragungsve rmögen. Das Erfindungskonzept wird im folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels unter Bezug auf die Zeichnung näher erläutert; es zeigen: Fig. i einen Gleichetromwandler in Einleiterausführung gemass der Erfindung, Fig. 2 in den Einzelheiten a bis g verschiedene Konfi gurationen von magnetischen Leitern und Fig, 3 eine bevorzugte Schaltungsanordnung eines erfin dungegemässen Gleichetromwandlere. In der Fig. 1 ist ein Gleichstromwandler in Einleiterbauweise gezeigt, wo ein. den zu messenden Gleichstrom führender Leiter 1 im Zentrum eines Magnetkreises 2 angeordnet ist Dieser Magnetkreis 2 weist in zwei Schenkeln je einen Isthmus 3 auf, Die vorausgesetzte Gattung eines nach dem Nullflussprinzip arbeitenden Gleichstromwandlers bedingt weiterhin die Anordnung einer Kompensationswicklung 4, die in nicht gezeichneter Weise möglichst gleichmässig über den Umfang des Magnetkreises 2 verteilt ist und die einen Strom führt, der den Strom in der Messwicklung Irepräsentieft also quasi der Sekundärstrom ist. In Reihe mit dieser Kompensationswicklung 4 liegt eine Bürde 10o Kompensationswicklung 4 und Bürde 10 werden von einem Differenzverstärker 6 derart gespeist, dass in der Kompensationswicklung 4 stets ein Strom fliesst, der einen Fluss erzeugt, welcher bei vorzeichenrichtiger Addition mit dem Fluss, der vom Strom in der Messwicklung 1 hervorgerufen wird, den Betrag Null bzw. quasi Null ergibt. Zu diesem Zweck wird der Differenzverstärker 6 von Spannungen gesteuert, die mittels Indikatorwicklungen 5 erzeugt werden. Diese sind in erfindungsgemässer Weise zusammen mit je einer Vormagnetisierungswicklung 7 auf einem magnetischen Leiter 8 aufgebracht, welcher im Isthmus 3 angeordnet ist und dort zusammen mit Teilen des Magnetkreises 2 eine Parallelschaltung magnetischer Leiter bildet. Durch diese Anordnung der Vormagnetisierungswicklung 7 und der Indikatorwicklung 5 auf einem Leiter einer Parallelschaltung von Leitern wird erreicht, dass nicht der gesamte Magnetkreis 2,sondern nur der die Wicklungen 5 und 7 tragende magnetische Leiter 8 mit seinen Rückechlüssen der Ummagnetisierung bedarf. Infolge des wesentlich kleineren Volumens dieses Leiters gegenüber dem Volumen des gesamten Magnetkreises 2 sinkt der Leistungsbedarf der Vormagnetisierungswicklung 7 beachtlich. Dies führt dazu. dass ein die Vormagnetisierungswicklung 7 speisender Wechselstromgenerator 11 leistungearm aufgebaut werden kann, Der magnetische Leiter 8, der die Indikatorwicklung 5 und die Vormagnetisierungswicklung 7 trägt. kann in verschiedener Weise ausgeführt sein. Fig. 2 zeigt verschiedene Formen dieses Leiters. Im Bild 2a weist der Leiter 8 die geometrisch einfache Gestalt eines im Querschnitt konstanten rechteckförmigen Bleches auf. Die Bilder 2b bis 2e zeigen eine Form nach Bild 2a mit dem Unterschied, dass der Leiter selbst einen Isthmus aufweist. wobei die Konturen des Isthmus verschieden gestaltet sind, indem beispielsweise am Leiter beidseitig eine Querschnittsverengung in Form von rechteck-, trapez-, kreisabschnitt- oder keilförmigen Aussparungen vorgesehen ist. Bild 2f zeigt einen Leiter 8 nach Bild 2a,aber mit mehre ren Isthmen. Im Bild 29 ist ein magnetischer Leiter mit rundem Querschnitt gezeigt, Dieser Querschnitt ist be sonders beim Einsatz magnetischer Leiter aus magnetischen Drähten z.B. aus amorphe. Material geeignet, Die Leiter 8 sind aus hochpermeablem Material hergestellt, wobei die Materialsorten den Vorzug gerieben, die hohe Permeabilität in Nullpunktnahe aufweisen. Neben einer hohen Permeabilität soll das Material für den magnetischen Leiter 8 eine möglichst geringe Koerzitivfeld Stärke aufweisen. Des weiteren sollte das Material eine Charakteristik B = f (H) aufweisen, die durch einen steilen Anstieg der Magnetisierungskennlinie gekennzeichnet ist und auch als Rechteckcharakter bezeichnet wird. Neben dem Vorteil eines geringen Magnetisierungsleistungs# bedarfs weist die erfindungsgemässe Anordnung noch den wesentlichen Vorteil auf, dass der durch den Strom in der Vormagnetieierungswiciclung 7 erzeugte hochirequente Fluss sich überwiegend in der Parallelschaltung der magne- tischen Leiter schliesst und damit eine Induktion einer höherfrequenten Spannung in der Messwicklung 1 ausgeschlossen wird. Damit ist zur Verwirklichung einer Einrichtung zur Gleichstrommessung nur ein einziger Magnetkreis erforderlich, da die bisher zur Kompensation der induzierten höherfrequenten Spannungen erforderlichen Kompensationskerne zur Vermeidung von HF-Störungen entfallen können. Damit wird auch der Vormagnetisierungsbedarf dieser Kompensa tionskerne eingespart, Infolge der gezeigten Anordnung von zwei Isthmen mit Ps- ralleischaltung magnetischer Leiter ist es möglich, den Einfluss von Ftemdfeldern zu unterdrücken. wenn die Indikatorwicklungen 5 so geschaltet sind, dass sich der Einfluss der Fremdfelder kompensiert. Zu diesem Zweck ist es auch möglich, mehr als zwei Isthmen verteilt auf den Magnetkreis 2 vorzusehen. Im Differenzverstärker 6 werden die von den Indikatorwicklungen 5 herrührenden Spannungen so verarbeitet, dass in der Kompensationswicklung 4 ein den zu messenden Strom re präsentierender Strom fliesst. Zur messtechnischen Erfassung strom von Wechselanteilen an dem in der Messwicklung 1 fliessenden Gleichstrdm ist es vorteilhaft, auf dem Magnetkreis 2 zusätzlich eine Induktionswicklung 9 vorzusehen, die eine Spannung liefert, welche die Wechselanteile am Fluss des Magnetkreises 2 abbildet. Diese Induktionswicklung 9 arbeitet ebenfalls auf den Differenzver stärker 6 und bewirkt, dass diese so modifizierte Diffe renzverstärkeranordnung in der Kompensationswicklung 4 auch einen Wechselstrom treibt. Fig. 3 zeigt eine bevorzugte Schaltungsanordnung des Gleichstromwandlers. Hierbei sind wiederum mit 1 die Messwicklung, mit 2 der die Isthmen enthaltende Magnetkreis und mit 4 die Kompensationswicklung bezeichnet. Im Magnetkreis 2 sind zwei Isthmen vorgesehen, in denen jeweils Sonden 12 und 13 angeordnet sind. Diese tragen jeweils eine Vormagnetisierungswicklung 7 sowie eine In dikatorwicklung 5. Der Indikatorwicklung 5 der Sonde 12 ist ein Differenzierglied 14 nachgeschaltet. Ebenso arbeitet die Indikatorwicklung 5 der Sonde 13 auf ein Differenzierglied 15. Die Ausgänge der Differenzierglieder 14 und 15 liegen an Diskriminatoren 16 und 17. Die Ausgangsspannungen der Diskriminatoren 16 und 17 werden zur Steuerung einer Logik tssgennStzt, die ihrerseits Schalter 19 und 20 ansteuert. Die Schalter 19 und 20 liegen im Aufladekreis eines Kondensators 21, dessen Spannung eine Eingangsgrösse eines Verstärkers 22 bildet. Dieser Verstärker 22 speist die Kompensationswicklung 4 sowie eine Bürde 23. Gleichfalls auf den Verstärker 22 arbeitet die auch hier zweckmässigerweise auf den Magnetkreis 2 aufgebrachte Induktionswicklung 9. Die vorstehend strukturell erläuterte Schaltung arbeitet wie folgt: Der zu messende Gleichstrom r der sowohl ein reiner Gleichstrom als auch ein sogenannter Mischstrom sein kann, durchfliesst die Messwicklung 1. Dies hat zur Folge, dass der Magnetkreis 2 mit seinen Sonden 12 und 13 magnetisiert wird. Diese Sonden 12 und 13 liefern ein impulaför zuges Ausgangssignal, dessen Frequenz identisch ist der Frequenz des Wechselstromgenerators 11, der die Vormagnetisierungswicklungen 7 speist. Der zeitliche Abstand dieser Impulse ist abhängig von der Richtung sowie auch von der Grösse des Stroms Ip, der die Messwicklung 1 durchfliesst. Zur genaueren Identifizierung der Lage der Impulse der Indikatorwicklungen 5 zueinander werden die Ausgangsspannungen der Indikatorwicklungen 5 je einem Differenzier Blied 14 und 15 zugeführt. Das Ausgangssignal der Differenzierglieder 14 und 15 weist somit dann einen Nulldurchgang auf, wenn das Ausgangssignal der Indikatorwicklungen 5 jeweils einen Extremwert erreicht, Dieses Ausgangssignal wird mittels der Diskriminatoren 16 und 17 durch die Erfassung der Nulldurchgänge der Ausgangssignale der Differenzierglieder 14 und 15 in eine äquidistante Rechteckspannung umgeformt. Das Tastverhältnis der Rechteckspannung an den Ausgängen der Diskriminatoren 16 und 17 ist proportional zu dem bereits beschriebenen Abstand der Impulse aus den Indikatorwicklungen 5. Diese. Rechteckssannunnen werden einer Logikschaltung 18 zugeführt.Die Logikschaltung 18 ist so ausgelegt, dass bei gleichem Tastverhältnis der Rechteckspannungen der Diskriminatoren 16 und 17 entweder kein Schalter oder beide Schalter gleichsinnig angesteuert werden, Das bedeutet in beiden Fallen, dass der Kondensator 21 nicht geladen bzw. nicht ungeladen wird. Dieser Betriebsfall entspricht dem Zustand, dass durch die Messwicklung 1 kein Strom fliesst und somit die Bürde 23 nicht mit einem Strom beaufschlagt werden darf. Als Ergebnis eines Stromflusses durch die Messwicklung 1 ändert sich das Tastverhältnis der Rechteckspannungen am Ausgang der Diskriminatoren 16 und 17 gegensinnig zueinander. Die Logikschaltung 18 steuert dann entweder den einen Schalter 19 oder den anderen Schalter 20 oder aber auch entsprechend dem Tastverhältnis beide Schalter mit unterschiedlichen Schliesszeiten. In dessen Folge wird der Kondensator 21 geladen oder entladen. Der Mittelwert der Spannung Ober dem Kondensator 21 ist dann stets von Null verschieden. Im Sinne eines Nullflusswandlers treibt der Verstärker 22 durch die Kompensationswicklung 4 und durch die Bürde 23 einen so grossen Strom, dass sich Durchflutungagleichge wicht im Magnetkern 2 und seinen Sonden 12 und 13 einstellt. Sollen auch Vorgänge mit sehr hohen Frequenzen, die dem Gleichstrom überlagert sind oder allein an der Messwicklung 1 anliegen, mit grosser Genauigkeit gebildet werden, Ist es auch hier vorteilhaft, den Magnetkern 2 mit einer zusätzlichen Induktionswicklung 9 zu versehen, die direkt auf den Verstärker 22 arbeitet. Eine auf solche Weise weitergebildete Einrichtung zur Messung von Gleichströmen eignet sich neben der Messung von Gleichströmen auch zur Messung von reinen Wechselströmen. Die Sonden 12 und 13 mit ihren Vormagnetisle rungswicklungen 7 sowie ihren Indikatorwicklungen 5 werden bevorzugt diametral im Magnetkern angeordnet. Findet eine gröBere Anzahl von Sonden Anwendung, so werden deren Vormagnetisierungewicklungen paarweise zusammengeschaltet und gegensinnig vom Wechselstromgenerator il gespeist.

Claims: Patentansprüche 1. Einrichtung zur Messung von Gleichströmen. bestehend aus einer Messwicklung (i), die den zu messenden Gleichstrom führt. einem Magnetkreis (2) mit Isth mus (3), einer Kompensationswicklung (4), die den zu messenden Strom abbildenden Strom führt. einer Indikatorwicklung (5 > , die einen Differenzver stärker (6) ansteuert. der den Strom in der Kompen sationswicklung (4) treibt, und einer Vormagnetisierungs wicklung (7), welche mit einem Wechselstrom beauf schlagt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Magnet kreis (2) im Bereich des Isthmus (3) aus einer Parallel schaltung magnetischer Leiter besteht, wovon einer (8) sowohl die Vormagnetisierungswicklung (7) als auch die Indikatorwicklung (5) trägt (Fig. 1). 2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der magnetische Leiter (8) der Parallelschaltung im Bereich des Isthmus (3), der die Wicklungen (5 und 7) trägt, aus hochpermeablem Material mit niedri ger Koerzitivfeldstärke und nahezu Rechteckcharakte ristik besteht. 3. Einrichtung nach Anspruch X oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass alle magnetischen Leiter der Parallelschaltung im Bereich des Isthmus einschliesslich ihrer magneti schen Verbindungen aus hochpermeablem Material mit niedriger Koerzitivfeldstärke und nahezu Rechteckcha rakteristik bestehen, 4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Magnetkreis (2) mehrere, im Magnetkreis vor zugsweise gleichmässig verteilte Isthmen mit Parallel schaltungen magnetischer Leiter aufweist. 5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn zeichnet, dass der magnetische Leiter (8) der Parallel schaltun, der die Indikatorwicklung (5) und die Vormagne tlsierungswtcklung 7 trägt, selbst einen Isthmus oder Isthmen aufweist 6. Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- net, dass die Indikatorwicklung (5) im Bereich des Xsth- mus bzw. der Isthmen des magnetischen Leiters (8) enge- ordnet ist. 7. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- net, dass binde gsradzahlige Zahl von Parallelachaltun-- gen magnetischer Leiter im Bereich der Isthmen vorge- sehen ist und die Vormagnetisierungswicklungen (7) antiparallel oder antiseriell geschaltet sind, während die Indikatorwicklungen (5) in Reihe liegen. 8, Einrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeich net, dass die magnetischen Leiter der Parallelschaltungen aus. amorphsm Magnetmaterial bestehen. 9, Einrichtung zur Messung von Gleichströmen mit einem Magnetkern (2) vorzugsweise mit wenigstens zwei Isth- man, der eine Messwicklung (1), eine Kompensa tionswicklung (4) und mindestens eine Vormagnetisie- rungswicklung (7) sowie wenigstens zwei beziehungswei se eine geradzahlige Anzahl von Indikatorwicklungen (5) aufweist, gekennzeichnet durch - ein Differenzierglied (14, 15) für jede Indikatorwick lung (5), an dessen Eingang die Ausgangsspannung der betreffenden Indikatorwicklung (5) liegt, - einen jedem Differenzierglied nachgeschalteten Diskrimi nator (16, 17), dessen Ausgang jeweils an einer Logik schaltung (18) liegt, - die so ausgebildet ist, dass an ihren Ausgängen nur dann eine Impulsfolge mit variablem Tastverhältnis vorliegt, wenn die aus Indikatorwicklungen (5) und zugehörigen Vormagnetisierungswicklungen (7) bestehenden Indika toren entweder in positiver oder in negativer Rich tung magnetisiert sind, - zwei von Ausgängen der Logikschaltung (18) entsprechend ihrem Tastverhältnis angesteuerte Schalter (19, 20), die den Aufladestromkreis eines Kondensators (21) über eine positive bzw negative anlegbare Spannung steuern, und - einen Verstärker (22), der die am Kondensator (21) an liegende Spannung als Eingangsgrösse zugeführt erhält und den Strom durch eine Bürde (23) und die mit ihr in Reihe geschaltete Kompensationswicklung treibt (Fig. 3). 10. Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Anordnung von mehr als zwei Indikatorwick lungen (5) diese paarweise in Reihe geschaltet und die paarweise in Reihe geschalteten Indikatoren sym metrisch im Magnetkern (2) angeordnet sind. 11. Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich net, dass der Magnetkern (2) noch eine zusätzliche Induktionswicklung (9) trägt, deren Ausgangsspannung eine weitere Eingangsgrösse des Verstärkers (6, 22) instr der den Strom durch die Bürde (10; 23) und die mit ihr in Reihe geschaltete Kompensationswicklung (4) treibt.

Inventors: ERMISCH, JOCHEN, DR., HERTWIG, NORBERT, DIPL.-ING., REISS, MATTHIAS, DIPL.-ING.
Applicants: VEB TRANSFORMATOREN- UND RONTGENWERK  "HERMANN MATERN"
Application year: 1984
Main classification: G01R19
IPC codes: G01R15, G01R19