SUCTION DEVICE FOR THE APPLICATION OF SUCTION ELECTRODES AND FOR SUCTION MASSAGE

Abstract: 1. Suction device comprising a plurality of suction electrodes (36) for a suction massage during an electrotherapy with low-frequency or medium-frequency stimulation currents, wherein the suction electrodes are in connection with a vacuum pump (21) via a common suction line (37), wherein a ventilation device is connected with the suction line, by which the suction line can be vented during the application of the suction electrodes, and wherein for the suction massage a device for generating a pulsating suction is provided, characterized in that to the common suction line (37) a pressure sensor (32) is connected, which converts the value (-P) of the suction into an electrical voltage Up = f (-P), that an electrical control (33) having a first set-point transmitter (39) is provided, at which a desired limiting value of the suction for the application of the suction electrodes (36) can be set, that the electrical control (33) comprises a second set-point transmitter (38), at which a second limiting value of the suction can be set for the suction massage, and that the electrical control (33) is connected to the ventilation device (30, 31) so that the suction required both for the application and also for the suction massage can be limited or regulated to the set-point values set before the application of the suction electrodes.

Description: Saugeinrichtung zur Applikation von Saugelektroden und zur Saugmassage Die Erfindung betrifft eine Saugeinrichtung zur Applikation von Saugelektroden und zur Saugmassage entsprechend dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. In der Elektrotherapie, z.B. Interferenzstrom-Therapie nach NEMEC oder Elektrotherapie mit diadynamischen Strömen nach BERNARD, werden seit mehreren Jahren Saugelektroden entsprechend DE-PS 12 24 847 angewendet. Hierzu sind inzwischen viele Saugeinrichtungen bekannt, die entweder als spezielles Sauggerät oder als Baugruppe in verschiedenen Elektrotherapiegeräten integriert sind. Disse bekannten Saugeinrichtungen bestehen in der Regel aus einer elektromotorisch betriebenen Vakuumpumpe, an welche die bekannten Saugelektroden über Rohr- und Schlauchleitungen so angeschlossen sind, dass innerhalb dieser Saugelektroden ein ausreichender Unterdruck entsteht, so dass die Saugelektroden auf der Haut des Patienten haften. Um zu verhindern, dass der Unterdruck innerhalb der Saugelektroden so gross wird, dass der Patient Schmerzen empfindet oder dass an den Saugstellen unter der Haut des Patienten Hämatome entstehen, kann bei bekannten Saugeinrichtungen der Unterdruck auf beliebige Werte zwischen ca. 0 und -0,7 bar eingestellt werden. Diese Einstellung erfolgt beispielsweise durch einen einstellbaren Bypass, der parallel zu den Saugelektroden angeordnet ist und durch den so viel Luft strömt, dass der gewünschte Unterdruck infolge der begrenzten Saugleistung der Vakuumpumpe erreicht wird. Entsteht bei diesen bekannten Saugeinrichtungen während der Behandlung eine Undichtigkeit in den Saugleitungen oder, was erfahrungsgemäss relativ oft vorkommt, eine Undichtigkeit zwischen der Haut des Patienten und der Saugelektrode, so fällt der Unterdruck entsprechend der Luftmenge, welche durch diese undefinierten Undichtigkeiten in die Saugeinrichtung strömt, ab. Die Folge hiervon ist, dass die Sauglektroden nicht am Patienten haften oder während der Behandlung plötzlich vom Patienten abfallen. Besonders problematisch ist dieser unerwünschte Nebeneffekt während des Anlegens der Saugelektroden an den Patienten. Hierbei ist es insbesondere bei der Interferenzstrom-Therapie, bei welcher vier Saugelektroden am Patienten angelegt werden müssen, in der Regel nicht möglich, alle Saugelektroden gleichzeitig am Patienten anzulegen, so dass während des Anlegens der ersten Saugelektrode die anderen Saugelektroden noch völlig offen sind und durch diese Luft in die Saugeinrichtung strömen kann. Um zu gewährleisten, dass die erste am Patienten angelegte Saugelektrode am Patienten haften bleibt während die anderen Saugelektroden noch nicht am Patienten angelegt sind, muss der oben genannte Bypass der Saugeinrichtung während des Anlegens der ersten Saugelektroden so weit geschlossen werden, dass ein ausreichender Unterdruck innerhalb dieser ersten angelegten Saugelektroden entstehen kann. Je mehr Saugelektroden am Patienten angelegt sind, desto weniger Luft kann durch die restlichen noch nicht angelegten Saugelektroden in die Saugeinrichtung strömen, wodurch der Unterdruck mit der Zahl der angelegten Sauelektroden ansteigt. Auf diese Weite kann der Unterdruck insbesondere nach dem Anlegen der letzten Saugelektrode so stark ansteigen, dass der Patient Schmerzen empfindet oder die Gefahr besteht, dass an den Saugstellen unter der Haut des Patienten Hämotome entstehen. Um letzteres zu verhindern, empfehlen einige Hersteller bekannter Saugeinrichtungen, mit dem Fortschreiten der Anlage der Saugelektroden an den Patienten den Unterdruck an dem hierfür vorgesehenen Bypass jeweils auf den erforderlichen Wert zu reduzieren. Besonders schwierig ist bei bekannten Saugeinrichtungen die Anlage der Saugelektroden an den Patienten während der sog. Saugmassage. Hierbei wird bei bekannten Saugeinrichtungen zusätzlich zu dem oben erwähnten Bypass zur Einstellung des Unterdruckes ein weiteren Bypass parallel geschaltet, welcher durch ein Magnetventil periodisch geöffnet und geschlossen wird, so dass der Unterdruck innnerhalb der Saugelektroden periodisch zwischen einem oberen und einem unteren Wert pulsiert. Da sich der obere und der untere Wert des Unterdruckes bei bekannten Saueinrichtungen mehr oder weniger undefiniert aus der Saugleistung der Vakuumpumpe und der durch die Bypässe und Undichtigkeiten strömenden Luft einstellen, kommt es bei bekannten Saugeinrichtungen relativ oft vor, dass die Saugelektroden während der Saugmassage vom Patienten abfallen. Als Nachteil bei bekannten Saugeinrichtungen gilt auch das Geräusch und die Vibration, welche von der elektromotorisch angetriebenen Vakuumpumpe erzeugt werden. Es war daher Aufgabe der Erfindung, eine Saugeinrichtung zu entwickeln, welche die bei bekannten Saugeinrichtungen vorhandenen Nachteile nicht hat. Die Aufgabe wurde erfindungsgemäss gelöst, indem eine Saugeinrichtung geschaffen wurde, bei welcher für die Applikation der Saugelektroden ein einstellbarer Unterdruck und für die Saugmassage zwei voneinander unabhängig einstellbare, verschiedene Unterdrucke, welche durch ein Zeitschaltglied periodisch abwechselnd eingeschaltet werden, automatisch geregelt werden. Als vorteilhafte Weiterbildung der erfindungsgemässen Saugeinrichtung wird die Vakuumpumpe nicht in Dauerbetrieb, wie bei bekannten Saugeinrichtungen üblich, sondern im Aussetzbetrieb verwendet, Hierdurch wird das Pumpengeräusch und die Vibration der Saugeinrichtung wesentlich reduziert. Allerdings musste zur Vermeidung hoher Stromspitzen beim mehrmaligen Einschalten des Elektromotores während einer Behandlung die Einschaltung des Elektroinotores über eine elektronische Schaltung erfolgen, die die#Betriebswechselspannung stets nur im Nullpunkt auf die Erregerwicklung des Motors schaltet. Die praktische Erprobung der erfindungsgemässen Saugeinrichtung hat gezeigt, dass die Vakuumpumpe bei fehlerfreier Applikation der Saugelektroden am Patienten weniger als 5% der Behandlungsdauer eingeschaltet ist, während sie bei bekannten Saugeinrichtungen während der gesamten Behandlungsdauer eingeschaltet sein muss. Für die Realisation der erfindungsgemässen Saugeinrichtung gibt es, wenn man deren allgemeine Lösung kennt, verschiedene Ausführungsmöglichkeiten. Anhand zweier Ausführungsbeispiele soll die erfindungsgemässe Saugeinrichtung näher erklärt werden. Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel mit pneumatischer Regelung des Unterdruckes für die Applikation der Saugelektroden bzw. der beiden unabhängig voneinander einstellbaren Unterdrucke für die Saugmassage. Figur 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel mit elektropneumatischer Regelung des Unterdruckes zur Applikation der Saugelektroden bzw. der beiden voneinander unabhängig einstellbaren Unterdrucke für die Saugmassage, wobei ausserdem die Vakuumpumpe nicht ständig eingeschaltet ist. Figur 3 zeigt die elektrische Steuerung für das Ausführungsbeispiel in Figur 2. Figur 4 bis 7 zeigen grafische Darstellungen zur Erläuterung der Wirkungen der vier Komparatoren in Figur 3. Die in Figur 1 dargestellte Saugeinrichtung besteht aus einer Vakuumpumpe 1, welche vom Elektromotor 2 angetrieben wird sobald und solange der Schalter 12 geschlossen ist und Betriebsspannung an dem Elektromotor 2 anliegt. Dadurch steigt der Unterdruck in der Saugleitung 15 so weit an, bis der an dem Ventil 4 eingestellte Wert erreicht ist, wobei dieses Ventil 4 so weit und so lange öffnet, dass die hierdurch einströmende Luft ein weiteres Ansteigen des Unterdruckes in der Saugleitung 15 verhindert. Der Wert des Unterdruckes in der Saugleitung 15 wird durch das Vakuummeter 11 angezeigt. Um zu verhindern, dass die durch die noch nicht am Patienten angelegten Saugelektroden 3 in die Saugleitung 15 strömende Luft den Unterdruck zu stark verringert, sind vor jeder Saugelektrode 3 Drosselventile 14 eingeschaltet, welche den Luftstrom so weit drosseln, dass der Unterdruck in der Saugleitung 15 mindestens -0,1 bar erreicht, wenn keine Saugelektrode 3 am Patienten angelegt ist. Mit zunehmender Anzahl der am Patienten angelegten Saugelektroden 3 steigt der Wert des Unterdruckes in der Saugleitung 15 an. Er kann jedoch nicht höher ansteigen, als am Ventil 4 eingestellt ist. Die Drosselventile 14 sollen also verhindern, dass der Unterdruck in der Saugleitung 15 bei laufender Vakuumpumpe unter einen Minimalwert von 0,1 bar abfällt, während das Ventil 4 verhindert, dass der hieran eingestellte Maximalwert des Unterdruckes überschritten wird. Für die Saugmassage ist parallel zum Ventil 4 ein weiteres Ventil 5 geschaltet, welches ebenfalls ab einem einstellbaren Wert des Unterdruckes , der geringer sein muss als der am Ven til 4 eingestellte Wert, öffnet und immer dann, wenn das Magnetventil 6 geöffnet ist, so viel Luft in die Saugleitung###¯## 15 strömen lässt, dass der am Ventil 5 eingestellte Unterdruck eingehalten wird. Das Magnetventil 6 wird von einem elektronischen Intervallschalter 7 periodisch geöffnet und geschlossen wenn der Schalter 8 für die Saugmassage geschlossen ist. Die Periodendauer des Intervallschalters 7 kann stufenlos oder in vorgegebenen Stufen verändert werden. Das Magnetventil 6 bleibt geschlossen, wenn der Schalter 8 geöffnet ist. Das justierbare Drosselventil 9 verhindert zusammen mit dem Volumen des Wasserabscheiders 10, dass die Pulsation des Unterdruckes hinter der Vakuumpumpe 1 in die Saugleitung 15 gelangt und dort Schwingen bzw. Flattern der Ventile 4 und 5 verursacht. Ein zweites Ausführungsbeispiel soll anhand der Figuren 2 bis 7 beschrieben werden. In Figur 2 sind die erfindungsrelevanten Details des zweiten Ausführungsbeispieles schematisch dargestellt, wobei die elektronische Steuerung 33 in Figur 3 ausführlicher beschrieben wird. In den Figuren 4 bis 7 sind die Wirkungen der vier Komparatoren 41 bis 44 graphisch dargestellt. Mit Rücksicht auf eine möglichst übersichtliche Beschreibung des Lr;e sec;, c;61 zweiten Ausführungsbeispieles wird#zuer st die Funktion der Saugeinrichtung bei der-Applikation der Saugelektroden am Patienten ohne Saugmassage und anschliessend die Funktion der Saugmassage beschrieben. Bei der Aplikation der Saugelektroden am Patienten soll der Unterdruck innerhalb der Saugelektroden einerseits so gross sein, dass die Saugelektroden sicher auf der Haut des Patienten haften, andererseits aber nicht so gross werden, dass der Patient Schmerzen erleidet ode gar Hämatome unter dessen Haut entstehen. Es ist daher erforderlich, dass der Unterdruck innerhalb der Saugelektroden 36 individuell eingestellt werden kann und dieser eingestellte Wert des Unterdruckes während der gesamten Behandlung möglichst konstant bleibt. Hierfür ist an die Saugleitung 37 ein Drucksensor 32 angeschlossen, welcher den Unterdruck in eine dem Unterdruck proportionale elektrische Spannung up = f( -P ) umwandelt. Diese Spannung up wird über den Widerstand 60 dem Komparator 43, aber auch den weiter unten aufgeführten Komparatoren 41, 42 und 44, zugeführt. Mittels des Trimrnwiderstandes 67 kann diese Spannung mit Rücksicht auf die Toleranzen der Bauelemente auf den erforderlichen Wert u3 eingestellt werden. Diese Spannung U3 wird auf den nicht invertierenden Eingang (+) des Komparators 43 geführt. Auf den invertierenden Eingang (-) des Komparators 43 wird die Spannung u4 geführt, die aus einer Konstantspannungsquelle U1 abgeleitet und über das Potentiometer 39 kontinuierlich, oder über einen Stufenschalter in Stufen einstellbar ist. Uber den Widerstand 61 und den Trimmwiderstand 68 kann die Spannung u4 justiert werden. In Figur 5 ist die Abhängigkeit des Ausgangssignales Q43 des Komparators 43 als Funktion der Eingangssignale U3 und U4 dargestellt. Ist u3 grösser als U4, so ist das Ausgangssignal Q43 des Komparators 43 Q43 = 1. Das Ausgangssignal Q43 = 1 schaltet den Transistor 48 in den leitenden Zustand, wenn der Umschalter 40 in Stellung a geschaltet ist. Hierdurch wird sowohl di Magnetspule 24 erregt und dadurch das Magnetventil 23 geöffnet als auch der Elektromotor 22, welcher die Vakuumpumpe 21 antreibt eingeschaltet. Die Einschaltung des Elektromotors 22 erfolgt hierbei über den Triac 50 welcher wiederum von der Triaczündung 49 gezündet wird. Diese Triaczündung 49 besteht aus einem Optokoppler, welcher die Betriebsspannung U2 des Transistors 48 von der Betriebsspannung U3 des Elektromotors 22 isoliert, einem Nullpunktdetektor, welcher den Triac stets nur im Nulldurchgang der Betriebswechselspannung U3 zündet, wodurch hohe Stromimpulse beim wiederholten Einschalten des Elektromotores vermieden werden und einem Diac, welcher in die Ansteuerung des Gates des Triacs geschaltet ist. Da derartige Triaczündungen als integrierte Schaltung im Handel erhältlich sind, ist die Triaczündung 49 in Figur 3 nicht ausführlich sondern als Block dargestellt. Mit steigendem Unterdruck in der Saugleitung 37 wird die Spannung u3 = f ( -P ) kleiner. Wird die Spannung u3 kleiner als die Spannung u so springt das Ausgangssignal Q43 von Q43 a 1 auf Q43 t O. Hierdurch wird der Transistor 48 gesperrt, das Magnetventil 23 geschlossen und der Elektromotor 22 der Vakuumpumpe 21 abgeschaltet. Der Elektromotor 22 und damit die Vakuumpumpe 21 bleiben solange abgeschaltet, bis der Unterdruck in der Saugleitung 37 so weit abgefallen ist, dass u3 wieder grösser wird als U4. Dies kann während der Applikationsdauer einerseits durch Undichtigkeiten der Saugleitung 37 oder der Saugelektroden 36, andererseits durch Verkleinerung der Spannung u4 am Potentiometer 39 erfolgen, wenn der Unterdruck während der Applikation höher eingestellt wird. Um Zu realisieren, dass der Unterdruck innerhalb der Saugelektroden 36 während der Applikation durch Einstellen der Spannung u4 am Potentiometer 39 nicht nur erhöht, sondern auch schnell verringert werden kann, ist der Komparator 41 vorgesehen. Dieser Komparator 41 ist am Trimmerwiderstand 65 so eingestellt, dass die Eingangsspannung u1 des Komparators 41 etwas kleiner ist als die Eingangsspannung u4 des Komparators 43. Wird die Eingangsspannung u3 des Komparators 41 kleiner als die Eingangsspannung u, so liefert der Komparator 41, wie in Figur 7 dargestellt, das Ausgangssignal Q41 = 1. Hierdurch wird, wenn der Umschalter 40 in Stellung a geschaltet ist, der Transistor 47 leitend geschaltet und öffnet über die Magnetspule 31 das Magnetventil 30, so dass die Saugleitung 37 so lange über das Drosselventil 29 belüftet wird, bis das Eingangssignal U3 des Koparators 41 wieder grösser ist als das Eingangssignal u1. Sobald Q41 = 0 wird, schliesst das Magnetventil 30. Die Regelgenauigkeit des Unterdruckes in der Saugleitung 37 während der Applikation ist von der Differenz zwischen den Eingangsspannungen u1 und u4 abhängig, die durch Justage der Trimmwiderstände 65 und 68 beliebig klein eingestellt werden kann. Sind die Undichtigkeiten der Saugleitung 37 und der Saugelektroden 36 gering, was in der Praxis durchaus erreichbar ist, so läuft der Elektromotor der Vakuumpumpe nur während des Einschaltens der Saugeinrichtung und hin und wieder kurz während der Applikationsdauer, um die durch Restleckstellen in die Saugleitung gelangte Luft wieder herauszupumpen. Zur Durchführung der Saugmassage wird der Umschalter 40 in die Schaltstellung b geschaltet. In dieser Schaltstellung sind die während der reinen Applikation benutzten Komparatoren 41 und 43 ausser Funktion. Während der Saugmassage wirken die Komparatoren 42 und 44, welche auf das aus den NAND-Gattern 45 und 46 bestehende RS-Flipp-Flopp geschaltet sind. Während der Saugmassage soll der Unterdruck innerhalb der Saugelektroden 36 zwischen einem einstellbaren unteren Wert Pmin und einem ebenfalls einstellbaren oberen Wert Pmax periodisch hin und her pulsieren. Der untere Wert Pmin wird über das Potentiometer 39 eingestellt, wodurch die Eingangsspannung U5, welche ausserdem am Trimmwiderstand 69 justiert werden kann, des Komparators 44 variiert Die Abhängigkeit des Ausgangssignales Q44 von den Eingangssignalen U3 und u5 ist in Figur 4 dargestellt. Der obere Wert Pmax wird über das Potentiometer 38, welches ebenfalls wie das Potentiometer 39 aus einer Konstantspannungsquelle U1 versorgt wird, eingestellt, wodurch die Eingangsspannung u2 ,welche ausserdem am Trimmwiderstand 66 justiert werden kann, des Komparators 42 variiert wird. Die Abhängigkeit des Ausgangssignales 042 von den Eingangsspannungen u3 und u2 ist in Figur 6 dargestellt. Die Abhängigkeit der Ausgangssignale Q der NAND-Gatter 45 und 46 von deren Eingan Sssignalen A und B sind in der Matrix 63 dargestellt. Die Abhängigkeit der Ausgangssignale Q45 und Q46 aus den NAND-Gattern 45 und 46 in Abhängigkeit von den Eingangssignalen Q42 und Q44 aus den Komparatoren 42 und 44 sind in der Matrix 70 dargestellt. Wie aus Figur 4 und 6 erkennbar, ist der Zustand Q < 2 = 0 und Q44 = 0 bei eingeschalteter Saugeinrichtung nicht vorgesehen und braucht deshalb in dieser Schaltung nicht beachtet zu werden. Auch der Zustand Q42 = 1 und Q44 = 1, der ¯ in dieser Schaltung vorkommt, kann vernachlässigt werden, weil das RS-Flipp-Flopp nur auf Eingangssprünge von 1 nach 0 gesetzt und zurückgesetzt werden kann, nicht jedoch bei Eingangssprüngen von 0 nach 1. Kurz nach Einschalten der Saugeinrichtung aus dem Zustand -P = 0 ist, wie aus den Figuren 4 und 6 erkennbar, Q42 = 1 und 044 = 0. Das RS-Flipp-Flopp liefert in diesem Zustand die Ausgangssignale Q45 = 0 und Q46 = 1 Hierdurch wird, identisch wie oben bei der reinen Applikation beschrieben, über den Transistor 48 und die Zündschaltung 49 sowie den Triac 50 der Elektromotor 22 der Vaiu- umpumpe 21 eingeschaltet. Der Unterdruck in der Saugleitung 37 steigt stetig an. Bei beispielsweise 0,2 bar springt das Ausgangssignal Q44 des Komparators 44 von 0 auf 1, was jedoch, wie oben beschrieben ohne Wirkung auf den Zustand des RS-Flipp-Flopps bleibt. Erreicht der Unterdruck beispielsweise 0,6 bar, so springt das Ausgangssignal Q42 des Komparators 42 von 1 nach 0, wodurch das RS-Flipp-Flopp von Q45 = 0 und Q46 = 1 auf Q45 = 1 und Q46 = 0 zurückgesetzt wird. Hierdurch wird der Elektromotor 22 der Vaiuum- pumpe 21 abgeschaltet und gleichzeitig das Magnetventil 30 über den Transistor 47 geöffnet, wodurch die Saugleitung 37 und die Saugelektroden 36 über das Drosselventil 29 belüftet wird. Hierbei sinkt der Unterdruck innerhalb der Saugleitung 37 und den Saug elektroden 36 je nach Einstellung des Drosselventiles 29 mehr oder weniger schnell ab. Bei beispielsweise -P = 0.6 bar springt das Ausgangssignal Q42 des Komparators 42 von 0 nach 1, was jedoch ohne Wirkung auf den Schaltzustand des RS-Flipp-Flopps bleibt. Er reicht der Unterdruck beispielsweise -P =.0,2 bar, so springt das Ausgangssignal Q44 von 1 nach 0, wodurch die Ausgangssignale des RS-Flipp-Flopps von Q45 = 1 und Q46 = wieder auf Q45 = 0 und Q46 = 1 zurückgesetzt werden. Hierdurch wird der Elektromotor 22 der Vakuumpumpe 21 eingeschaltetjund das Magnetventil 30 geschlossen. Dieser Zyklus wiederholt sich beliebig oft, so dass der Unterdruck beispielsweise zwischen -P = 0,2 bar und -P = 0,6 bar auf und ab pulsiert. Die Zyklusdauer kann am Drosselventil 29 eingestellt werden, wobei die Belüftungsgeschwindigkeit der Saugleitung 37 und der Saugelektroden 36 beeinflusst wird. Um zu verhindern, dass Wasser aus den innerhalb der Saugelektroden in bekannter Weise verwendeten knit Wasser getränkten Schwämmen in die Vakuumpumpe gelangen kann, ist in die Saugleitung 37 ein Wasserabscheider 25 angeordnet.Dieser Wasserabscheider 25 muss re gelmäflig entleert werden. Hierfür ist ein manuell betätigbares Ventil 26 vorgesehen. Um zu verhindern, dass der Unterdruck innerhalb der Saugleitung 37 und der Saugelektroden 36 während der Anwendung der Saugeinrichtung zusammenbricht wenn dieses Ventil 26 geöffnet wird, ist diesem Ventil 26 ein Magnetventil 27 in Serie geschaltet.Die Magnetspule 28 dieses Magnetventiles 27 ist parallel zum Netzschalter 51 der Saugeinrichtung geschaltet, und zwar in der Art, dass das Magnetventil 27 stets geschlossen ist, wenn die Saugeinrichtung über den Netzschalter 51 eingeschaltet ist, und geöffnet ist, wenn die Saugeinrichtung über den Netzschalter 51 abgeschaltet ist. Die Verwendung des Drucksensors 32, welcher den Wert des Unterdruckes in der Saugleitung in eine proportionale elektrische Spannung umwandelt, bietet ausserdem die Möglichkeit, den Wert des 34 Unterdruckes auf einem elektrischen Messinstrumenttstatt auf einem konventionellen Manometer anzuzeigen. Dies ist insbesondere deshalb vorteilhaft, weil es bisher kein preiswertes Manometer gibt, welches der modernen Formgestaltung elektromedizinischer Geräte gerecht wird. In bekannten Saugeinrichtungen werden, wenn überhaupt, runde Manometer verwendet, wie sie aus dem Dampfmaschinen-Zeitalter bekannt sind. Das Magnetventil 23, das nur dann geöffnet ist, wenn die Vakuumpumpe 21 arbeitet und sofort schliesst, wenn die Vakuumpumpe abgeschaltet wird, soll verhindern, dass der Unterdruck innerhalb der Saugleitung 37 und der Saugelelktroden 36 durch Undichtigkeiten in der Vakuumpumpe zu schnell wieder zusammenbricht. Ausserdem verhindert dieses Magnetventil, dass der Unterdruck nach Abschalten der Vakuumpumpe bei Erreichen des eingestellten Sollwertes weiter ansteigt, weil die Vakuumpumpe infolge der Schwungmassen des Elektromotores und der rotierenden Teile der Vakuumpumpe relativ lange ausläuft. Bei Verwendung Leckdichter Vakuumpumpen, welche ausserdem nach dem Abschalten sofort still stehen und nicht während der Aushaufdauer weiterpumpen, kann auf dieses Magnetventil 23 verzichtet werden. Die Dioden 52 und 53 in Figur 3 verhindern hohe elektrische Spannungsspitzen beim Abschalten der Magnetspulen 31 und 24.

Claims: Patentansprüche 1. Saugeinrichtung zur Applikation von Saugelektroden und zur Saugmassage während der Elektrotherapie mit nieder-'oder mittelfrequenten Reizströmen, wobei der Unterdruck für die Saugkraft an der Saugeinrichtung während der Applikation der Saugelektroden einstellbar ist und für die Saugmassage zu sätzlich zwischen einem minimalen und einem maximalen Wert pulsieren kann, dadurch gekennzeichnet, dass der für die Applikation der Saugelektroden erforderliche Unterdruck sowie die fJr die Saugmassage erforderlichen unterschiedlichen Unterdrucke Wmin und unabhängig voneinander bereits vor der Applikation und vor der Sauymassage reproduzierbar voreingestellt werden können und während der Applikation und der Saugmassoge unabhängig von der Anzahl der jeweils verwendeten Saugelektroden auf die vorher eingestellten Werte automatisch konstant geregelt werden. 2. Saugeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Unterdruck für die Applikation der Saugelektroden von einem einstellbaren Überdruckventil (5) so begrenzt wird, dass der eingestellte WertWmjn nicht überschritten wird. 3. Saugeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass fur die Saugmassage der minimale Unterdruck-Pmjn an einem einstellbaren Uberdruclcventil (5) und der maximale Unterdruck-Pmax an einem einstellbaren Uberdruckventil (4) unabhangig voneinander voreingestellt werden können, und dass in Serie zum Oberdruckventil (5) ein Magnetventil (6) angeordnet ist, welches von einem elektronischen Intervalischalter (7) periodisch geöffnet und geschlossen wird wenn ein Schalter (8) geschlossen ist, so dass der Unterdruck in den Saugelektroden (3) periodisch zwischen-Pm; ;n und-Pmax pulsiert, wobei-Pmin und"Pmax unabhängig von der Anzahl der verwendeten Saugelektroden (3) von den Uberdruckventilen (4) -und (5) auf den voreinge c#oIJtpn Wert weitgehend konstant begrenzt werden. 4. Saugeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der Saugeinrichtung an die Saugleitung (37) ein Drucksensor (32) angeschlossen ist, welcher den Wert (-P) des Unterdruckes in eine elektrische Spannung Up = f (-P) umwandelt. 5. Saugeinrichtung nach Anspruch 1 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass diese Saugeinrichtung mit einem elektrischen Messinstrument (34) ausgestattet ist, welches an den Drucksensor (32) angeschlossen ist und von dessen Ausgangsspannung Up =f (-P)versorgt wird, wobei die Skala des Messinstrumentes (34) in Druckwerten, beispielsweise Bar, geeicht ist. 6. Sougeintichtung nach den Anspruchen 1 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass für die Applikation der Saugelektroden eine elektrische Steuerung (33) vorhanden ist, so dass an einem Potentiometer (39) der gewunschte Unterdruck (-P) zur Applikation der Saugelektroden (36) eingestellt werden kann, wobei die elektrische Steuerung (33) den Elektromotor (22) der Vakuumpumpe (21) so lange einschaltet, bis der eingestellte Unterdruck (-P)erreicht ist und abschaltet, sobald der eingestellte Unterdruck -P erreicht wird, wobei die elektrische Steuerung (33) ausserdem bei überschreiten des eingestellten Unterdruckes ein Magnetventil (30t31) öffnet, so dass die Saugelektroden (36) so weit Uber eine Drossel (29) belüftet werden, bis der eingestellte Unterdruck (-P) erreicht ist und dieses Magnetventil (30/31) wieder schliesst, sobald der eingestellte Unterdruck (-P) erreicht wird. 7. Saugeinrichtung nach den Anspruchen 1, 4 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass für die Saugmassage zwei Steliglieder (38 ) und (39) vorhanden sind, an denen unabhangig voneinander ein minimaler Unterdruck ¯Pmjn und ein maximaler Unterdruck ¯PmaX eingestellt werden können, wobei die elektrische Steuerung (33) den Elektromotor (22) der Vakuumpumpe (21) so lange einschaltet, bis der maximale Unterdruck 'Pmox erreicht ist und sobald der maximale Unterdruck -Pmaxerreicht wird, den Elektromotor (22) der Vakuumpumpe (21) abschaltet und gleichzeitig das Magnetventil (30/31) öffnet, so dass die Saugelektroden (36) so weit beluftet werden, bis der vorher eingestellte minimale Unterdruck #min erreicht ist und dieses Magnetventil (30/31) sofort wieder schliesst, sobald der minimale Unterdruck #min erreicht wird und gleichzeitig den Elektromotor (22) der Vakuumpumpe (il) wieder einschaltet, wonach sich dieser Zyklus periodisch wiederholt, so dass der Unterdruck zwischen -Pmin und -Pma, periodisch pulsiert. 8. Saugeinrichtung nach Anspruch 1, 2 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass an der elektrischen Steuerung (33) ein Umschalter (40) vorhanden ist, an welchem diese elektrische Steuerung (33) alternativ für die Applikation der Saugelektroden (36) ohne Saugmassage in Schaltstellung (a) oder für die Saugmassage in Schaltstellung (b) verwendet werden kann. 9. Saugeinrichtung nach den Ansprüchen 1, 4, 6 und 7, dadurch gekennzeichnet dass die Beluftungsgeschwindigkeit an einer Drossel (29) eingestellt werden kann, wodurch die Periodendauer während der Saugmassage variiert werden kann 10. Saugeinrichtung nach den Ansprüchen 1, 4 und 6, welche mit einem Wasserab scheider (25) zwischen den Saugelektroden (36) und der Vakuumpumpe (21) ausgestattet ist, dadurch gekennzeichnet, dass zur Entleerung des Wasserabscheiders (25) ein manuell betdtigbares Absperrventil (26) und ein Magnetventil (27/28) in Serie angeordnet sind und dass dieses Magnetventil (27/28) nur dann geöffnet ist, wenn die Saugeinrichtung abgeschaltet ist. 11. Saugeinrichtung noch den Ansprüchen 1, 4 und 6dadurch gekennzeichnet, dass in der Saugleitung (37) gleich hinter der Vakuumpumpe (21) ein Magnetventil angeordnet ist, das nur dann geöffnet ist, wenn der Elektromotor (22) der Vakuumpumpe (21) eingeschaltet ist und das sofort schliesst, wenn der Elektromotor (22) abgeschaltet wird. 12. Saugeinrichtung nach den Ansprüchen 1, in und 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Elektromotor (22) der Vakuumpumpe (21) Uber einen Triac (50) ein und ausgeschaltet wird, wobei die Zündung des Triacs (50) aus einer elektronischen Triaczündung (49) erfolgt, welche Zündimpussse stets nur im Nuildurchgang der Betriebswechselsponnung (U3) liefert und welche ausserdem einen Optokoppler zur Potentialtrennung zwischen den Betriebs spannungen (U2) und (U3) enthält. 13. Saugeinrichtung nach den AnsprUchen 1, 4 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Einstellung der Unterdrucke ¯Pmjn und -Pmax für die Saugmassage über Potentiometer (39/38) erfolgt, die aus einer Kanstantspannungsquelle (U1) gespeist werden, wobei die an den Potentiometern (39/38) abgegriffenen elektrischen Spannungen mittels der Widerstände (62/69) und (59/66) auf die variablen Werte (us) und (u2) justiert werden können, die auf die Eingänge der Spannungskomparatoren (44) und (42) geführt werden, wo sie mit der aus dem Drucksensor (32) kommenden Spannung (up), welche ebenfalls mittels Widerständen (60/67) auf die variable Spannung (ug) justiert werden kann, verglichen werden, wobei die Ausgangssignale (Q44 / Q42) der Komparatoren (44/42) auf ein RS-Flipp.Flopp, bestehend aus den NAND-Gattern (45/46) geführt werden, deren Ausgangssignale (Q45 / Q46) in Abhängigkeit von deren Eingangssignalen (Q4t/ Q42) in der Matrix (70) dargestellt sind, welche Uber die Transistoren (47/48) den Elektromotor (22) der Vakuumpumpe (21), das Magnetventil (30/31) zur Belüftung der Saugleitung (37) und das Magnetventil (23/24) zur Absperrung der Saugleitung (37) zwischen der Vakuumpumpe (21) und dem Wasserab scheider (25) ansteuern. 14. SaugeinrichtungnachdenAnsprtlchen 1, 4 und 6, dadurch gekennzeichne dass fur die Einstellung des Unterdruckes (-P) für die Applikation der Saug elektroden (36) ein Potentiometer (39) vorgesehen ist, welches aus einer Konstantspannungsquelle (U1) gespeist wird und dessen Ausgangsspannung mittels der Widerstonde (61/68) auf die variable Spannung (u4) justiert werden kann, welche auf einenEingang des Komparators (43) geführt wird, wo sie mit der aus dem Drucksensor (32) kommenden Spannung (u3) welche auf den zweiten Eingang des Komparators (43) geftihrt wird, verglichen wird, wobei das Ausgangssignal (Q43) des Komparators (43) über den Transistor (48) den Elektromotor (22) der Vakuumpumpe (21) und das Magnetventil (23/24) gesteuert wird. 15. Saugeinrichtung nach den Ansprüchen 1, 4, 6 und 14, dadurch gekenn- zeichnet, dass fUr die Applikation der Saugelektrnden parallel zum Komparator (43) ein zweiter Komparator (41) geschaltet ist, dessen Ein gongsspunnung (ul) mittels der Widerstände (58/65) etwas kleiner justiert ist als die Eingongsspannung (u4) des Komparator (43), dessen Ausgangssignal (Q41) von 0 auf 1 kippt, wenn der Unterdruck (-P) in der Saugleitung (37) um einen kleinen Betrag #, P) höher ansteigt als am Potentiometer (39) ein- gestellt, wodurch das Magnetventil (30/31) über den Transistor (47) solange geöffnet wird, bis der Unterdruck (-P) innerhalb der Saugleitung (37) unter den am Potentiometer (39) eingestellten Wert plus der kleinen Druckdifferenz (z-P) abgesunken ist.

Inventors: BINDER, KARL-HEINZ, FARIN, GUNTER, FISCHER, KLAUS, GOTTLE, FERDINAND, Farin, Günter, Göttle, Ferdinand
Applicants: ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH.
Application year: 1983
Main classification: A61N1
IPC codes: A61H9, A61B5, A61N1