CROSSED COIL TYPE INSTRUMENT WITH PIVOTING MAGNET

Abstract: 1. Crossed-coil moving-magnet measuring apparatus with a rotor (3) which is couplable to a pointer mechanism, is magnetised in at least one direction, and is mounted in a coil support (1) for the excitation winding receiving the measurement signal, and with a resetting magnet, the magnetisation direction of which can be optionally fixed for magnetisation of the rotor, characterised in that the resetting magnet is formed by magnetic particles (4) bonded into the synthetic plastic material of the coil support (1).

Description: Kreuzspuldrehmagnet-Messgerät Die Erfindung bezieht sich auf ein Kreuzspuldrehmagnet- Messgerät mit an ein Zeigerwerk koppelbarem, in mindestens einer Richtung magnetisierten Rotor, der in einem Spulenträger für die das Messsignal aufnehmende Erregerwicklung gelagert ist, und mit einem Rückstellmagnet, dessen Magnetisierungsrichtung zur Magnetisierung des Rotors beliebig festgelegt werden kann. Ein solches Kreuzspul- drehmagnet-MeBgerät ist in der DE-PS 1 118 878 beschrieben. Bei Kreuzspuldrehmagnet-Messgeräten ist es notwendig, einen Rückstellmagnet vorzusehen, der den durch die Verstellkraft des Wicklungssystems in eine bestimmte Einstellage gebrachten Rotor nach Abschaltung des Messstromes in seine Ausgangslage zurückführt. Bei dem bekannten Kreuzspuldreh- magnet-MeBgerät ist der Rückstellmagnet aus einem Drahtring gebildet, der unterhalb des Rotors koaxial zu ihm im Spulenträger eingesetzt und in einem Ringdurchmesser magnetisiert ist. Der wesentliche Vorteil dieses Kreuzspuldrehmagnet Messgerätes liegt darin, dass sein Rückstellmagnet in jeder beliebigen Durchmesserrichtung magnetisiert werden kann, so dass für verschiedene Kreuzspuldrehmagnet-Messgeräte eine Anpassung an verschiedene Ausgangslagen des Rotors möglich ist. Da Kreuzspuldrehmagnet-Messgeräte für zahlreiche Anwendungsfälle einsetzbar sind, zum Beispiel als elektrisch arbeitende Tachometer oder als Kraftstoffmesser in Kraftfahrzeugen, stellen sie Massenprodukte dar, die möglichst billig herstellbar sein sollen, wobei eine Verbilligung in der Grössenordnung von wenigen Pfennigen schon einen grossen Fortschritt darstellen würde. Hiervon abgesehen sollen Kreuzspuldrehmagnet-Messgeräte möglichst kompakt sein, damit sie möglichst wenig Platz einnehmen. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Kreuzspuldreh magnet-MeBgerät der eingangs genannten Art zu entwickeln, welches möglichst billig herstellbar ist und weiterhin mög- lichst kompakt baut. Diese AufgabE wird auf überraschend einfache Weise durch die im Anspruch 1 angegebenen Massnahmen gelöst. Der Vorteil der Erfindung ergibt sich zunächst in bezug auf die Fertigung aus der Tatsache, dass das erfindungsgemässe Kreuzspuldrehmagnet-Messgerät im Vergleich zu dem Kreuzspul urehmagnet-MeBgerät gemäss der DE-PS 1 118 878 ein Bauteil weniger enthält, weil der Rückstellmagnet als separates Bauteil überflüssig wird. Dadurch ist das erfindungsgemässe Hreuzspuldrehmaonet-MeBgerät billiger und zugleich kompakter als das vortiekannte. Da der Spulenträger genau in der erforderlichen Richtung magnetisiert werden kann, genügen relativ geringe Macjnetkräfte, um die gewünschte Rückstellung des Rotors des Kreuzspuldrehmagnet-Messgerätes zu erzielen. Dies ist wichtig, weil der Rückstellmagnet der vom Messstrom erzeugten Stelikraft, die auf den Rotor und damit den Zeiger wirkt, entgegenwirkt. Wenn man auf eine Verkleinerung des Sauvolumens keinen Wert legt, dann erhält man durth die Erfindung die Möglichkeit, bei Beibehaltung des Bauvolumens den durch den Wegfall eines separaten Rückstellmagneten gewonnenen Raum zur Vergrösserung der Erregerwicklung oder des Rotors zu verwenden, was zu grösseren Verstellkräften im Kreuzapul- drehmagnet-Messgerät führt. Durch die im Anspruch 2 angegebene Massnahme erreicht man, dass auch mit relativ wenig im Spulenträger eingebundenen Magnetmaterial eine ausreichend hohe Magnetkraft zu erzielen ist. Durch die im Anspruch 3 angegebene vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung wird es möglich, die gewünschte Rückstellkraft auf einfache Weise den speziellen Geräteerfordernissen anzupassen. Die Erfindung lässt zahlreiche Ausführungsmöglichkeiten zu. Eine davon ist in der Zeichnung schematisch dargestellt und wird nachfolgend beschrieben. Es zeigen Figur 1 einen erfindungsgemäss gestalteten Spulen träger von unten gesehen; Figur 2 einen querschnitt durch den die Erfindung kennzeichnenden Bereich des Kreuzspuldrehmagnet-Messgerätes. Bei dem in Figur 1 dargestellten Spulenträger 1 sind im Schnitt nur wenige Windungen 2 der Erregerwicklung gezeigt, durch welche bei Stronifluss eine Kraftwirkung auf einen in Figur 2 dargestellten Rotor 3 ausgeübt wird. Der Spulenträger 1 ist wie üblich aus Kunststoff gefertigt. In diesen Kunststoff ist jedoch, was in Figur 2 angedeutet wurde, Magnetmaterial 4 eingebunden, welches sich in seiner mechanischen und thermischen Eigenschaften vom übrigen Kunststoff nicht unterscheidet. Durch dieses Magnetmaterial ist es möglich, durch Magnetisieren den Spulenträger unmittelbar nach seiner Herstellung mit einer in Figur 1 gezeigten Magnetspur 5 auszustatten, welche die Bedeutung eines Rückstellmagneten hat. Zum besseren Verständnis des Kreuzspuldrehmagnet-Messgerätes als Ganzes ist in Figur 2 gezeigt, wie der Rotor 3 mittels einer Welle 6 auf einer Lagerplatte 7 gelagert ist. Die Welle 6 trägt einen Zeiger 8. Das Magnetmaterial 4 braucht nicht überall im Spulenträger 1 vorgesehen zu sein, vielmehr soll es vorzugsweise nur in dem Bereich eingebunden sein, in welchem die Magnetspur 5 verläuft. Dies ist durch Impfen des Spulenträgers mit dem Magnetmaterial leicht durchzuführen. Denkbar ist es auch, den mit Magnetmaterial dotierten Bereich definiert dreidimensional auszubilden, um ihn den Erfordernissen des jeweiligen Kreuzspuldrehmagnet-Messgerätes anzupassen. Auf diese Weise können beispielsweise unterschiedliche Formen des Verlaufs der Magnetspur erzeugt werden, um beispielsweise einen Nullpunkt in Skalenmitte zu erhalten oder aber die Kennlinie des Messgerätes linear oder nicht linear zu beeinflussen.

Claims: Ansprüche 1. Kreuzspuldrehmagnet-Messgerät mit an ein Zeigerwerk koppelbarem, in mindestens einer Richtung magneti sierten Rotor, der in einem Spulenträger für die das Messsignal aufnehmende Erregerwicklung gelagert ist und mit einem Rückstellmagnet, dessen Magne tisierungsrichtung zur Magnetisierung des Rotors beliebig festgelegt werden kann, dadurch gekenn zeichnet, dass der Rückstellmagnet durch in den Kunststoff des Spulenträgers (1) eingebundenes Magnetmaterial (4) gebildet ist. 2. Kreuzspuldrehmagnet-Messgerät nach Anspruch 1, da durch gekennzeichnet, dass der Spulenträger (1) nur in einem Bereich Magnetmaterial (4) enthält, in welchem der Rückstellmagnet vorgesehen sein muss. 3. Kreuzspuldrehmagnet-Messgerät nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Magnetmaterial (4) durch eine radial verlaufende Magnetspur (5) magnetisiert ist, deren Breite sich entsprechend den erforderlichen Rückstellkräften bemisst.

Inventors: FOERSTE, RUDOLF
Applicants: VDO ADOLF SCHINDLING AG
Application year: 1982
Main classification: G01R5
IPC codes: G01R7, G01R5