DEVICE FOR THE MEASUREMENT OF THE PRESSURE BETWEEN A BANDAGE AND THE BODY

Abstract: 1. Apparatus for determining the pressure between a support dressing (1) and a portion of the body surrounded by this support dressing, comprising a pressure sensor (13; 26; 30) abutted against the support dressing and being adapted to be applied to this body portion and being coupled with a pressure indicating means, characterized in that the pressure sensor (13; 26; 30) and preferably also the pressure indicating means (19; 20; 28) are positioned within a housing (10) which is removably inserted into a retaining body (2) imovably anchored in the support dressing (1), and that the pressure sensor (13; 26; 30) being directly or indirectly applyable to the body portion is so developed that the pressure can be transferred mechanically (16) and/or by means of a pressure medium (27) onto the pressure indicating means (19; 20; 28).

Description: Vorrichtung zum Feststellen des Druckes zwischen einem Stützverband und einem von diesem Stützverband umgebe nen Körperteil Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Feststellen des Druckes zwischen einem Stützverband und einem von diesem StUtzverband umgebenen Körperteil, mit einem an diesem Körperteil anliegenden und am Stützverband abgestützten Druckfühler, der mit einer Druckanzeigevorrichtung gekuppelt ist. Bei bestimmten Verletzungen, wie Knochenbrüchen, Sehnenzerrungen od.dgl. wird der betroffene Körperteil mit einem Stützverband umgeben, um eine Schienung und Ruhigstellung dieses Körperteiles bzw. eine Heilung des Knochenbruches in der richtigen Lage der Fragmente an der Bruchstelle sicherzustellen. Als Stützverband wird in der Regel ein Gipsverband oder ein anderer starrer Verband verwendet, der eine entsprechende Schienung des betreffenden Körperteiles bewirkt. Nachteilig bei dieser Vorgangsweise ist nur, dass dieser Körperteil in der Regel in der ersten Zeit nach dem Anlegen des Stützverbandes anschwillt, wobei die Schwellung einen solchen Wert annehmen kann, dass dieser Körperteil durch den unnachgiebigen Stützverband so stark abgeschnürt wird, dass eine irreversible Störung, im Extremfall sogar ein Absterben des Körperteiles hervorgerufen wird. Um diesem Nachteil zu begegnen, ist es bekannt, den Stützverband zunächst zu spalten und bei Auftreten der Schwellung an der Spaltstelle aufzubiegen, damit der ange schwollene Körperteil im Stützverband Platz finden kann, und erst nach Ablauf der Schwellzeit einen geschlossenen Gipsverband anzulegen. Durch einen solchen gespaltenen Gipsverband wird jedoch wieder der Nachteil erzielt, dass eine unzureichende Unterstützung des betreffenden Körperteiles, insbesondere dann, wenn die Schwellung nicht im erwarteten Masse auftritt oder frühzeitig abklingt, gegeben ist. Es können sich dann die Fragmente nachträglich an der Bruchstelle verschieben und es ist die gewünschte Heilung des Knochenbruches nicht mehr gewährleistet. Es ist weiters bekannt, zwischen dem Stützverband und dem von diesem umgebenen Körperteil Watte oder andere komprimierbare Materialien einzulegen, welche bei Auftreten der Schwellungen zusammengedrückt werden. Auch hier tritt der Nactnteil auf, dass dann, wenn die Schwellung nicht im erwarteten Masse auftritt bzw. frühzeitig zurückgeht, der betreffende Körperteil unzureichend unterstützt ist, die Schwellung aber auch solche Werte annehmen kann, dass die komprimierbare Einlage nicht mehr in der Lage ist, die durch die Schwellung verursachte Vergrösserung des Körperteiles zu kompensieren. In jedem Falle muss dann, wenn die Schwellung so gross wird, dass wesentliche Durchblutungsstörungen des betreffenden Körperteiles auftreten, der Arzt Abhilfe schaffen. Es ist nun schwierig vom betreffenden Patienten zu erkennen, wann die Schwellungen ein solches Mass angenommen haben, dass eine gefährliche Situation besteht, oder wann die Schwellungen noch tolerable Werte besitzen. Abgesehen davon, dass die durch die Schwellung hervorgerufenen Schmerzen von den einzelnen Patienten verschieden beurteilt werden und daher hier den Patienten keine genauen Richtlinien gegeben werden können, sind beispielsweise alte oder bewusstlose Personen nicht in der Lage, auf auftretende Schmerzen entsprechend zu reagieren. Es ist auch bekennt, zwischen dem Stützverband und dem von diesem umgebenen Körperteil Kapseln einzubetten, die eine farbige Flüssigkeit einschliessen und die bei Auftreten eines bestimmten Druckes platzen, wodurch sich der Gipsverband verfärbt. Eine solche Verfärbung zeigt an, dass der Druck die Gefahrengrenze überschritten hat. Nachteilig ist bei dieser Methode, dass keine Beobachtung des Druckverlaufes vorgenommen werden kann, sondern nur einmal die Überschreitung eines bestimmten Druckwertes angezeigt wird, in welchem Fall der Arzt den Stützverband lockern muss. Häufig genügt es jedoch, den betreffenden Körperteil nach Überschreiten des gefährlichen Druckwertes hochzulagern, worauf der Druck wieder tolerierbare Werte annimmt. Schliesslich ist es bekannt, zwischen dem Stützverband und dem von diesem umgebenen Körperteil einen elektrischen Kondensator anzuordnen, dessen Dilectricum. aus einem zusammendrückbaren Kunststoffschaum besteht, so dass bei einer Änderung der Druckverhältnisse zwischen dem Stützverband und dem Körperteil die Kapazität dieses Kondensators verändert wird. Die Kondensatorplatten sind nun über eine elektrische Leitung mit einer Auswertungsanlage verbunden, die gesondert vom Patienten aufgestellt ist. Bei Anwendung dieser bekannten Vorrichtung kann sich der Patient somit nicht bewegen, sondern ist vielmehr an das Bett oder an einen Stuhl gefesselt, da er ja über die elektrischen Leitungen mit der Auswerteeinrichtung verbunden ist. Diese Vorrichtung ist daher ausschliesslich für den Einsatz in Spitälern gedacht. Nun werden aber bei Knochenbrüchen, Sehnenzerrungen od.dgl. die Patienten zum überwiegenden Teil nach Anlegen des Stützverbandes nach Hause entlassen, wobei Gefahr einer Schwellung in der ersten Zeit nach der Entlassung auftritt. Um in dieser Zeit einen unzulässigen Druckanstieg festzustellen, ist diese bekannte Vorrichtung nicht geeignet. Die vorliegende Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, eine Vorrichtung zum Feststellen des Druckes zwischen einem Stützverband und einem von diesem Stützverband umgebenen Körperteil zu schaffen, die einfach ir, ihrem Aufbau ist und ein geringes Volumen aufweist, so dass diese Vorrichtung, zweckmässig eingebettet in den Stützverband bzw. von diesem Stützverband getragen, einer Fortbewegung der betreffenden Person nicht hinderlich ist und auch bei einer Entlassung aus dem Krankenhaus zum Einsatz gebracht werden kann, so dass auch dann eine Drucküber- wachung möglich ist. Die Erfindung geht hiebei aus von einer Vorrichtung der eingangs beschriebenen Art und besteht im wesentlichen darin, dass der am Körperteil unmittelbar oder mittelbar anliegende Druckfühler den Druck mechanisch und/oder mittels eines Druckmittels auf die vorzugsweise in demselben Gehäuse wie ir Druckfühler untergebrachte Druckanzeigevorrichtung überträgt. Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung ist ein im Stützverband unverrückbar verankerter Haltekörper vorgesehen, in dem der Druckfühler und vorzugsweise die Druckanzeigevorrichtung entfernbar eingesetzt sind. Eine solche Ausbildung der erfindungsgemässen Vorrichtung weist mehrere Vorteile auf. So ist es möglich, beim Anlegen des Stützverbancies zunächst nur den Haltekörper im Stützverband zu verankern und erst nach dem Erhärten des beispielsweise als Gipsverband ausgebildeten Stützverbandes Druckfühler und Druckanz eigevorrichtungen in den Haltekörper einzusetzen und dort zu fixieren. Dadurch werden Beschädigungen, Verschmutzungen und dgl. des Druckfühlers und der Druclranzeigevorrichtung vermieden und es wird verhindert, dass durch Eindringen von flüssigem Gips die Vorrichtung nicht mehr die richtigen Werte anzeigt. Ausserdem kann bei einer solchen Ausführungsform auf einfache Weise eine Justierung der Druckanzeigevorrichtung dadurch vorgeno.=men werden, dass die Lage des Druckfühlers im Haltekörper verändert wird. Sch'iesslich ist es bei dieser Ausführungsform möglich, Druckfühler und Druckan zeigevorrichtung nach dem Abklingen der Schwellung auf einfache Weise aus dem Haltekörper auszubauen, so dass diese Geräte wieder bei einem anderen Patienten zum Einsatz gebracht werden können, ohne dass der Stützverband beim Ausbau beschädigt wird. Es verbleibt dann lediglich der Haltekörper im Stützverband. Um eine sichere und unverrückbare Verankerung des Haltekörpers im Stützverband zu gewährleisten, was für die einwandfreie Funktionsweise der erfindungsgemässen Vorrichtung wesentlich ist, kann erfindungsgemäss dieser Haltekörper an seiner Aussenseite mit Vorsprüngen, wie Rippen, Flügeln od.dgl. versehen sein, welche nach dem Erhärten des Stützverbandes eine sichere Verbindung zwischen diesem und dem Haltekörper gewährleisten. Gemäss einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist der Haltekörper von einer Hülse gebildet, die zumindest teilweise mit einem Innengewinde versehen ist, und es ist das Gehäuse zylindrisch ausgebildet und weist ein dem Innengewinde der Hülse entsprechendes Aussengewinde auf. Eine solche Ausbildung ermöglicht eine einfache und sichere Verankerung des Gehäuses im Haltekörper, da das Gehäuse nur in den Haltekörper eingeschraubt werden braucht. Dei einer solchen Ausführungsform lässt sich aber auch die Justierung der erfindungsgemässen Vorrichtung leicht dadurch vornehmen, dass das Gehäuse so weit in die Hülse eingeschraubt wird, bis die Druckanzeigevorrichtung den vorbestimmten Normwert anzeigt. Durch Verwendung eines Feingewindes lässt sich die Justierung leichter durchführen. Um sicherzustellen, dass der eingestellte Normwert nicht nachträglich durch Verdrehung des Gehäuses beispielsweise durch den Patienten verändert wird, ist erfindungsgemäss auf das Gehäuse eine Gegenmutter zur Fixierung seiner Lage in Bezug auf die Hülse aufgeschraubt. Es kann aber auch im Gehäuse und/oder in der Hülse eine Fixierschraube vorgesehen sein, welche zur Fixierung der eingestellten Lage dient. Befinden sich der Druckfühler und die Druckanzeigevorrichtung nicht im Haltekörper, so ist es von Vorteil, wenn im Haltekörper ein Füllkörper eingesetzt ist. Dieser Füllkörper verhindert ein Eindringen von Schmutz und Fremdkörper in den Haltekörper, wodurch das Gewinde des Haltekörpers verunreinigt wird und unter Umständen eine Infektion hervorgerufen werden kann. Besonders beim Anlegen des Stützverbandes ist es wesentlich, dass der hiebei in den Stützverband eingebettete Haltekörper abgeschlossen ist, da sonst der Gips oder das andere erhärtende Material in das Innere des Haltekörpers eindringt und dann mühsam entfernt werden müsste. Aber auch nach dem Entfernen des Druckfühlers und der Druckanzeigevorrichtung nach dem Abklingen der Schwellung wird der Haltekörper zweckmässig mittels des Füllkörpers verschlossen. Der Druckfühler kann erfindungsgemäss von einem im Gehäuse verschiebbar angeordneten Einsatzteil gebildet sein, der über ein Gestänge od.dgl. mit einem Zeiger verbunden ist, der zusammen mit einer Skala die Druckanzeigevorrichtung bildet. Der verschiebbar angeordnete Einsatzteil kann hiebei durch eine Feder od.dgl. oder durch ein Druckmittel hydraulisch in seine Ruhestellung gedrückt sein. Liegt der Einsatzteil direkt am betreffenden Körperteil an, so werden nur die senkrecht auf diesen Einsatzteil einwirkenden Drücke exakt übertragen und ermittelt bzw. es können schräg auf den Einsatzteil einwirkende Drücke zu dessen Verklemmen im Gehäuse führen, wodurch die Vorrichtung funktionsunfähig wird. Um dies zu vermeiden, ist gemäss einem weiteren Merkmal der Erfindung der verschiebbar angeordnete Einsatzteil mit einem mit einem umkomprimierbaren Medium gefüllten elastischen Körper verbunden, der am Körperteil anliegt. Dieser elastische Körper passt sich der Form des betreffenden Körperteiles an und gewährleistet eine exakte Übertragung der auftretenden Drücke unabhängig von ihrer Richtung. Bei einer anderen Ausführungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung ist im Gehäuse ein teilweise am Körperteil anliegender elastischer Körper angeordnet, der mit einem unkomprimierbaren Medium gefüllt ist und über eine Leitung mit der Druckanzeigevorrichtung verbunden ist. Eine solche Ausführungsform ermöglicht ohne mechanisches Hebelsystem durch das unomprimierbare Medium eine über tragung des auftretenden Druckes an die Druckanzeigevorrichtung. Diese Druckanzeigevorrichtung kann beispielsweise aus einem mit der Leitung verbundenen Schauglas und einer neben dem Schauglas angeordneten Skala bestehen, in welchem Fall der im Schauglas auftretende Flüssigkeitsspiegel dem Wert des auftretenden Druckes entspricht, welcher auf der Skala abgelesen werden kann. Bei einer anderen Ausführungsform kann ein in einem zumindest teilweise mit einem unkomprimierbaren Medium gefüllten Zylinder angeordneter Kolben vorgesehen sein, dessen Kolbenstange mit einem Zeiger in Verbindung steht, der mit einer Skala zusasmenwirlçt. Der Zylinder kann hiebei beispielsweise von einer elastischen bzw. nachgiebigen Wand begrenzt sein, die am Knrnertoi 1anliegt 5 so dass sich der Druck über diese nachgiebige Wand und das unkomprimierbare Medium auf den Kolben überträgt und dieser bei einer Änderung des Druckes bewegt wird. Es kann aber auch der Zylinderraum über eine Leitung mit einem teilweise am Körperteil anliegenden elastischen Körper verbunden sein, der mit einem unkomprimierbaren Medium gefüllt ist, so dass sich auch hiedurch eine Verschiebung des Kolbens bei einer Änderung der Druckverhältnisse ergibt. Die Skala ist vorzugsweise in drei Bereiche unterteilt. Hier sind verschiedene Möglichkeiten gegeben. Vorteilhaft ist es, wenn der mittlere Bereich jenen Bereich darstellt, in welchem der Druck tolerierbare Werte aufweist. Die durch den daran anschliessenden oberen Bereich definierten Drücke ergeben bereits eine Gefahr für den Patienten, es muss daher bei Auftreten dieser Drücke vom Arzt Abhilfe geschaffen werden. Treten hingegen Drücke in dem an den mittleren Bereich anschliessenden unteren Bereich auf, so ist der Stützverband zu locker geworden und kann daher seine Stützfunktion nicht mehr ausüben. Auch in diesem Fall sind Gegenmassnahmen des Arztes erforderlich. Es können aber auch die drei Bereiche so eingeteilt sein, dass der unterste Bereich den normalerweise auftretenden Drücken entspricht, die durch den daran anschliessenden Übergangsbereich definierten Drücke gerade noch tolerierbar sind und die in dem an diesen U#Dergangsbereich anschliessenden Bereich auftretenden Drücke eine unmittelbare Gefahr für den Patienten darstellen. Die erfindungsgemässe Vorrichtung ermöglicht somit auch die Feststellung einer unzulässigen Lockerung des Stützverbandes, da dann der gemessene Druck unter den Sollwert abfällt. In der Zeichnung ist die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen schematisch dargestellt. Fig. 1 zeigt in einem Längsschnitt den in einem Stützverband verankerten Haltekörper einer erfindungsgemässen Vorrichtung. Fig.2 stellt eine Ausführungsform einer in einem Stützverband verankerten erfindungsgemässen Vorrichtung dar. Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf Fig. 2, wobei jedoch der Stützverband weggelassen ist. Fig. 4 stellt im Längsschnitt eine weitere Ausführungsform einer in einem Stützverband verankerten erfindungsgemässen Vorrichtung dar und Fig. 5 zeigt eine Draufsicht auf Fig. 4. Fig. 6 zeigt im Längsschnitt eine Variante zur Ausführungsform nach Fig. 2. Fig. 7 zeigt eine weitere Ausführungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung im Längsschnitt. In einem als Gipsverband ausgebildeten Stützverband 1 ist ein Haltekörper 2 verankert, der von einer Hülse gebildet ist, die innen mit einem Gewinde 3 versehen ist und die aussen Vorsprünge 4 aufweist oder eine Rillung, Riffe lung od.dgl. besitzt, welche ein unerwünschtes Verschieben des Haltekörpers 2 im erhärtenden Gipsverband 1 verhindern. Ausserdem sind am unteren Ende des Haltekörpers 2 beispielsweise aus Kunststoff bestehende Flügel 5 befestigt, die einerseits gleichfalls die Verankerung des Haltekörpers 2 im Stützverband 1 verbessern, anderseits den Haltekörper 2 während des Anbringens des Gipsverbandes 1 am Körperteil zusätzlich abstützen, so dass der Haltekörper 2 seine gewünschte Lage einnimmt. In das Gewinde 3 des Haltekörpers 2 wird entweder ein Gehäuse 10 eingeschraubt, welches Druckfühler und Druckanzeigevorrichtung aufnimmt (siehe Fig. 2 bis 6) oder ein Füllkörper, durch welchen der von der Hülse gebildete Haltekörper 2 verschlossen wird. Dieser nicht dargestellte Füllkörper in Form einer Schraube wird beim Anlegen des Gipsverbandes 1 verwendet und verhindert, dass das Gewinde 3 durch Gipsreste oder andere Ablagerungen verschmutzt wird und dadurch das Einschrauben des Gehäuses 10 verhindert wird, ein solcher Füllkörper wird aber auch dann verwendet, wenn nach dem Abklingen der Schwellung der Druckfühler und die Druckanzeigevorrichtung entfernt werden, also das Gehäuse 10 aus dem Haltekörper 2 herausgeschraubt wird. Der Füllkörper soll bis zum unteren Ende des Haltekörpers 2 reichen, so dass das Gewinde 3 über die gesamte Länge geschützt ist und es nach dem Entfernen des Gehäuses 10 nicht durch den nun entstandenen Hohlraum zur Bildung eines Ödems kommt. Bei der Ausführungsform nach den Fig. 2 und 3 ist der Druckfühler von einem im Gehäuse 10 verschiebbar angeordneten Einsatzteil 13 gebildet, der durch einen Faden 14 od.dgl. gegen Herausfallen gesichert ist und durch eine Feder 15 in seine Ruhestellung gedrückt ist. Der Einsatzteil 13 ist über ein Gestänge 16 mit einem Zeiger 17 verbunden, der durch einen Schlitz 18 in der Ge'näusestirnseite hindurchgeführt und an seinem aus dem Schlitz 18 herausragenden Ende 19 abgewinkelt ist. Dieses abgewinkel te Ende 19 wirkt mit einer aussen auf der Gehäusestirnseite angebrachten Skala 20 zusammen, die in drei Bereiche unterteilt ist, von welchen im Bereich 21 Unterdruck herrscht, was anzeigt, dass der Stützverband zu locker geworden ist, der Bereich 22 den Normaldruck begrenzt, wo also der Druck tolerierbare Werte besitzt, und der Bereich 23 den kritischen Bereich definiert, in welchem vom Arzt Vorkehrungen getroffen werden müssen. Das Zeigerende 19 und die Skala 20 sind durch ein als Vergrösserungslinse ausgebildetes Glas 24 abgedeckt, so dass trotz kleiner Abmessungen der Vorrichtung die wiedergegebenen Druckwerte deutlich erkennbar sind. Nach dem Anlegen und Erhärten des Gipsverbandes 1 wird, wie bereits erwähnt, der in den Haltekörper 2 eingeschraubte Füllkörper entfernt und Gas Gehäuse 10 eingesetzt. Dieses Gehäuse 10 wird hiebei so weit in den Xaltekorper 2 eingeschraubt, bis ein minimaler ausschlag des Zeigerendes 19 im Bereich 29 feststellbar ist. Dadurch ist die Vorrichtung einaustiert. Im Anschluss daran wird die Lage des Gehäuses 10 bei der Ausführungsform nach den Figuren 2 und 3 durch eine Gegenmutter 25 fixiert, so dass das Gehäuse nicht mehr verdreht werden kann. Bei der Ausführungsform nach den Fig. 4 und 5 besteht der Druckfühler aus einem im Gehäuse 10 vorgesehenen elastischen Körper 26, der an der Gehäuseunterseite aus dem Gehäuse herausragt und am Körperteil anliegt und der mit einer unkomprimierbaren Flüssigkeit gefüllt ist. Der elastische Körper 26 ist über eine Leltung 27 mit einem Schauglas 28 verbunden, in welchem das Ende der Flüssigkeits- säule sichtbar ist. Das Schauglas 28 wirkt wieder mit einer Skala 20 zuspannen, die die drei erwähnten Bereiche 21 bis 23 aufweist. Durch den in Richtung der Pfeile auf den elastischen Körper 26 einwirkenden Druck infolge einer Schwellung des Körperteiles ändert sich die Lage der Flüssigkeitssäule im Schauglas 28, wobei die Höhe der Druck änderung auf der Skala 20 sichtbar ist. Auch bei der in den Fig. 4 und 5 dargestellten Vorrichtung erfolgt deren Justierung dadurch, dass das Gehäuse 10 soweit in den Haltekörper eingeschraubt wird, dass das Ende der Flüssigkeitssäule gerade im Bereich 2S der Skala 20 sichtbar wird. Die Fixierung dieser eingestellten Lage des Gehäuses erfolgt bei der Ausführungsform nach den Fig. 4 und 5 nicht durch eine Gegenmutter, sondern durch eine stirnseitig in das Gehäuse eingeschraubte und mit der Stirnseite des Haitekörpers 2 zusammenarirkende Fixierschraube 29. Bei der Ausführungsform nach den Fig. 2 und 3 kann es vorkommen, dass dann, wenn der Druck nicht in Verschieberichtung des Einsatzteiles 13 auf diesen einwirkt, sich der Einsatzteil 13 im Gehäuse verklemmt und infolgedessen unrichtige Druckwerte angezeigt werden. Um dies zu vermeiden, wird bei der Ausführungsform nach Fig. 6 der Einsatzteil 13 über einen elastischen Körper 30 beaufschlagt, der wieder mit einem unkomprimierbaren Medium gefüllt ist. Diese Ausführungsform gewährleistet, dass aus verschiedenen Richtungen auf den elastischen Körper 30 einwirkende Drücke in VcrschicbcricY'# & g auf den Einsatzteil 13 übertragen werden und daher ein Verklemmen dieses Einsatzteiles bzw. eine falsche Druckanzeige verhindert wird. Anstelle der Feder 15 kann auch der Einsatzteil durch ein Druckmittel hydraulisch in seine Ruhestellung gedrückt werden. Bei der Ausführungsform nach Fig. 7 besteht der Druckfühler aus eine Zylinder 31, der mit einer elastischen bzw. nachgiebigen Wand am Körperteil anliegt und mit einer unkomprimierbaren Flüssigkeit gefüllt ist. In diesem Zylinder befindet sich ein Kolben 32, dessen eine Seite von der unkomprimierbaren Flüssigkeit und dessen andere Seite von einer Feder 33 beaufschlagt ist. Die über eine Öffnung des Zylinders 31 herausgeführte Kolbenstange 34 ist über eine mechanische Anordnung wie beim Ausführungsbeispiel nach den Fig. 2 und 3 mit dem Zeiger 17 verbunden, der wieder durch den Schlitz 18 in der Gehäusestirnseite hindurchgeführt und an seinem aus den Schlitz 18 herausragenden abgewinkelten Ende 19 mit der Skala 20 zusammenwirkt. Es ist auch eine Ausführungsform möglich, bei welcher der Zylinder 31 keine elastische bzw. nachgiebige Wand aufweist, welche am Körperteil anliegt, sondern vielmehr der mit der unkomprimierbaren Flüssigkeit gefüllte Zylinderraum über eine Leitung mit dem bei der Ausführungsform nach den Fig. 4 und 5 vorhandenen elastischen Körper 26 verbunden ist. Bei dieser Ausführungsform tritt somit anstelle des bei der Ausf=hrungsSorm nach den Fig. 4 und 5 angeordneten Schauglases 28 der über den Kolben 32 bzw. die Kolbenstange 34 mechanisch betätigte Zeiger 17.

Claims: Patentansprüche: 1. Vorrichtung zum Feststellen des Druckes zwischen einem Stützverband und einem von diesem Stützverband umgebenen Körperteil, mit einem an diesem Körperteil anliegenden und am Stützverband abgestützten Druckfühler, der mit einer Druckanzeigevorrichtung gekuppelt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der am Körperteil unmittelbar oder mittelbar anliegende Druckfühler (13, 26, 30) den Druck mechanisch und/oder mittels eines Druckmittels auf die vorzugsweise in demselben Gehäuse (10) wie der Druckfühler (13, 26, 30) untergebrachte Druckanzeigevorrichtung (19, 20; 28) überträgt. 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein im Stützverband (1) unverrückbar verankerter Haltekörper (2) vorgesehen ist, in dem der Druckfühler (13, 26, 30) und vorzugsweise die Druckanzeigevorrichtung (19, 20; 28) entfernbar eingesetzt sind. 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Haltekörper (2) an seiner Aussenseite mft VorsprL##gen en(4), wie Rippen, Flügeln (5) od.dgl. ver- sehen ist. 4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Haltekörper (2) von einer Hülse gebildet ist, die zumindest teilweise mit einem Innengewinde (3) versehen ist, und dass das Gehäuse (10) zylindrisch ausgebildet ist und ein dem Innengewinde (3) der Hülse entsprechendes Aussengewinde aufweist. 5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass auf das Gehäuse (10) eine Gegenmutter (25) zur Fixierung seiner Lage in Bezug auf die Hülse (2) aufgeschraubt ist. 6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehäuse (10) und/oder in der Hülse (2) eine Fixierschraube (29) vorgesehen ist. 7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass im Haltekörper (2) anstelle des Druckfühlers (13, 26, 30) und der Druckanzeigevorrichtung (10, 20; 28) ein Füllkörper eingesetzt ist. 8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Druckfühler von einem im Gehäuse verschiebbar angeordneten Einsatzteil (13) gebildet ist, der über ein Gestänge (16) od.dgl. mit einem Zeiger (17) verbunden ist, der zusammen mit einer Skala (20) die Druckanzeigevorrichtung bildet. 9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der verschiebbar angeordnete Einsatzteil (13) durch eine Feder (15) od.dgl. in seine Ruhestellung gedrückt ist. 10. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der verschiebbar angeordnete Einsatzteil (13) durch ein Druckmittel hydraulisch in seine Ruhestellung gedrückt ist. 11. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der verschiebbar angeordnete Einsatzteil (13) mit einem mit einem unkomprimierbaren Medium gefüllten elasti#ch#r Y#rp#r (30) in Wirkverbindung steht, der am Körperteil anliegt. 12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehäuse (10) ein teilweise am Körperteil anliegender elastischer Körper (26) angeordnet ist, der mit einem unkomprimierbaren Medium gefüllt ist und über eine Leitung (27) mit der Druckan zeigevorrichtung verbunden ist. 13. Vorrichtung nach Anspruch 12j dadurch gekennzeichnet, dass die Druckanzeigevorrichtung aus einem mit der Leitung (27) verbundenen Schauglas (28) und einer neben dem Schauglas (28) angeordneten Skala (20) besteht. 14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass ein in einem zumindest teil weise mit einem unkomprimierbaren Medium gefüllten Zylinder (31) angeordneter Kolben (32) vorgesehen ist, dessen Kolbenstange (34) mit einem Zeiger (17) in Verbindung steht, der mit einer Skala (20) zusammenwirkt. 15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Skala (20) in drei Bereiche (21, 22, 23) unterteilt ist. 16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Skala (20) durch eine Vergrösserungslinse (24) abgedeckt ist.

Inventors: ENDER, HANS GEORG, DR., SILLABA, WILHELM
Applicants: ENDER, HANS GEORG, DR.
Application year: 1982
Main classification: A61F15
IPC codes: A61F13, A61F5