REAGENT FOR THE RADIO-OR ENZYMO-IMMUNOLOGICAL DETERMINATION OF IGE

Abstract: 1. A reagent for radio or enzyme-immunological IgE analysis, characterised in that it comprises a polysaccharide support on which the allergen against which the IgE immunoglobulins for analysis are directed has been fixed by the method comprising : - in a first step, bringing the support into contact with an 0.2 M solution of sodium metaperiodate, with agitation at ambient temperature until aldehyde groups appear as checked on a sample by means of Schiff's reagent, - in a second step, coupling the support, after rinsing with an 0.1 M carbonate buffer at pH 9, with the allergen diluted in the same buffer, by incubation at ambient temperature for 8 to 15 hours, - in a third step, adding powdered sodium borohydride to the support-containing solution to a final concentration of 0.2 M, incubating for 2 hours at ambient temperature, then rinsing the support first with the carbonate buffer and then with the buffer which will be used for the immunological analysis and drying it.

Description: Procédé de fixation d'antigènes et d'anticorps sur support de polysaccharides, et utilisation du produit ainsi obtenu pour les dosages immunologiques. L'invention a pour objet l'obtention d'un réactif utile pour le dosage de certains anticorps, de type réagines ou d'autres classes (IgG) ou pour le dosage d'antigènes (en particulier des immunoglobulines) par la méthode "sandwich". Les déterminations immunologiques des anticorps et des antigènes (immunoglobulines par exemple) présents dans le sérum sanguin peuvent etre effectuées principalement selon deux méthodes Selon une première méthode, pour doser les anticorps spécifiques d'un antigène donné, et en particulier les réagines spécifiques d'un allergène, on utilise un support insoluble dans l'eau, ou immunoadsorbant, sur lequel a été fixé l'antigène contre lequel est dirigé spécifiquement l'anticorps à doser. Dans une première étape, ce support est mis en contact avec le sérum à doser : les anticorps spécifiques de l'antigène fixé sur le support se combinent avec celuici. Après lavage, le support est, dans une deuxième étape, mis en contact avec un anticorps dirigé spécifiquement contre les anticorps ou immunoglobulines à doser, et qui a été marqué, soit par un élément radioactif, soit par un enzyme. Après lavage, on mesure dans le premier cas la radioactivité (test radio-immunologique), dans le second cas, l'activité enzymatique, fixée sur le support par colorimétrie (test enzymo-immunologique). Selon une deuxième méthode, dite "sandwich", pour doser en particulier certaines immunoglobulines du sérum, qui jouent alors le rôle d'antigènes, on utilise également un support insoluble, mais sur lequel a été fixé l'anticorps dirigé contre les immunoglobulines à doser (par exemple, anti-IgE totales ou anti-réagines, ou anti-IgG). Ce support est ensuite mis en contact avec le sérum contenant l'antigène à doser (IgE totales, ou réagines, ou IgG) qui se combine à l'anticorps. Après lavage, le support est mis au contact du même anticorps que le précédent, mais qui a été marqué par un élément radioactif ou un enzyme qui sert de révélateur, comme dans la première méthode. Dans l'une comme dans l'autre des deux méthodes ci-dessus, on utilise donc un support insoluble qui a fixé soit l'antigène, soit l'anticorps, et cette liaison doit être telle qu'elle ne soit pas rompue par lavage, et que l'antigène ou l'anticorps conserve sa capacité de se combiner réciproquement avec l'anticorps ou l'antigène correspondant. L'invention objet de la demande de brevet concerne un nouveau procédé de fixation d'un antigène ou d'un anticorps sur un support de polysaccharides et le réactif ainsi obtenu pour les dosages radio- et enzymo-immunologiques des immunoglobulines. Elle concerne en particulier un procédé de fixation de substances antigéniques dénommées allergènes sur un support de cellulose ou dérivé de la cellulose, et l'utilisation du réactif ainsi obtenu pour le dosage, dans le sérum des malades allergiques des immunoglobulines dites "réagines" spécifiques de l'allergène. Selon les techniques connues, on utilise fréquemment comme supports solides, insolubles, des disques, bandes ou plaques constitués par un polysaccharide, ou un dérivé de polysaccharide, tel que cellulose, dextrane, etc. L'antigène ou l'anticorps, qui est en général une pro téine et présente par conséquent des groupes amino est, selon un procédé connu (Brevet français de Pharmacia n0 1.584.535) lié au support par formation de liaison de covalence entre les groupes amino de la protéine et les groupes hydroxyle du support au préalable "actives" par réaction avec un halogénure de cyanogène. L'invention a pour objet un nouveau procédé d'activation des support s constitués par des polysaccharides avant de fixer sur ces supports un antigène (allergène) ou un anticorps (immunoglobulines). Le procédé selon l'invention est basé sur la réaction connue en elle-même, d'oxydation des chaînes de polysaccharides par le métaperiodate de sodium de formule Nais, qui provoque une ouverture des cycles béta-D-glucopyranosyle avec formation de groupes aldéhyde. Ainsi, lorsqu'on fait incuber la cellulose, formée de chaînes de ribose branchées, avec le catalyseur métaperiodate de sodium, la réaction partielle qui se produit peut être représentée de la façon suivante EMI2.1 EMI3.1 Le polysaccharide ainsi "active au métaperiodate peut ensuite être couplé avec une amine de formule RNH2, avec formation d'une liaison imine instable, de formule EMI3.2 Une réduction par le borohydrure de sodium stabilise le polymere en transformant la liaison imine en liaison amine de formule EMI3.3 L'amine de formule RNH2 peut être en particulier une protéine ou un peptide, et la serie des réactions ci-dessus a été déjà utilisée pour coupler - des polysaccharides de pneumocoques aux globules rouges (Rebers et col. ; J. Bactériol. 83, 335, 1952) - des protéines aux globules rouges - le dextrane à un anticorps anti-globules rouges (Sanderson et col., Immuno chemistry 8, 163-8, 1971) - un polysaccharide tel que la cellulose à une molécule porteuse de groupes NH2 : le lysoganglioside GM1 (Brevet français 77/28163 de l'Institut Mérieux). La réaction d'activation d'un polysaccharide par le métaperiodate, suivie du couplage avec une protéine et de la stabilisation par réduction de la liaison imine formée, a été appliquée, selon l'invention, à la fixation d'un antigène ou d'un anticorps sur un support polysaccharidique, celui-ci pouvant ensuite être utilisé pour la détermination immunologique des immunoglobulines (réagines spécifiques d'un allergène, ou d'une IgG). On a ainsi préparé, selon l'invention des disques de cellulose sur lesquels étaient fixés divers allergènes tels que poussières et moisissures domestiques, pollen de dactyle, graminées, poils de chat, et on a utilisé ces disques avec succes pour la détermination dans le sérum des réagines dirigées spécifiquement contre ces allergènes, soit par une méthode radio-immunologique (RAST) soit par une méthode enzymo-immunologique (ELISA). Le mode opératoire pour préparer les immunoadsorbants selon l'invention est le suivant a) Activation Le support cellulosique (disques de papier par exemple) est mis en contact à température ambiante, sous agitation, pendant 2 heures environ avec une solution 0,2 M de NaI04 à raison de 100 ml de solution pour 5 à 10 g de cellulose. On rince ensuite le support avec un tampon carbonate 0,1 M - pH 9. L'apparition des fonctions aldéhyde sur le support cellulosique peut alors etre contrôlée par le réactif de Schif f sur un prélèvement (apparition d'une coloration violette). b) Couplage de l'allergène L'allergène lyophilisé est repris par le tampon carbonate 0,1 M - pH 9 à la concentration voulue. La cellulose activée est placée dans un tube fermant hermétiquement et on ajoute l'allergène. On fait incuber le tout, sous rotation continue de 8 à 15 heures, de +40C à la température ambiante. c) Stabilisation par réduction Du borohydrure de sodium (NaBH4) en poudre est introduit directement dans les tubes de l'opération précédente, de façon à avoir une concentration finale 0,2 M en NaBH4 dans la solution cette opération est effectuée sous une hotte aspirante à cause du dégagement d'hydrogène. On laisse en contact 2 heures à la température ambiante, puis on rince le support une première fois au tampon carbonate 0,1 M ; une deuxième fois au NaCl 1M, et une troisième fois avec le tampon phosphate (PBS) qui servira ensuite pour les dosages. Puis on sèche le support sur papier absorbant et le stocke au congélateur à -250C. On a montré que les supports sur lesquels un allergène a été fixé par le procédé selon l'invention, peuvent être utilisés avantageusement pour le dosage des réagines sériques, spécifiques de l'allergène, en les comparant à des supports sur lesquels le même allergène avait été fixé par le procédé connu d'activation préalable au bromure de cyanogène (BrCN). Dans ce but, on a utilisé à titre d'exemple, deux allergènes lyophilises - Pollen de dactyle (ci-dessous appelé "dactyle") titrant 167.000 unités d'azote protéique (PNU)/ml - Poussières et moisissures domestiques (ci-dessous désigné PED) titrant 179.000 PNU/ml. Les disques de cellulose sur lesquels on avait fixé l'un de ces allergènes ont été ensuite essayés pour le dosage des réagines spécifiques, par le procédé radicimmunologiqua classique (RAST) en utilisant un pool de sérums positifs (dilué au 1/5) et 3 témoins négatifs - témoin HSA (albumine sérique humaine) 0,1 % ; - témoin sérum négatif (dilué au 1/5) - témoin réactif (sans sérum et avec le réactif anti-IgE pour tenir compte des réactions non-spécifiques). Les tests RAST étaient réalisés de façon classique. Les disques à étudier sont placés dans les puits de plaques de microtitration et recouverts avec 50tut de sérum dilué (ou de témoin). On laisse incuber 3 heures à température ambiante sous agitation horizontale continue, puis lave les disques trois fois avec du PBS-tween 20 (4 %). On élimine les solutions de lavage et ajoute sur chaque disque 25 r1 de réactif anti-IgE marqué à l'iode 125. On couvre la plaque et laisse incuber toute une nuit a température ambiante. Les disques sont ensuite lavés 4 fois avec le tampon PBS-tween et les solutions de lavage sont éliminées. On met les disques secs dans des tubes préalablement repérés et lit au compteur gamma la radio-activité en coups par minute (c.p.m.). Recherche de la concentration optimale d'allergènes a fixer sur les disques de cellulose pour obtenir la plus grande sensibilité dans le dosage des réagines Deux lots de disques, l'un activé au BrCN selon la méthode connue, et l'autre au métaperiodate selon le procédé de l'invention, ont été couplés dans les mêmes conditions avec des concentrations croissantes d'allergène : soit 0,5 - 5 - 10 - 15 20 - 25 et 30 mg de lyophilisat par ml de diluant ; ce qui correspond respectivement pour l'allergène PMD (179.000 PNU/ml) à 60 - 640 1290 - 2000 - 2600 - 3230 et 3800riz de protéine théorique par ml de diluant, et pour l'allergène dactyle (167.000 PNU/ml) à 78zig - 783 g - 1,56 - 2,35 - 3,13 - 3,9 et 4,70 mg par ml de diluant. Après couplage, les sites réactifs libres sur les disques activés au BrCN sont saturés avec un mélange d'acides aminés (EPA33) et les disques activés au métaperiodate sont réduits par le NaBH4 selon le procédé de l'invention. On effectue le même jour, à l'aide de ces deux lots de disques, des dosages RAST avec le même sérum et le même réactif anti-IgE. Le tableau I ci-après présente les résultats enregistrés avec les disques activés au bromure de cyanogène, couplés à l'allergène PMD la) contrôlés avec le sérum positif Ib) contrôlés avec le sérum négatif ou HSA. Le témoin réactif est un témoin "bruit de fond". Le tableau II ci-après présente les résultats enregistrés sur les disques activés avec le métaperiodate, dans les mêmes conditions. Les tableaux III et IV ci-après présentent les résultats obtenus avec I'allergène dactyle III : disques activés au BrCN IV : disques activés au métaperiodate. L'examen de ces tableaux montre Pour les disques activés au métaperiodate (tableaux II et IV) selon l'invention, la sensibilité du dosage croit en fonction de la concentration de l'allergène et se stabilise plus ou moins pour une concentration de 15 mg d'allergène/ml (pour atteindre environ 5500 cpm pour le PMD et 7000 cpm pour le dactyle). Les témoins réactifs ou négatifs évoluent lentement en fonction de la concentration de l'allergène. Les valeurs du témoin réactif ne dépassent pas celles du témoin négatif et varient entre 270 et 340 cpm. Pour les disques activés au BrCN (tableaux I et III), la sensibilité du dosage croît en fonction de la concentration d'allergène et atteint un plateau à 10 mg d'allergène/ml. La sensibilité des témoins réactifs est indépendante de la concentration de l'allergène, mais est plus élevée que pour les mêmes témoins avec les disques au métaperiodate. Vérification de la reproductibilité du couplage de l'allergène sur les disques actives. Après avoir déterminé comme indiqué ci-dessus la concentration optimale de l'allergène à coupler sur les disques préalablement activés, on a incubé des disques préalablement activés, avec la même concentration du même allergène ; c'est-à-dire EMI7.1 <tb> 10 <SEP> disques <SEP> activés <SEP> au <SEP> métaperiodate <SEP> et <SEP> ) <SEP> <SEP> couplés <SEP> avec <SEP> 10 <SEP> mg/ml <tb> 10 <SEP> disques <SEP> activés <SEP> au <SEP> BrCN <SEP> t <SEP> <SEP> de <SEP> dactyle <tb> 10 <SEP> disques <SEP> activés <SEP> au <SEP> métaperiodate <SEP> et <SEP> t <SEP> <SEP> couplés <SEP> avec <SEP> 15 <SEP> mg/ml <tb> 10 <SEP> disques <SEP> activés <SEP> au <SEP> BrCN <SEP> } <SEP> <SEP> de <SEP> PMD <tb> Les dosages RAST ont été effectués avec les mêmes pools de sérums positifs que ceux utilisés précédemment, et avec 6 essais positifs et 4 négatifs par série, et ont été répétés 4 fois. Les résultats sont consignés dans le tableau V ci-après. Ils montrent que la sensibilité des disques activés au métaperiodate est légèrement supérieure à celle des disques activés au BrCN, mais les variabilités au sein de chaque essai sont identiques pour les deux méthodes de fixation et la reproductibilité est bonne d'un essai à l'autre. Les témoins négatifs et réactifs sont bas et très réguliers et le "bruit de fond" (témoin réactif) est légèrement plus faible pour les disques activés selon l'invention. Vérification de la reproductibilité de l'activation des disques par le métaperiodate. 4 lots de disques ont été activés indépendemment les uns des autres avec le métaperiodate. Les disques activés au BRCN faisaient tous partie du même lot d'activation. Le couplage s'est fait à partir d'une proportion unique d'allergène dactyle (10 mg/ml) et d'allergène PMD (15 mg/ml), répartie sur chaque série de disques. Les résultats sont consignés dans le tableau VI ci-après. Ils montrent que la sensibilité des disques au métaperiodate n'est pas modifiée d'un lot d'activation à l'autre. La variabilité de la sensibilité au sein d'un lot recoupe assez bien celle enregistrée avec les disques BRCN. Mais pour les disques activés au métaperiodate les témoins négatifs sont bas et peu variables et les témoins réactifs témoignent d'un bruit de fond faible. En conclusion, la sensibilité des dosages RAST avec les disques activés au métaperiodate selon l'invention est aussi bonne et même légèrement supérieure à celle des mêmes dosages effectués avec les disques activés auBrCN. La reproductibilité de l'activation par le métaperiodate et le couplage, selon l'invention, avec les allergènes étudiés est tout à fait satisfaisante. Les bruits de fond donnés par le témoin réactif et les témoins négatifs sont plus faibles avec les disques activés selon l'invention qu'avec ceux activés par le BrCN, d'ou une sensibilité plus grande pour les sérums faiblement positifs. Les expériences précédentes ont montré que les disques activés au métaperiodate conviennent aux dosages RAST pour un certain nombre d'allergènes. D'autres expériences ont permis de comparer les disques activés au métaperiodate et les disques activés au bromure de cyanogène, lorsqu'on fixe sur ces disques des extraits d'allergènes très divers - Poussière de maison, Dermatophagoides pteronyssinus, poil de chat, cinq graminées, bouleau; Les disques de papier activés au bromure de cyanogène d'une part, et au métaperiodate d'autre part, ont été couplés avec les allergènes ci-dessus (approximativement 1 ml par disque), comme décrit préalablement. La sensibilité des disques activés au bromure de cyanogène d'une part, et activés au métaperiodate de l'autre, et couplés aux allergènes ci-dessus, a été étudiée directement par la méthode RAST. On incube 50 ul de sérum humain à la dilution 1,5 dans une solution saline tamponnée au phosphate (s.t.p.) avec un disque couplé avec un allergène pendant trois heures à la température ambiante. On lave ensuite le disque soigneusement en utilisant du s.t.p. contenant 1 % de tween 20, puis on mesure l'IgE combiné aux disques en 125 utilisant de l'anti-IgE marqué par I. La quantité d'IgE combinée aux disques activés au bromure de cyanogène et couplés à l'allergène fut comparée à la quantité d'IgE combinée aux disques activés au métaperiodate et couplés à l'allergène. Les résultats sont donnés dans les tableaux VII à XI ci-après. En conclusion, la sensibilité des disques activés au métaperiodate, mesurée encoupspar minute (anti-IgE marqué par 125I correspondant à l'IgE combiné aux disques) s'est révélée au moins équivalente, et dans plusieurs cas, supérieure à celle des disques de papier activés au bromure de cyanogène, quand on les utilise pour un grand nombre d'allergènes. D'autre part, une série d'essais ont été faits pour utiliser les disques activés et couplés selon l'invention avec divers allergènes, dans les procédés de dosage enzymo-immunologiques (ELISA) des réagines spécifiques des allergènes : Les disques sur lesquels un allergène a été fixé selon l'invention sont mis en contact avec un pool de sérum contenant les IgE à doser, spécifiques de l'allergène. Ces IgE se combinent sélectivement à un anti-IgE spécifique du fragment Fc de l'allergène, couplé à un enzyme que l'on peut déceler lors de la dégradation de son substrat. Le disque est alors éliminé, et le substrat coloré, en phase liquide, est lu au colorimètre. On a ainsi pû observer la même sensibilité et reproductibilité des dosages ELISA réalisés avec les disques selon l'invention, que lors des dosages RAST effectués avec les mêmes disques. Par le procédé selon l'invention, on a pû également fixer sur un support cellulosique, constitué notamment par des disques de papier, l'anticorps dirigé contre les immunoglobulines à doser dans le sérum et utiliser les disques obtenus pour déterminer ces immunoglobulines par la méthode "sandwich", en particulier, par enzymo-immunologie, avec une sensibilité et une reproductibilité de dosage au moins égale à celle qu'on obtient en utilisant des disques activés au bromure de cyanogène. Les supports cellulosiques activés et couplés selon l'invention avec un antigène ou un anticorps peuvent donc être utilisés avec succès aussi bien pour les dosages radio-immunologiques que pour les dosages enzymo-immunologiques d'immunoglobulines, tout en présentant par rapport aux supports activés par la méthode connue au bromure de cyanogène, l'avantage de n'être pas toxique. TABLEAU I.a SENSIBILITE DES DISQUES BrCN-PMD MESUREE PAR LE RAST Sérum positif EMI11.1 Concentration <tb> d'allergène <SEP> en <SEP> mg <SEP> 0,5 <SEP> 5 <SEP> 10 <SEP> 15 <SEP> 20 <SEP> 25 <SEP> 30 <tb> Activité <SEP> de <SEP> lyophilisat/ml <tb> (c.p.m.) <tb> Moyenne <SEP> sur <SEP> 6 <SEP> disques <SEP> 3853 <SEP> 5116 <SEP> 5381 <SEP> 5139 <SEP> 5531 <SEP> 5564 <SEP> 5180 <tb> Variation <SEP> standard <SEP> # <SEP> 159 <SEP> # <SEP> 196 <SEP> # <SEP> 304 <SEP> # <SEP> 301 <SEP> # <SEP> 316 <SEP> # <SEP> 506 <SEP> # <SEP> 161 <tb> Pourcentage <SEP> de <SEP> variation <SEP> 4% <SEP> 4% <SEP> 6% <SEP> 6% <SEP> 6% <SEP> 9% <SEP> 3% <tb> TABLEAU I.b SENSIBILITE DES DISQUES BrCN-PMD MESUREE PAR LE RAST Témoins négatifs EMI12.1 Concentration <tb> d'allergène <SEP> en <SEP> mg <SEP> 0,5 <SEP> 5 <SEP> 10 <SEP> 15 <SEP> 20 <SEP> 25 <SEP> 30 <tb> Activité <SEP> de <SEP> lyophilisat/ml <tb> (c.p.m.) <tb> Témoin <SEP> Moyenne <SEP> sur <SEP> 2 <SEP> disques <SEP> 303 <SEP> 300 <SEP> 365 <SEP> 346 <SEP> 348 <SEP> 325 <SEP> 309 <tb> HSA <tb> Variation <SEP> standard <SEP> # <SEP> 18 <SEP> # <SEP> 25 <SEP> # <SEP> 55 <SEP> # <SEP> 51 <SEP> # <SEP> 37 <SEP> # <SEP> 29 <SEP> # <SEP> 29 <tb> 0,1% <tb> Pourcentage <SEP> de <SEP> variation <SEP> 6% <SEP> 8% <SEP> 15% <SEP> 15% <SEP> 11% <SEP> 9% <SEP> 9% <tb> Témoin <SEP> Moyenne <SEP> sur <SEP> 2 <SEP> disques <SEP> 277 <SEP> 303 <SEP> 287 <SEP> 296 <SEP> 309 <SEP> 264 <SEP> 262 <tb> Sérum <SEP> Variation <SEP> standard <SEP> # <SEP> 72 <SEP> # <SEP> 78 <SEP> # <SEP> 44 <SEP> # <SEP> 8 <SEP> # <SEP> 13 <SEP> # <SEP> 20 <SEP> # <SEP> 3 <tb> négatif <SEP> Pourcentage <SEP> de <SEP> variation <SEP> 26% <SEP> 26% <SEP> 15% <SEP> 3% <SEP> 4% <SEP> 8% <SEP> 1% <tb> Témoin <SEP> Moyenne <SEP> sur <SEP> 2 <SEP> disques <SEP> 383 <SEP> 400 <SEP> 331 <SEP> 364 <SEP> 402 <SEP> 418 <SEP> 371 <tb> réactif <SEP> Variation <SEP> standard <SEP> # <SEP> 75 <SEP> # <SEP> 59 <SEP> # <SEP> 7 <SEP> # <SEP> 37 <SEP> # <SEP> 54 <SEP> # <SEP> 0 <SEP> # <SEP> 13 <tb> Pourcentage <SEP> de <SEP> variation <SEP> 20% <SEP> 15% <SEP> 2% <SEP> 10% <SEP> 13% <SEP> 0% <SEP> 4% <tb> TABLEAU II.a SENSIBTLITE DES DISQUES METAPERIODATE-PMD MESUREE PAR LE RAST Sérum positif EMI13.1 Concentration <tb> Activité <SEP> d'allergène <SEP> en <SEP> mg <SEP> 0,5 <SEP> 5 <SEP> 10 <SEP> 15 <SEP> 20 <SEP> 25 <SEP> 30 <tb> (c.p.m.) <SEP> de <SEP> lyophilisat/ml <tb> Moyenne <SEP> sur <SEP> 6 <SEP> disques <SEP> 4785 <SEP> 5990 <SEP> 5890 <SEP> 5714 <SEP> 6013 <SEP> 5720 <SEP> 6041 <tb> Variation <SEP> standard <SEP> # <SEP> 862 <SEP> # <SEP> 467 <SEP> # <SEP> 346 <SEP> # <SEP> 228 <SEP> # <SEP> 335 <SEP> # <SEP> 373 <SEP> # <SEP> 144 <tb> Pourcentage <SEP> de <SEP> variation <SEP> 18% <SEP> 8% <SEP> 6% <SEP> 4% <SEP> 6% <SEP> 7% <SEP> 2% <tb> TABLEAU II.b SENSIBILITE DES DISQUES METAPERIODATE-PMD MESUREE PAR LE RAST Témoins négatifs EMI14.1 Concentration <tb> Activité <SEP> d'allergène <SEP> en <SEP> mg <SEP> 0,5 <SEP> 5 <SEP> 10 <SEP> 15 <SEP> 20 <SEP> 25 <SEP> 30 <tb> (c.p.m.) <SEP> de <SEP> lyophilisat/ml <tb> Témoin <SEP> Moyenne <SEP> sur <SEP> 2 <SEP> disques <SEP> NF <SEP> 161 <SEP> 203 <SEP> 156 <SEP> 189 <SEP> 183 <SEP> 224 <tb> HSA <SEP> Variation <SEP> standard <SEP> NF <SEP> # <SEP> 41 <SEP> # <SEP> 13 <SEP> # <SEP> 25 <SEP> # <SEP> 24 <SEP> # <SEP> 30 <SEP> # <SEP> 37 <tb> 0,1% <SEP> Pourcentage <SEP> de <SEP> variation <SEP> NF <SEP> 25% <SEP> 6% <SEP> 16% <SEP> 13% <SEP> 16% <SEP> 17% <tb> Témoin <SEP> Moyenne <SEP> sur <SEP> 2 <SEP> disques <SEP> 196 <SEP> 231 <SEP> 223 <SEP> 225 <SEP> 237 <SEP> 226 <SEP> 201 <tb> Sérum <SEP> Variation <SEP> standard <SEP> NF <SEP> # <SEP> 15 <SEP> # <SEP> 27 <SEP> # <SEP> 24 <SEP> # <SEP> 106 <SEP> # <SEP> 14 <SEP> # <SEP> 13 <tb> négatif <SEP> Pourcentage <SEP> de <SEP> variation <SEP> NF <SEP> 6% <SEP> 12% <SEP> 11% <SEP> 45% <SEP> 6% <SEP> 6% <tb> Témoin <SEP> Moyenne <SEP> sur <SEP> 2 <SEP> disques <SEP> 158 <SEP> 165 <SEP> 248 <SEP> 191 <SEP> 206 <SEP> 203 <SEP> 182 <tb> Variation <SEP> standard <SEP> NF <SEP> # <SEP> 10 <SEP> # <SEP> 34 <SEP> # <SEP> 35 <SEP> # <SEP> 23 <SEP> # <SEP> 1 <SEP> # <SEP> 31 <tb> réactif <SEP> Pourcentage <SEP> de <SEP> variation <SEP> NF <SEP> 6% <SEP> 14% <SEP> 18% <SEP> 11% <SEP> 0% <SEP> 17% <tb> TABLEAU III.a SENSIBILITE DES DISQUES BrCN-DACTYLE MESUREE PAR LE RAST Sérum positif EMI15.1 Concentration <tb> Activité <SEP> d'allergène <SEP> en <SEP> mg <SEP> 0,5 <SEP> 5 <SEP> 10 <SEP> 15 <SEP> 20 <SEP> 25 <SEP> 30 <tb> (c.p.m.) <SEP> de <SEP> lyophilisat/ml <tb> Moyenne <SEP> sur <SEP> 6 <SEP> disques <SEP> 6312 <SEP> 7175 <SEP> 7346 <SEP> 7466 <SEP> 7552 <SEP> 7423 <SEP> 7561 <tb> Variation <SEP> standard <SEP> # <SEP> 306 <SEP> # <SEP> 464 <SEP> # <SEP> 212 <SEP> # <SEP> 211 <SEP> # <SEP> 269 <SEP> # <SEP> 269 <SEP> # <SEP> 306 <tb> Pourcentage <SEP> de <SEP> variation <SEP> 5% <SEP> 6% <SEP> 3% <SEP> 3% <SEP> 4% <SEP> 4% <SEP> 4% <tb> TABLEAU III.b SENSIBILITE DES DISQUES BrCN-DACTYLE MESUREE PAR LE RAST Témoins négatifs EMI16.1 Concentration <tb> d'allergène <SEP> en <SEP> mg <SEP> 0,5 <SEP> 5 <SEP> 10 <SEP> 15 <SEP> 20 <SEP> 25 <SEP> 30 <tb> Activité <SEP> de <SEP> lyophilisat/ml <tb> (c.p.m.) <tb> Témoin <SEP> Moyenne <SEP> sur <SEP> 2 <SEP> disques <SEP> 224 <SEP> 276 <SEP> 469 <SEP> 420 <SEP> 435 <SEP> 502 <SEP> 383 <tb> HSA <SEP> Variation <SEP> standard <SEP> # <SEP> 195 <SEP> # <SEP> 263 <SEP> # <SEP> 10 <SEP> # <SEP> 45 <SEP> # <SEP> 78 <SEP> # <SEP> 136 <SEP> # <SEP> 55 <tb> 0,1% <SEP> Pourcentage <SEP> de <SEP> variation <SEP> 87% <SEP> 95% <SEP> 2% <SEP> 11% <SEP> 18% <SEP> 27% <SEP> 14% <tb> Témoin <SEP> Moyenne <SEP> sur <SEP> 2 <SEP> disques <SEP> 361 <SEP> 319 <SEP> 422 <SEP> 366 <SEP> 384 <SEP> 378 <SEP> 515 <tb> Sérum <SEP> Variation <SEP> standard <SEP> # <SEP> 61 <SEP> # <SEP> 27 <SEP> # <SEP> 14 <SEP> # <SEP> 0 <SEP> # <SEP> 3 <SEP> # <SEP> 31 <SEP> # <SEP> 69 <tb> négatif <SEP> Pourcentage <SEP> de <SEP> variation <SEP> 17% <SEP> 8% <SEP> 3% <SEP> 0% <SEP> 1% <SEP> 8% <SEP> 13% <tb> Témoin <SEP> Moyenne <SEP> sur <SEP> 2 <SEP> disques <SEP> 451 <SEP> 496 <SEP> 443 <SEP> 540 <SEP> 496 <SEP> 497 <SEP> 445 <tb> réactif <SEP> Variation <SEP> standard <SEP> # <SEP> 1 <SEP> # <SEP> 110 <SEP> # <SEP> 66 <SEP> # <SEP> 25 <SEP> # <SEP> 39 <SEP> # <SEP> 33 <SEP> # <SEP> 38 <tb> Pourcentage <SEP> de <SEP> variation <SEP> 0% <SEP> 22% <SEP> 15% <SEP> 5% <SEP> 8% <SEP> 7% <SEP> 9% <tb> TABLEAU IV.a SENSIBILITE DES DISQUES METAPERIODATE-DACTYLE MESUREE PAR LE RAST Sérum positif EMI17.1 Concentration <tb> d'allergène <SEP> en <SEP> mg <SEP> 0,5 <SEP> 5 <SEP> 10 <SEP> 15 <SEP> 20 <SEP> 25 <SEP> 30 <tb> Activité <SEP> de <SEP> lyophilisat/ml <tb> (c.p.m.) <tb> Moyenne <SEP> sur <SEP> 6 <SEP> disques <SEP> 5433 <SEP> 6642 <SEP> 6847 <SEP> 6937 <SEP> 7608 <SEP> 6895 <SEP> 7170 <tb> Variation <SEP> standard <SEP> # <SEP> 482 <SEP> # <SEP> 439 <SEP> # <SEP> 291 <SEP> # <SEP> 178 <SEP> # <SEP> 246 <SEP> # <SEP> 402 <SEP> # <SEP> 325 <tb> Pourcentage <SEP> de <SEP> variation <SEP> 9% <SEP> 7% <SEP> 4% <SEP> 3% <SEP> 3% <SEP> 6% <SEP> 5% <tb> TABLEAU IV.b SENSIBILITE DES DISQUES METAPERIODATE-DACTYLE MESUREE PAR LE RAST Témoins négatifs EMI18.1 Concentration <tb> d'allergène <SEP> en <SEP> mg <tb> Activité <SEP> de <SEP> lyophilisat/ml <SEP> 0,5 <SEP> 5 <SEP> 10 <SEP> 15 <SEP> 20 <SEP> 25 <SEP> 30 <tb> (c.p.m.) <tb> Témoin <SEP> Moyenne <SEP> sur <SEP> 2 <SEP> disques <SEP> 242 <SEP> 297 <SEP> 325 <SEP> 376 <SEP> 419 <SEP> 391 <SEP> 398 <tb> HSA <SEP> Variation <SEP> standard <SEP> # <SEP> 20 <SEP> # <SEP> 27 <SEP> # <SEP> 32,5 <SEP> # <SEP> 8 <SEP> # <SEP> 29 <SEP> # <SEP> 24 <SEP> # <SEP> 34 <tb> 0,1% <SEP> Pourcentage <SEP> de <SEP> variation <SEP> 8% <SEP> 9% <SEP> 10% <SEP> 2% <SEP> 7% <SEP> 6% <SEP> 9% <tb> Témoin <SEP> Moyenne <SEP> sur <SEP> 2 <SEP> disques <SEP> 205 <SEP> 291 <SEP> 344 <SEP> 404 <SEP> 379 <SEP> 407 <SEP> 481 <tb> Sérum <SEP> Variation <SEP> standard <SEP> # <SEP> 10 <SEP> # <SEP> 15 <SEP> # <SEP> 20 <SEP> # <SEP> 17 <SEP> # <SEP> 81 <SEP> # <SEP> 24 <SEP> # <SEP> 27 <tb> négatif <SEP> Pourcentage <SEP> de <SEP> variation <SEP> 5% <SEP> 5% <SEP> 6% <SEP> 4% <SEP> 21% <SEP> 6% <SEP> 6% <tb> Témoin <SEP> Moyenne <SEP> sur <SEP> 2 <SEP> disques <SEP> 242 <SEP> 314 <SEP> 357 <SEP> 361 <SEP> 372 <SEP> 401 <SEP> 406 <tb> Variation <SEP> standard <SEP> # <SEP> 20 <SEP> # <SEP> 20 <SEP> # <SEP> 38 <SEP> # <SEP> 35 <SEP> # <SEP> 79 <SEP> # <SEP> 4 <SEP> # <SEP> 8 <tb> réactif <SEP> Pourcentage <SEP> de <SEP> variation <SEP> 8% <SEP> 6% <SEP> 11% <SEP> 10% <SEP> 21% <SEP> 1% <SEP> 2% <tb> TABLEAU V - REPRODUCTIBILITE DU COUPLAGE Activité en c.p.m. (RAST) EMI19.1 Allergène <tb> N <SEP> de <SEP> Contrôle <SEP> avec <SEP> disques <SEP> BrCN <SEP> avec <SEP> disques <SEP> métaperiodate <tb> couplage <SEP> PMD <SEP> DACTYLE <SEP> PMD <SEP> DACTYLE <tb> Sérum <SEP> + <SEP> 4650 <SEP> # <SEP> 268 <SEP> 6571 <SEP> # <SEP> 234 <SEP> 5539 <SEP> # <SEP> 219 <SEP> 6307 <SEP> # <SEP> 298 <tb> 1 <SEP> Sérum <SEP> - <SEP> 194 <SEP> # <SEP> 39 <SEP> 281 <SEP> # <SEP> 35 <SEP> 225 <SEP> # <SEP> 114 <SEP> 188 <SEP> # <SEP> 03 <tb> Réactif <SEP> 288 <SEP> # <SEP> 03 <SEP> 330 <SEP> # <SEP> 03 <SEP> 154 <SEP> # <SEP> 06 <SEP> 193 <SEP> # <SEP> 24 <tb> Sérum <SEP> + <SEP> 4407 <SEP> # <SEP> 657 <SEP> 5511 <SEP> # <SEP> 637 <SEP> 5589 <SEP> # <SEP> 381 <SEP> 6220 <SEP> # <SEP> 348 <tb> 2 <SEP> Sérum <SEP> - <SEP> 200 <SEP> # <SEP> 59 <SEP> 272 <SEP> # <SEP> 79 <SEP> 143 <SEP> # <SEP> 21 <SEP> 182 <SEP> # <SEP> 09 <tb> Réactif <SEP> 247 <SEP> # <SEP> 61 <SEP> 297 <SEP> # <SEP> 44 <SEP> 177 <SEP> # <SEP> 4 <SEP> 196 <SEP> # <SEP> 06 <tb> Sérum <SEP> + <SEP> 4428 <SEP> # <SEP> 677 <SEP> 5412 <SEP> # <SEP> 242 <SEP> 5478 <SEP> # <SEP> 273 <SEP> 6298 <SEP> # <SEP> 319 <tb> 3 <SEP> Sérum <SEP> - <SEP> 241 <SEP> # <SEP> 27 <SEP> 254 <SEP> # <SEP> 08 <SEP> 181 <SEP> # <SEP> 15 <SEP> 219 <SEP> # <SEP> 04 <tb> Réactif <SEP> 314 <SEP> 343 <SEP> # <SEP> 47 <SEP> 168 <SEP> # <SEP> 28 <SEP> 196 <SEP> # <SEP> 62 <tb> Sérum <SEP> + <SEP> 5024 <SEP> # <SEP> 861 <SEP> 5286 <SEP> # <SEP> 314 <SEP> 5304 <SEP> # <SEP> 463 <SEP> 5954 <SEP> # <SEP> 390 <tb> 4 <SEP> Sérum <SEP> - <SEP> 232 <SEP> # <SEP> 14 <SEP> 228 <SEP> # <SEP> 08 <SEP> 195 <SEP> # <SEP> 13 <SEP> 201 <SEP> # <SEP> 55 <tb> Réactif <SEP> 310 <SEP> # <SEP> 23 <SEP> 337 <SEP> # <SEP> 15 <SEP> 141 <SEP> # <SEP> 01 <SEP> 207 <SEP> # <SEP> 44 <tb> TABLEAU VI - REPRODUCTIBILITE D'ACTIVATION Activité en c.p.m. (RAST) EMI20.1 Allergène <SEP> avec <SEP> disques <SEP> BrCN <SEP> avec <SEP> disques <SEP> métaperiodate <tb> N <SEP> de <SEP> Contrôle <tb> couplage <SEP> PMD <SEP> DACTYLE <SEP> PMD <SEP> DACTYLE <tb> Sérum+ <SEP> 4382 <SEP> # <SEP> 357 <SEP> 5679 <SEP> # <SEP> 208 <SEP> 4351 <SEP> # <SEP> 269 <SEP> 5125 <SEP> # <SEP> 365 <tb> 1 <SEP> Sérum <SEP> - <SEP> 318 <SEP> # <SEP> 5 <SEP> 366 <SEP> # <SEP> 136 <SEP> 188 <SEP> # <SEP> 17 <SEP> 266 <SEP> # <SEP> 28 <tb> Réactif <SEP> 402 <SEP> # <SEP> 31 <SEP> 425 <SEP> # <SEP> 27 <SEP> 171 <SEP> # <SEP> 07 <SEP> 269 <SEP> # <SEP> 15 <tb> Sérum <SEP> + <SEP> 4467 <SEP> # <SEP> 188 <SEP> 5628 <SEP> # <SEP> 385 <SEP> 5066 <SEP> # <SEP> 236 <SEP> 5210 <SEP> # <SEP> 215 <tb> 2 <SEP> Sérum <SEP> - <SEP> 286 <SEP> # <SEP> 8 <SEP> 384 <SEP> # <SEP> 28 <SEP> 168 <SEP> 233 <SEP> # <SEP> 4 <tb> Réactif <SEP> 351 <SEP> # <SEP> 30 <SEP> 488 <SEP> # <SEP> 03 <SEP> 180 <SEP> 265 <SEP> # <SEP> 24 <tb> Sérum <SEP> + <SEP> 4138 <SEP> # <SEP> 364 <SEP> 5292 <SEP> # <SEP> 638 <SEP> 4630 <SEP> # <SEP> 413 <SEP> 5326 <SEP> # <SEP> 73 <tb> 3 <SEP> Sérum <SEP> - <SEP> 311 <SEP> # <SEP> 58 <SEP> 373 <SEP> # <SEP> 117 <SEP> 171 <SEP> # <SEP> 21 <SEP> 244 <SEP> # <SEP> 22 <tb> Réactif <SEP> 497 <SEP> # <SEP> 64 <SEP> 442 <SEP> # <SEP> 10 <SEP> 196 <SEP> # <SEP> 48 <SEP> 180 <SEP> # <SEP> 31 <tb> Sérum <SEP> + <SEP> 4168 <SEP> # <SEP> 233 <SEP> 5376 <SEP> # <SEP> 359 <SEP> 4490 <SEP> # <SEP> 274 <SEP> 5346 <SEP> # <SEP> 115 <tb> 4 <SEP> Sérum <SEP> - <SEP> 259 <SEP> # <SEP> 7 <SEP> 396 <SEP> # <SEP> 11 <SEP> 180 <SEP> # <SEP> 45 <SEP> 214 <SEP> # <SEP> 23 <tb> Réactif <SEP> 369 <SEP> # <SEP> 44 <SEP> 529 <SEP> # <SEP> 38 <SEP> 196 <SEP> # <SEP> 23 <SEP> 181 <SEP> # <SEP> 41 <tb> TABLEAU VII - Poussière de maison Coups par minute (IgE combiné) Disques activés au Disques activés au Sérum bromure de cyanogène metaperiodate 1 274 350 2 2880 3152 3 248 450 4 736 3122 5 190 368 6 1728 3822 7 198 446 8 272 438 9 1112 2420 10 236 434 TABLEAU VIII - Dermatophagoides ptéronyssinus Coups par minute (IgE combiné) Disques activés au Disques activés au Sérum bromure de cyanogène metaperiodate 1 210 348 2 2836 9892 3 186 220 4 222 222 5 378 1694 6 226 298 7 1046 8620 8 194 246 9 208 206 10 238 346 TABLEAU IX - Poil de chat Coups par minute (IgE combiné) Disques activés au Disques activés au Sérum bromure de cyanogène metaperiodate 1 356 496 2 176 392 3 6545 8966 4 8430 10121 5 250 346 TABLEAU X - Cinq graminées Coups par minute (IgE combiné) <RTI ID=22.2> Disques activés au Disques activés au Sérum bromure de cyanogène metaperiodate 1 250 + 370 2 360 1264 3 338 732 4 4748 11742 5 310 460 TABLEAU XI - Bouleau Coups par minute (IgE combiné) Disques activés au Disques activés au Sérum bromure de cyanogène metaperiodate 1 4368 5976 2 4671 6660 3 4553 5930 4 754 2280

Claims: REVENDICATIONS 1. Procédé de fixation d'antigènes et d'anticorps sur support insoluble de polysaccharides devant servir pour les dosages immunologiques respectivement des anticorps et des antigènes correspondants, caractérisé en ce que - dans une première étape, le support est mis en contact avec une solution de métaperiodate de sodium 0,2 M, avec agitation à la température ambiante jusqu a apparition de fonctions aldéhyde contrôlées sur un prélèvement par le réactif de Schiff - dans une seconde étape, le support est, après rinçage avec un tampon carbonate 0,1 M à pH 9, couplé avec l'antigène ou l'anticorps dilué dans le même tampon, par incubation à la tempéra ture ambiante pendant 8 à 15 heures - dans une troisième étape, on ajoute à la solution contenant le support, du borohydrure de sodium en poudre jusqu'à une concentra tion finale de 0,2 M ; on laisse incuber 2 heures à la température ambiante, puis on rince le support d'abord avec le tampon carbonate, puis avec le tampon qui servira au dosage immunologique et on le sèche. 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le support est constitué par de la cellulose ou des dérivés de la cellulose et en particulier des disques de papier. 3. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'antigène fixé sur le support est un allergène tel qu'un mélange de poussières et moisissures domestiques, un pollen de dactyle, un mélange de graminées, des poils de chat ou Dermatophagoides ptéronyssinus. 4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la concentration optimale de l'allergène à coupler sur le support est de 10 à 15 mg d'allergène lyophilisé par ml de diluants. 5. Réactif pour le dosage radio ou enzymo-immunologique des immunoglobulines, caractérisé en ce qu'il comprend un support polysaccharidique sur lequel on a fixé, par le procédé selon l'une des revendications 1 à 4, l'antigène ou l'anticorps contre lequel sont dirigés les globulines à doser.

Inventors: GUERIN, BERNARD, LELIEVRE, DANIELE, Lelievre, Danièle
Applicants: LABORATOIRE DES STALLERGENES
Application year: 1982
Main classification: G01N33
IPC codes: A61K39, G01N33