COMBINED BAROMETER-ALTIMETER GAUGE

Abstract: 1. Pocket barometer and altimeter comprising a housing (1), an opening (2) in said housing, an atmospheric pressure gauge and indicating means (26) characterized by the following elements : a) a transformer (21) for transforming the atmospheric pressure impact on said pressure gauge into an analogous electrical voltage ; b) an electric circuit element including digital indicating means (26) providing a digital reading of the atmospheric pressure or the altitude respectively in correspondence to the analogous electrical voltage ; c) the housing (1) being provided with switch-over means (5; 25) for switching the electrical circuit element to an atmospheric pressure reading or an altitude reading, and d) the housing (1) being provided with a knurled knob (8) by means of which the digital indicating means (26) may be set to a preselected atmospheric pressure or to a preselected altitude respectively.

Description: Die Erfindung betrifft einen kombinierten Luftdruckund Höhenmesser. Luftdruck- und Höhenmesser sind an sich bekannt. Diese bekannten Geräte enthalten eine Luftdruck-Messdose, einen Zeiger, der sich vor mindestens einer Skala verstellt und ein mechanisches Getriebe zwischen Messdose und Zeiger, das den Zustand der Messdose auf den Zeiger überträgt. Es handelt sich dabei um rein mechanisch arbeitende Geräte, bei denen die Skala entweder in Druckeinheiten, z.B. in Millibar (mbar) oder in die Höhenlage angebenden Metern (m) geeicht ist. Gewöhnlich sind sogar beide Arten von Skalen am Gerät vorhanden, wobei die Meterskala meist relativ zum Zeiger bzw. zur Druckskala verstellbar ist. Derartige Geräte gestatten es, mehrere Ablesungen vorzunehmen, nämlich erstens,bei bekannter Höhe,den auf NormalNull (NN) bezogenen Druck, dann den absoluten Druck am Messort und schliesslich, bei bekanntem absoluten bzw. auf NN bezogenen Druck, die Höhe des Standortes. Bei diesen bekannten Geräten ist es jedoch ein grosser Nachteil, dass die Anzeige eine reine Analoganzeige mit einem Zeiger vor der einen oder anderen Skala ist. Um als Taschengerät brauchbar zu sein, müssen die Geräte klein sein. Dies hat zur Folge, dass auch die Skalen entsprechend klein sein müssen. Dadurch wird das Ablesen der Skalen sehr erschwert, insbesondere für Benutzer, die nicht über sehr gute Augen verfügen. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, diesen Nachteil zu überwinden und einen Luftdruck- und Höhenmesser zu schaffen, der für alle Benutzer gleichermassen gut ablesbar ist, und der trotzdem in seinen Abmessungen so klein gehalten ist, dass er als Taschengerät gut verwendbar ist. Diese Aufgabe ist durch einen Luftdruck- und Höhenmesser gelöst, der die in den Ansprüchen angegebenen Merkmale aufweist. Der erfundene Luftdruck- und Höhenmesser im Taschenformat zeichnet sich vor allem erstens dadurch aus, dass er eine digitale Anzeige hat, und zwar wahlweise eine Anzeige des auf NN bezogenen Druckes, des absoluten Luftdruckes am Messort sowie der Höhe des Messortes. Zweitens zeichnet er sich dadurch aus, dass diese Angaben durch eine elektrische Schaltung ermittelt werden. Die Umwandlung des Luftdruckes in die digitale Anzeigen erfolgt somit nicht auf mechanischem Wege, wie bei den Taschengeräten nach dem Stand der Technik, sondern durch Umwandlung des Luftdruckes in eine analoge elektrische Spannung und Verarbeitung dieser Spannung in einer Auswerteschaltung. Dadurch entfällt das lästige Ablesen der Werte mittels eines Zeigers vor einer Skala. Man erhält vielmehr eine digitale Anzeige der Werte in stets gleich grossen Ziffern, und zwar bei einem Luftdruck- und Höhenmesser im Taschenformat. Zur Umwandlung des Luftdruckes in eine elektrische Spannung wird eine an sich bekannte Messdose mit entsprechend dem Luftdruck zwischen einer Lichtquelle und einem Empfänger verschiebbaren Blende benutzt. Diese Spannung wird der Auswerteschaltung zugeführt, deren Kernstück ein Anzeigegerät ist, das bei Anlegen einer Spannung eine entsprechende digitale Anzeige liefert und bei Änderung dieser Spannung eine entsprechend linear geänderte Anzeige aufweist Ferner enthält die Auswerteschaltung noch ein Potentiometer, an dem eine Referenzspannung abgreifbar ist sowie einen Komparator, der eine der Differenz zwischen der luftdruckanalogen Spannung und der Referenzspannung entsprechende Differenzspannung liefert, die dem Anzeigegerät zugeführt wird. Schliesslich ist noch ein Umschalter vorhanden, mit dem der Komparator zwischen die Referenzspannung und die luftdruckanaloge Spannung oder zwischen die Referenzspannung und das Null-Potential der Versorgungsspannung legbar ist. In der Zeichnung ist der erfundene Luftdruck- und Höhenmesser in einem Ausführungsbeispiel dargestellt. Es zeigen: Fig. 1 schematisch das Messgerät in Ansicht, Fig. 2 schematisch die elektrische Schaltung des Gerätes bei Einstellung auf Höhenmessung bzw. Höhenabgleich, Fig. 3 schematisch die elektrische Schaltung des Gerätes bei Schaltung auf Druckanzeige, Fig. 4 schematisch die Schaltung der Fig.3 jedoch mit Linearisierung, und Fig. 5 schematisch die elektrische Schaltung des Gerätes unter Verwendung eines Mikrocomputers. In Fig. 1 ist das Gehäuse des Luftdruck- bzw. Höhenmessers mit 1 bezeichnet. Durch ein Fenster 2 hindurch ist das Anzeigedisplay eines Anzeigegerätes erkennbar, das z.B. als Flüssigkristallanzeige ausgeführt sein kann. Darunter befinden sich zwei Druckknöpfe 4 und 5. Der Druckknopf 4 dient zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. Der Druckknopf 5 ist dagegen mit einem Umschalter verbunden, der den inneren elektrischen Schaltungsbaustein abwechselnd auf Druckmessung auf auf Höhenmessung umschaltet. Welche Messart gerade eingeschaltet ist, wird durch einen Strich 6 angezeigt, der im Anzeigedisplay 2 über zwei Markierungen 7 hin und her springt, die mit mbar für die Druckmessung und mit m für die Höhenmessung am Gehäuse 1 gekennzeichnet sind. Auf der in der Darstellung rechten Seite des Gerätes ist am Gehäuse 1 ein Rändelrad 8 zugänglich, das mit einem im elektrischen Schaltungsbaustein enthaltenen Potentiometer in getrieblicher Verbindung steht. An diesem Rändelrad kann das Gerät auf die Höhe des Messortes bzw. auf den herrschenden Druck abgeglichen werden, wie noch erläutert werden wird. In Fig. 2 ist die Schaltung des elektrischen Schaltungsbausteines in einem Blockschaltbild dargestellt. In dieser Schaltung ist mit 21 die Vorrichtung zur Umwandlung des Luftdruckes in eine elektrische Spannung bezeichnet, die eine dem herrschenden Luftdruck proportionale Spannung ausgibt. In dem in der Darstellung linken Teil der Schaltung ist ein Potentiometer 22 angeordnet, das an einer Versorgungsspannung liegt. Der Abgriff des Potentiometers ist über einen Spannungsteiler 23 (Teilungsverhältnis 11:10) mit dem Ausgang der Vorrichtung 21 verbunden. Dieser Abgriff kann mittels des im Zusammenhang mit Fig.l erwähnten Rändelrades 8 verstellt werden. Ausserdem'ist noch ein Komparator 24 (=Differenzspannungsmesser) vorgesehen, der mittels eines Umschalters 25 einerseits zwischen die am Potentiometer 22 abgegriffene Referenzspannung und die am Spannungsteiler 23 abgegriffene Teilspannung schaltbar ist, der aber andererseits auch zwischen die Referenzspannung und die Masse der Versorgungsspannung geschaltet werden kann. Diese Umschaltung geschieht mittels des Druckknopfes 5. Dem Komparator ist ein digitales Anzeigegerät 26 mit Anzeigedisplay 2 nachgeschaltet, das jeweils mit der vom Komparator gemessenen Differenzspannung beaufschlagt wird. Die in dieser Weise zusammengeschalteten elektrischen Bauteile funktionieren wie folgt: Zunächst ist es wichtig, dass es sich bei dem Anzeigegerät 26 um ein solches Gerät handelt, das entsprechend der angelegten Spannung eine entsprechende digitale Anzeige liefert und diese Anzeige bei Spannungsänderung linear ändert, wie dies an sich jedes normale Messgerät tut. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sei angenommen,dass das Anzeigegerät bei Anliegen einer Spannung von 100 mV die Ziffer 100, bei Anliegen von 500 mV die Ziffer 500 usw. -zeigt. Die Vorrichtung 21 liefert entsprechend dem herrschenden Luftdruck eine Spannung. Diese Spannung hängt bei der verwendeten Barometerdose zwar nichtlinear von dem Luftdruck, aber damit linear von der Höhe ab. In gewissen Höhenbereichen kann man jedoch annähernd ein lineares Verhältnis zwischen Druck und Höhe annehmen, wie es in der vorliegenden Erfindung getan wird. Dabei wurde angenommen, dass ein Höhenunterschied von 10 m einer Druckänderung von 1,1 mbar und umgekehrt entspricht. Bezogen auf eine Höhenänderung von 10 m liefert die Vorrichtung 21 eine Spannungsänderung von 1,1 mV. Dies entspricht durchschnittlich einer Druckänderung von 1,1 mbar. 1,1 mbar, so dass 1 mV Spannungsänderung 1 mbar Druck änderung entspricht. Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich folgende mögliche Messungen: 1.) Messung des auf NN bezogenen Luftdruckes bei bekannter Höhenlage des Messortes: Die Vorrichtung 21 liefert eine dem gerade herrschenden absoluten Druck analoge Spannung U1 von beispielsweise 1000 mV. Schaltet man nun den Umschalter 25 in die in der Fig.2 gezeigte Stellung (Höhenmessung), so liegt an dem Komparator einerseits die von der Vorrichtung 21 über den Spannungsteiler 23 gelieferte Spannung an, andererseits liegt aber auch die am Potentiometer 22 abgegriffene Spannung an, und am Ausgang des Komparators steht die Differenz dieser Spannungen an, die auch dem Anzeigegerät 26 zugeführt wird und dort die entsprechende Anzeige hervorruft. Das Gerät wird nun dadurch auf die Ortshöhe eingestellt, dass der Potentiometerabgriff mittels des Rändelrades 8 soweit verschoben wird, dass im Anzeigedisplay die bekannte Höhe in Metern erscheint. Beispielsweise sei diese Höhe 200 m. Die Zahl 200 kann aber nach dem Vorhergesagten nur erscheinen, wenn die vom Komparator gemessene Spannungsdifferenz 20 mV beträgt, wobei für die Höhenanzeige der Faktor 10 von vornherein durch Aussteuerung einer festen Null in das Anzeigegerät eingeeicht ist und wirksam wird, wenn der Umschalter 25 in die in der Fig.2 gezeigte Stellung geschaltet wird. Da aber, wie bereits erwähnt, von der Vorrichtung 21 je 10 m Höhendifferenz nicht genau l mV, sondern 1,1 mV abgegeben werden, beträgt bei 200 m Höhendifferenz die Spannungsdifferenz zwischen der Vorrichtung 21 und dem Potentiometer exakt 22 mV. Diese Spannungsdifferenz existiert zwischen den Punten A und B. Angezeigt werden dürfen aber nur 200 m, die im Anzeige display bei einer Spannungsdifferenz von 20 mV erscheinen. Folglich muss die Spannung der Vorrichtung 21 herabgesetzt werden. Dies geschieht mittels des Spannungsteilers 23, dessen beiden Widerstände sich in ihrem Widerstandswert wie 10:1 verhalten. Die Spannung von 20 mV liegt dann zwischen den Punkten A und C an. Schaltet man nun den Umschalter 25 auf Druckmessung (Fig.3), so liegen am Komparator einerseits das 1022 mV betragende Potential des Potentiometerabgriffes and andererseits das Nullpotential der Versorgungsspannung (=Differenz zwischen den Punkten A und D). Die Spannungsdifferenz beträgt somit 1022 mV. Die Anzeige im Anzeigegerät lautet demzufolge ebenfalls 1022, die bei dieser Messung Millibar (mbar) bedeuten und den bei dem gegenwärtigen Druck in 200 m Höhe den auf NN bezogenen Luftdruck angeben. 2.) Die Messung des absoluten Druckes in der Höhe des Messortes. Für diese Messung muss zunächst die Höhenanzeige auf Null eingestellt werden, d. h. es muss in der Schaltung "Höhenmessung" (Fig.2) der Potentiometerabgriff soweit verschoben werden, bis im Anzeigedisplay die Anzeige 0 erscheint. Dies ist nur dann der Fall, wenn die Spannungsdifferenz zwischen den Punkten A und C (und damit auch zwischen den Punkten A und B) Null beträgt, d.h. wenn am Potentiometer die gleiche Spannung abgegriffen wird, wie sie von der Vorrichtung 21 auf Grund des gerade herrschenden Luftdruckes geliefert wird. Diese Spannung kann man dann im Anzeigedisplay 2 als Druck in mbar zur Anzeige bringen, indem man durch den Umschalter 25 den Komparator mit seinem einen Eingang gegen das Null Potential der Versorgungsspannung legt (Fig.3). Die Spannungsdifferenz beträgt dann die volle Potentiometerspannung, die als Millibar angezeigt wird. Diese Anzeige ist gleich dem am Messort herrschenden absoluten Druck. Da, wie schon erwähnt, der Druck nicht linear mit der Höhe abnimmt, müssen bei dieser vereinfachten Messung für grössere Genauigkeitsansprüche Korrekturwerte bzw. -tabellen für die Druckmessung berücksichtigt werden. Es ist vorgesehen, diese auf der Gehäuserückseite des Gerätes im Siebdruck aufzubringen. Es ist aber auch möglich, nach dem Abgriff der Spannung am Potentiometer 22 eine Linearisierungsschaltung 27 vorzusehen (Fig.4). Damit erhält man zwischen den Punkten A und E die linearisierte, druckproportionale Spannung, die dann in Stellung "Druckmessung" des Umschalters 25 an den Komparator gelangt und eine entsprechende Anzeige -am Instrument 26 hervorruft. Die Linearisierungsschaltung kann im einfachsten Falle aus einem Netzwerk von Widerständen und Dioden, oder aber aus aktiven Verstärkerschaltungen bestehen. Mit ihr lässt sich ein Fehler bei der Druckmessung auf ein Minimum reduzieren. Eine weitere Variante des Druck- und Höhenmessers im Taschenformat ist in Fig.5 dargestellt. Die Vorrichtung 21 liefert in bekannter Weise das höhenanaloge Spannungssignal. Die Umschaltung von Höhen- auf Druckmessung und umgekehrt erfolgt hier über einen Mikrocomputer 28, der auch die Umrechnung der beiden Werte zueinander, je nach voreingestelltem bzw. abgeglichenen Druck- oder Höhenwert vornimmt und durch einen Analog-Digital-Wandler 32 mit der Vorrichtung 21 verbunden ist. Wie später noch erläutert werden wird, wird der jeweils voreingestellte Wert in einem RAM 30 gespeichert. Bei der Druck/Höhen Umrechnung wird die Nichtlinearität rechnerisch und durch Korrekturwerte, die in einem ROM 29 tabellarisch abgelegt sind, berücksichtigt. Z.B. können im ROM 29 in 10 m Schritten alle Druckwerte abgespeichert sein, so dass in jeder beliebigen Höhe der Druck exakt angegeben werden kann. Der Mikrocomputer steuert dann direkt die Digitalanzeige 26 an. Die Einstellung eines bestimmten Druckes oder einer Ortshöhe, auf die dann die Umrechnung bezogen wird, kann in bekannter Weise mit dem Rändelknopf 8 und dem Potentiometer 22 erfolgen, indem dann der dort anstehende Referenzspannungswert über den A/D-Wandler 32 in den Mikrocompunter 28 bzw. ins RAM 30 übernommen wird. Eine andere Möglichkeit, diesen Wert einzugeben besteht, wie in Fig.5 dargestellt, darin,durch kurzes oder längerres Drücken auf eine Taste 31, den angezeigten Wert "herauf- oder herunterzuzählen", wie es z.B. vom Stellen digital anzeigender Uhren her bekannt ist. Diese Möglichkeit hat den Vorteil, dass die relativ aufwendige elektromechanische Einstellung über Rändelknopf und Potentiometer entfallen kann. Die Umschaltung von Höhen- auf Luftdruckanzeige geschieht bei dem den Mikrocomputer verwendenden Ausführungsbeispiel ebenfalls durch einen Umschalter 25, der an einen oder mehrere Eingänge des Mikrocomputers 28 angeschlossen ist. Hierbei sind sogar zwei Schaltstellungen für den Luftdruck vorgesehen: Absolutwert und auf NN bezogenen Wert. Ein Einstellen der Höhenanzeige auf 0 zum Ablesen des Absolutdruckes entfällt damit. Eine weitere Variante der Lösung mit Mikrocomputer besteht im zusätzlichen Einbau eines Temperaturfühlers 33 in das Gerät, der wie eine Teleskopantenne aus dem Gerät herausgezogen werden kann und damit die Temperatur der Umgebungsluft aufnimmt, dieselbe in eine analoge Spannung umsetzt und über den A/D-Wandler 32 als Digitalinformation an den Mikrocomputer 28 gibt. Durch eine weitere Umschaltstellung des Schalters 25 lässt sich dann auch die Temperatur in die Anzeige 26 abrufen. Ebenso dient die eingelesene Temperaturinformation automatisch zur Korrektur der angezeigten Höhen- oder Druckwerte, die sich ja nur auf das genormte Temperaturgefälle in Abhängigkeit von der Höhe beziehen. Weicht die tatsächliche Umgebungstemperatur von der in der Normverteilung für die betreffende Ortshöhe festgelegten Temperatur ab, müssen Korrekturen durchgeführt werden, da sich ja der Luftdruck bekanntlich mit der Temperatur verändert.

Claims: Ansprüche l.) Taschen-Luftdruck- und Höhenmesser mit einer Luftdruck messdose, gekennzeichnet durch folgende Merkmale: a in einem Gehäuse (1) im Taschenformat enthält das Gerät eine an sich bekannte Vorrichtung (21) zur Umwandlung des auf die Messdose einwirkenden Luft druckes in eine analoge elektrische Spannung, b das Gerät (1) enthält ferner einen elektrischen Schaltungsbaustein mit einer in einem Gehäusefenster (2) ablesbaren digitalen Anzeigevorrichtung (26), die eine der elektrischen Spannung entsprechende digitale Anzeige des Luftdruckes bzw. der Höhe liefert, c an dem Gehäuse (l) ist ein Umschalter (5; ;25) ange bracht, mit dem der Schatungsbaustein auf Luft druckanzeige oder auf Höhenanzeige schaltbar ist, und d an dem Gehäuse (1) ist ein Rändelrad (8) vorgesehen, an dem ein vorgewählter Luftdruck bzw. eine vorge wählte Höhe einstellbar ist. 2.) Taschen-Luftdruck- und Höhenmesser nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch folgende Merkmale: a der elektrische Schaltungsbaustein enthält als Haupt bestandteil ein digitales Anzeigegerät (26), das bei Anlegen einer Spannung einen entsprechenden Wert anzeigt und bei linearer Spannungsänderung die Anzeige ebenfalls linear ändert, b mit dem Rändelrad (8) ist ein Potentiometer (22) verbunden, an dem eine Referenzspannung abgreifbar ist, c es ist ein Komparator (24) (=Differenzspannungsmesser) vorhanden, der mittels des Umschalter (5;25) wahlweise einerseits zwischen die Referenzspannung und die luftdruckanaloge Spannung und andererseits zwischen die Referenzspannung und das Nullpotential der Versorgungsspannung schaltbar ist, und dessen Ausgangsspannung dem Anzeigegerät (26) zugeführt wird. 3.) Taschenluftdruck- und Höhenmesser nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorrichtung (21) ein Spannungsteiler (23) nachgeschaltet ist, der die von der Vorrichtung (21) gelieferte luftdruckabhängige Spannung in einem festen Verhältnis, vorzugsweise im Verhältnis 11:10 teilt, und dass dem Komparator (24) diese Teilspannung zugeführt wird. 4.) Taschen-Luftdruck- und Höhenmesser na-ch den Ansprüchen 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Linearisierungs einrichtung (27) vorgesehen ist, über welche die am Potentiometer (22) eingestellte Referenzspannung an den Komparator (24) legbar ist. 5.) Taschen-Luftdruck und Höhenmesser nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch folgende Merkmale: a die Schaltung enthält einen Mikrocomputer (28), b die Schaltung enthält ferner einen Analog/Digital Wandler (32), über den der von der Vorrichtung (21) gewonnene elektrische Spannungswert in den Mikro computer eingelesen wird, c mit einem oder mehreren Eingängen des Mikrocomputers (28) ist der Umschalter (25) in der Weise verbunden, dass von Höhenmessung auf Messung des absoluten Luftdruckes und auf Messung des auf Meereshöhe bezogenen Luftdruckes umgeschaltet werden kann, wodurch entsprechende Umrechnungsvorgänge im Mikro computer ausgelöst werden, die u.a, die nichtli neare Abhängigkeit des Luftdruckes von der Höhe berücksichtigen, d es ist eine Taste (31) vorgesehen, mittels welcher der gerade angezeigte Höhenwert korrigiert werden kann, indem in bekannter Weise beim Drücken der Taste der Wert hochzählt bzw. herunterzählt, e es ist ein RAM (30) vorgesehen, in dem dieser korrigierte Höhenwert gespeichert wird, so dass er als Referenzwert für die darauffolgende Höhenmessung zur Verfügung steht, und f es ist ferner ein ROM (29) vorgesehen, in dem die Korrekturwerte des Luftdruckes für die einzelnen Ortshöhen abgespeichert sind. 6.) Taschen-Luftdruck- und Höhenmesser nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass statt über eine Taste (31) der Höhenwert mit einem Potentiometer (22) mit Rändel knopf (8) korrigiert werden kann, das über den A/D-Wandler (32) an den Mikrocomputer (28) angeschlossen ist. 7.) Taschen-Luftdruck- und Höhenmesser nach einem der Ansprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass zur zu sätzlichen automatischen Korrektur des Luftdruckes und/ oder der Höhe in dem Gerät ein herausziehbarer Tempera turfühler vorhanden ist, dessen Wert über den A/D-Wandler (32) oder einen ähnlichen Baustein dem Mikrocomputer (28) zugeführt wird.

Inventors: BRIEM, ALFRED, ING. GRAD., HUND, HELMUT, ING. GRAD., TROUSSAS, JOANNIS, DIPL.-ING.
Applicants: HELMUT HUND K.G.
Application year: 1982
Main classification: G01C5
IPC codes: G01C5