IMPLANT MATERIAL

Abstract: 1. Implant material for the human body as well as for animal bodies and biologic media, characterised in that it consists of carbon steel free of surface impurities and contains very few foreign matters other than iron and carbon, and that said carbon steel has been treated by means of gradual mechanical polishing using abrasive material with a grain not exceeding n 600.

Description: Perfectionnement à la composition d'un matériel dtimDlantation La présente invention concerne le matériel dtimplantation dans le corps humain ainsi que dans les corps d'animaux et les milieux biologiques, pouvant servir à diverses utilisations, notamment à l'ostéosynthèse, et est relative à sa composition et à son traitement. Dans les cultures de tissus isolés, l'acier inoxydable est très peu cytotoxique mais chez l'animal et chez l'homme, cet alliage présente le danger de la ruptUre fragile par corrosion sous tension ; cet alliage ainsi que les autres alliages et matériaux présentent en plus divers inconvénients, quand ils sont implantés chez l'homme ou l'animal ou les milieux biologiques. Par coutre, l'acier au carbone traité présente des propriétés inverses chez l'animal et chez l'hor.me, par un effet de surface, il se recouvre d'un enduit noirâtre -annulant la cytotoxicité. On part donc, suivant l'in-çention, d'un matériel dtimpl > ntatioal servant notamment a l'ostéosynthèse, réalise en un acier au par bore ayant subi comme traitement un polissage mécanique car le polissage électrolytique semble retarder l'apparition du dépôt protecteur et surtout est lié à l'apparition de corrosion en profondeur. Le matériel d'implantation suivant l'invention est caractérisé en ce qu'il est constitué d'un acier au carbone exempt d'impu retés de surface et très pauvre en corps étranger à l'alliage fer-carbone, et en ce que le traitement consistant en un polissage mécanique progressif est exécuté avec des grains d'abrasif au maximum jusqu'au n0 600 tout en atteignant toujours le n 400. l'acier au carbone utilisé pour la fabrication d'endoprothèses est suivant l'invention nettoyé à fond pour éliminer les impuretés de surface. Il ne doit comporter que peu d'impuretés de structure et doit donc être très pauvre en corps étrangers au fer et au carbone, ces deux produits étant considérés comme des produits biologiques. le fer et le carbone étant contenus dans le corps humain, on peUt considérer qu'un matériel d'implant suivant l'invention est lui-m#me un produit biologique. L'avantage du matériel en acier au carbone caractérisé suivant l'invention consiste en ce qu'il est capable, aux moindres frais, de répondre parfaitement aUx forces statiques et dynamiques du corps humain, d'une manière durable en participant facilement sans causer aucun trouble à la vie normale de l'hote dans son ensemble et des tissus, quels qu'ils soient, où il est implante. le traitement consistant en un polissage mécanique caractérisé suivant l'invention réalise un aplatissement des grains, une diminution des joints de grains permettant encore un accrochage il s'agit ici d'un problèrre de rugosités. Dans un matériel d'implantation suivant l'invention un enduit noirâtre s'accroche facilement endéans les trois sel..aines, eir- pêchant les actions nocives de l'hôte sur l'implant d'une part et de l'implant sur l'hôte d'autre part. l'obtention de cette couche noirâtre empêche aussi l'apparition de la réaction de rejet. On obtint ainsi un bon recouvrement sur la plaque métallographique. On prévoit également suivant l'invention, pour la facilité, de réaliser une oxydation préalable, de manière à obtenir une couche noirâtre très mince pour pouvoir adhérer, l'épaisseur étant de l'ordre de la longueur d'onde du rayonnement bleu. D'autre part, dès que le traitement de polissage mécanique et l'oxydation préalable sont terminés, il convient de maintenir l'implant à l'abri de l'air et de l'humidité jusqu'à son utilisation. Un matériel d'implantation suivant l'invention présente l'avantage d'être plus solide et mieux accepté physiologiquement par le blessé que les implants actuels qui ont comme inconvénients très sérieux : rejet, inflammations et casse, d'où immobilisation beaucoup plus longue.

Claims: Revendications 1. Matériel d'implantation dans le corps humain ainsi que dans les corps d'animaux et les milieux biologiques, caractérisé en ce qu'il est constitué d'un acier au carbone exempt d'impuretés de surface et très pauvre en corps étrangers à l'alliage fer-carbone, et en ce que cet acier au carbone a subi comme traitement un polissage mécanique progressif exécuté avec des grains d'abrasif au maximum jusqu'au n0 600. 2. Matériel d'implantation suivant la revendication 1, caractérisé par une oxydation préalable, l'épaisseur de la couche noiratre obtenue étant de l'ordre de la longueur d'onde du rayonnement bleu. 3. Matériel d'implantation suivant l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que, après traitement, il est maintenu à l'abri de l'air et de l'humidité jusqu'à son utilisation.

Inventors: LEMPEREUR, LEON, Lempereur, Léon
Applicants: LEMPEREUR, LEON
Application year: 1981
Main classification: A61F2
IPC codes: A61B17, A61L27, A61F2