DEVICE FOR ELECTRICAL HEART STIMULATION

Abstract: 1. A device for electrical stimulation of the heart, comprising an electronic pulse generator (2) and an active electrode, especially an oesophagial electrode, characterized by an inhibit transducer (3) formed of an astable multivibrator (12), a power circuit (13), a transformer (Tr), a rectifier (D1), and a capacitor (C3), the input of said inhibit transducer (3) being connected to a voltage source (1) which possibly also supplies the pulse generator (2), and by an electronic switch (4) which is actuated by the pulse generator (2) and which, during the period of the stimulation pulse as determined by the pulse generator (2), applies the output voltage of the inhibit transducer (3) to the active electrode, and by two diodes (D2 and D3) of which one diode (D2) is connected between one side of the capacitor (C3) and the active electrode and together therewith provides for discharge of the capacitor (C3), whereas the other diode (D3) is connected with opposite polarity to the same side of the capacitor (C3) and serves to charge the capacitor (C3).

Description: Binrichtung zur elektrischen Stimulation des Herzens Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung zur elektrischen Stimulation des Herzens mit einem elektronischen Impulserzeuger und einer Reizelektrode, insbesondere einer Ösophaguselektrode. Kommt es ZU lebensbedrohlichen Störungen des Herzrhythmus oder gar zum Herzstillstand, so ist es notwendig, dass möglichst unverzuglich eine Stimulation des Herzens erfolgt, um mit Erfolg den Herzrhythmus zu regulieren bzw. natürliche Herzaktionen hervorzurufen. Es sind eine Reine von Herzdiagnose- und Therapiegeräten bekannt, z.B. stationäre EKG-terwachungs- und Stimula- tionsgeräte, die bei bedrohlichen Störungen der Herztätigkeit von Patienten in klinischen Einrichtungen zur externen Stimulation angewendet werden. Diese komplexen Geräte sind entweder mit Elektroden zur Impulsabgabe ausge rüstet, die dem Patienten auf die Brust aufgelegt werden oder mit einer transvenös einschwemmbaren endocardialen Elektrode bzw. einer Ösophaguselektrode und einer auf der Brust angeordneten zweiten Elektrode. Nachteilig sind bei derartigen universell einsetzbaren Geräten ihr koii plizierter Aufbau und die hohen schaffungskosten. Äusser- dem erfordert die Bedienung und Vberwachung eines sole chen Gerätes sowohl eine technisch als auch eine medizinisch geschulte Person0 Aufgrund des grossen apparatemäBi- gen und personellen Aufwandes sind diese Geräte meistens nur in speziellen klinischen Einrichtungen vorhanden, so dass sie bei auftretenden Notfallsituationen ausserhalb dieser Einrichtungen nicht zur Verfügung stehen. Zur elektrischen Stimulation des Herzens in Notfallsit ationen ist eine mit einer Ösophaguselektrode und ihrer indifferenten Elektrode ausgestattete batteriebetriebene Einrichtung bekannt (DDaPS 138 034). Bei dieser, insbesondere für die Behandlung lebensbedrohlicher bradykarder Rliytbnusstörungen und bei Herzstillstand anwendbaren eine richtung arbeitet ein als astabiler-Multivibrator ausgebildeter Taktgeber mit zwei umschaltbaren Starrfrequenzen über einen Leistungsverstärker auf einen Transformator, über den die Stimulationsimpulse an die Osophaguselektrode geführt werden. Diese auf ein Minimum an Bauelementen reduzierte Stimulations einrichtung kann allerdings erhöhten Anforderungen an eine Spannungs- und Formkonstanz der Ausgangsimpulse, vor allem bei Minderung der Patien- tenimpedanz und bei Absinken der Versorgungsspannung nicht voll genügen. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung zur Stimulation des Herzens in Notfalisituationen zu schaffen, die auch bei linderung der Patientenimpedanz und Absinken der Yersorgungsspannung elektrische Impulse hinreichend grosser Ausgangsspannung und Stromstärke sowie genügender Formgenauigkeit und zeitlicher konstanz über eine Reizelektrode, insbesondere eine Ösophaguselektrode zur Verfügung stellt und darüber hinaus eine hohe Pa tientensicherheit bei Ausfällen von Bauelementen bietet sowie einen geringen Energieverbrauch hat. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass ein Gleichspannungswandler vorgesehen ist, der eingangs. seitig an eine Spannungsquelle geschaltet ist, die gegebenenfalls auch zur Speisung des Impulserzeugers dient und dass der Impuls erzeuger auf einen elektronischen Schalter arbeitet, der für die Zeitdauer des Stimulations impulses die Ausgangs spannung des Gleichspannungswandlers an die Reizelektrode führt. Als Gleichspannungswandler eignet sich insbesondere ein Sperrwandler, da die am Ausgang der Stimulationseinrichtung benötigte Energie nicht auf einmal übertragen werden muss, sondern sie wird por- tionsweise während der Stimulationsimpulspausen übertragen, gespeichert und während der sstimulationsimpulsdauer an den Ausgang abgegeben. Es ist möglich, den lrnpulserzeu- ger so auszubilden, dass dieser R-Wellen synchronisiert arbeitet. Eine weitere mögliche Ausführungsform sieht vor, dass der Impuls erzeuger bei einer natürlichen Herz- aktion blockierbar ist. Um den Bedienenden darüber zu informieren, wann Stimulationsimpulse an die Reizelektrode abgegeben werden, ist vorzugsweise eine Sigaali- sierungsschaltung vorgesehen. Aufgrund dessen, dass sich die Stimulationseinrichtung nicht ständig im Einsatz befindet, ist es vorteilhaft, wenn zur Kontrolle eine weitere Signalisierungsschaltung, z.3. eine Blink- schaltung, vorgesehen ist, die den ladezustand der Spannungsquelle anzeigt. Der Sperrwandler besteht vorzugsweise aus einem astabilen Multivibrator, einer Leistungsstufe, einem Transformator, einem Gleichrichter und einem Eondensator. Zur Regelung der ladespan. nung am Xondensator ist es möglich, ein Dämpfungsglied^ welches mit dem astabilen Multivibrator verknüpft ist, vorzusehen, dvho die Regelung der Ladespannung erfolgt durch Variation des Tastverhältnisses der Sperrwandler- frequenz. Eine sichere Regelung der Ladespannung am Xondensator wird dadurch erreicht, dass ein Schwellwertschalter und ein bistabiler Multivibrator vorgesehen sowie zwischen astabilen Multivibrator und Leistungsstufe ein UED-Glied eingeschaltet sind, wobei die Ladespannung dem Schwellwertschalter zugeführt ist, der set-Eingang des bistabilen Multivibrators mit dem Ausgang des Schwellwertschalters, der reset-Eingang mit einem Ausgang des Impulserzeugers und der Ausgang des bistabilen Multivibrators mit einem Eingang des UXD- Gliedes verknüpft sind. Dies bedeutet, dass das Uasst- verhältnis der Eperrwandlerfreguenz unverändert bleibt jedoch mit Erreichen des Sollwertes der Lade Spannung durch Sperren des UND-Gliedes keine Energie mehr übertragen wird und zwar bis zum Ende des nächsten Stimula tionsimpulses oder bei Verwendung des negierten Stimulationsimpulses bis zum Beginn desselben. Eine weitere vorteilhafte Ausbildungsform der Erfindung sieht vor, dass zwischen Reizelektrode und Kondensator eine Diode geschaltet ist und dass der gleiche Belag des Kondensa- tors mit einer zweiten, entgegengesetzt gepolten Diode verbunden ist, wobei die Entladung des Kondensators über die erstgenannte Diode und die Reizelektrode, die Auf- ladung des Kondensators hingegen über die zweite Diode erfolgt. Hierdurch und dadurch, dass zur Ausgangsspannungs- begrenzung eine Überlastungsschutzschaltung, z.' eine Reihenschaltung von Zenerdioden, vorgesehen ist, welcher eine der Lade spannung des Kondensators proportionale Grösse zugeführt ist, wird eine höhere Sicherheit für den Patienten bei Ausfällen von Bauelementen gewähr- leistet. Schliesslich soll ein zwischen die Reizelektrode und die Diode geschalteter Widerstand verhindern, dass bei einem Kurzschluss zwischen den Elektr9denanschlüs- sen der elektronische Schalter zerstört wird. Die durch die Erfindung erreichten Vorteile sind im we sentlichen darin zu neben, dass es gelungen ist, eine handliche, an beliebigen Orten anwendbare und von einem Arzt ohne kardiologische Spezialausbildung bedienbare Einrichtung anzugeben, die bei einem verhältnismässig ge ringen Aufwand an Bauelementen gegenüber der vergleicSw baren, beschriebenen bekannten Einrichtung erhöhten Anforderungen dahin gehend genügt, dass auch bei Änderung der Patientenimpedanz und Absinken der Versorgungsspan nung elektrische Impulse hinreichend grosser Ausgangsspannung und Stromstärke sowie genügender ?ormgenauig- keit und zeitlicher Konstanz zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus wird eine hohe Patientensicherheit bei Ausfällen von Bauelementen gewährleistet. Der Energieverbrauch ist gering. Im folgenden wird die Erfindung anhand von lediglich einen Ausführungsweg darstellenden Zeichnungen näher er läutern. Es zeigen Sig. 1 das Blockschaltbild einer erfindungsgemässen Einrichtung zur elektrischen Stimulation des Herzens in Notfallsituationen mit Hilfe einer Ösophaguselektrode und Fig. 2 die komplette Schaltungsanordnung dieser Einrich- tung, Die Einrichtung zur Stimulation des Herzens in Notfällen besitzt als Spannungsquelle 1 eine Batterie, die eine Gleichspannung von 9 V zur Verfügung stellt. Diese Gleichspannung wird über einen Stufenschalter 81 sowohl einem Impuls erzeuger 2 als auch einem Gleichspannungswandler 3, in diesem Fall einem Sperrwandler zugeführt, der seiner- seits die erforderliche hohe Ausgangsspannung von mn mal 90 V bereitstellt. Mit Hilfe eines elektronischen Schalt-ers 4 wird für die vom Impulserzeuger 2 bestimmte Zeitdauer des Stimulationsimpulses die Ausgangsspannung vom Gleichspannungswandler 3 über eine Sicherheitsschal- tung 5 an die Osophaguselektrode geschaltet. Die Sicher¯ heitsschaltung 5 verhindert, dass bei Ausfall von Bauele- menten im Patienten gefährliche Impulse appliziert werden bzw. über den Patienten ein Gleichstrom fliesst. Parallel zu den Ausgangsbuchsen 6a; 6b für den Anschluss der Osophaguselektrode liegt ein Widerstand R 8, der eine stetige Belastung des elektronischen Schalters gewähr- leistet. Eine Signalisierungsschaltung 7 zeigt an, wann Stimulationsimpulse an die Osophaguselektrode abgegeben werden. Eine weitere Signalisierungsschaltung 8 informiert den Bedienenden über den ladezustand der Spannungsquelle 1. Bei Blinken einer Kontrollanzeige hat die Batteriespan- nung einen Wert erreicht, bei dem sich die Kenngrössen der Stimulationsimpulse nicht mehr in dem zu garantierenden Bereich befinden. Zur Stabilisierung der Ausgangsspannung des Gleichspannungswandlers 3 dient ein Regelkreis, dem ein Schwellwertschalter.9, ein bistabiler Multivibrator 10 sowie ein UND-Glied 14 angehören. Dem Ausgangskreis des Gleichspannungswandlers 3 ist schliesslich eine ober- lastungsschutzschaltung 11 zugeordnet, die bei einem De fekt bestimmter 3auelemente wirksam wird. Nachfolgend werden die einzelnen Baugruppen und deren Zusammenschaltung näher beschrieben. Der von der Spannungsquelle 1 gespeiste Impulserzeuger 2 ist ein astabiler Multivibrator bestehend aus zwei Trane sistoren Tl und 2, zwei Kondensatoren Cl; C2, einem frequenzbestimmenden Widerstand Rl und weiteren Widerständen 22 bis 26e Der frequenzbestimmende Widerstand Rl ist als Reihenschaltung von drei Teilwiderständen ausge. bildet, die mit Hilfe eines Stufenschalters 52 kurze schlossen werden können. Der astabile Multivibrator erzeugt Impulse von ca. 1,5 ms Dauer mit einer Folgefre- quenz von70, 90 bzw. 110 Impulse pro Minute, wobei die Impulsfrequenz am Stufenschalter 52 eingestellt wird und die Impulse über den Widerstand R2 dem elektronischen Schalter 4 zugeführt werden. Es ist auch denkbar, anstatt eines starrfrequent einstellbaren Impuls erz eugers 2 einen solchen zu verwenden, der mit der Herzfrequenz syn44 chronisierbar oder der bei einer natürlichen Herzake- tion blockierbar ist. Der Gleichspannungswandler 3 besteht aus einem astabilen Multivibrator 12, einer Leistungsstufe 13, einem Transformator r, einer Diode D1 und einem Kondensator C3. Die Arbeitsfrequenz dieses, gleichfalls von der Spannungsquelle 1 gespeisten astabilen Multivibrators 12 mit den Trane' sistoren T3 und T4 liegt oberhalb von 20 kHz, wodurch akustische Belästigungen ausgeschlossen sind und der Schalenkern des Transformators Tr die besten Ubertragungs- eigenschaften aufweist. Die am Kollektor des Transistors T4 zur Verfügung stehende Impuls spannung wird zur Steuerung der aus Transistoren T5 und T6 in Darlingtonschaltung aufgebauten Leistungsstufe 13 verwendet. Im Kollektor- stromkreis der Darlingtonschaltung liegt die Primärwick- lung des Transformators Er dessen Sekundärwicklung einen entgegengesetzten Wicklungssinn aufweist. Der Gleich spannungs'wandler 3 arbeitet nach dem Sperrwandler-Prinzip, d.h. während der Impulsdauer wird aufgrund des Stromflusses durch die Primärwicklung des Transformators Er in dessen Magnetkern Energie gespeichert, die während der Impulspause über die Sekundärwicklung und die Diode Dl an den Kondensator C3 abgegeben wird. Die Ausgangsspannung des Gleichspannungswandlers 3 wird vom Ladezustand des Kondensators C3 bestimmt. Der elektrische Schalter 4 besteht aus zwei Transistoren T7 und 8 in Darlingtonschaltung, wobei die Basis des Transistors T7 an den Ausgang des Impulserzeugers 2 und die Kollektoren der Transistoren T7; T8 an die Verbindungsleitung zwischen der Diode D1 und den Kondensator C3 des Gleichspannungs- wandlers 3 geschaltet sind. Sobald die Transistoren T8 leitend werden, entlädt sich der Kondensator C3* Während die Entladung des Kondensators C3 über eine zwischen die Ausgangsbuchse 6a für die Osophaguselektrode und den Kondensator C3 geschaltete Diode D2 und einen Widerstand 27, den Patientenwiderstand, den elektronischen Schalter 4 sowie über den parallel zur Reihen Schaltung aus Widerstand 27 und Paqtientenwiderstand liel genden Widerstand R8 erfolgt, wird der Kondensator C3 über eine weitere Diode D3 aufgeladen, die mit dem blei. chen Belag des Kondensators C3 wie die Diode D2 verbunden, Jedoch entgegengesetzt gepolt ist. Ein zur Diode D3 parallel geschalteter Kondensator C4 kompensiert den Innenwiderstand dieser Diode D3 für hohe Frequenzen. Damit wird erreicht, dass der Sannungsanteii der Gleichspannungswandlerfrequenz am Eingang zu der aus Diode D2 und Widerstand R7 gebildeten Sicherheitsschaltung 5 vernachlässigbar ist. Die Diode D2 verhindert ein Aufladen des Kondensators C3 über den Patienten. Der Widerstand R7 dient zum Schutz des elektronischen Schalters 4 bei einem Kurzschluss zwischen den Ausgangsbuchsen 6a und 6b bzw0 der Ösophaguselektrode z.B. bei Ablage derselben auf einer leltfäiiigen Unterlage. Die Signalisierungsschaltung 7 besteht aus der Reihen schaltung eines Widerstandes R12, einer Leuchtdiode D4 und eines Transistors T15, wobei die Basis des Tran- aistors T15 über einen Widerstand R13 an den Ausgang des Impulserzeugers 2 geschaltet ist. Die Ladespannung am Kondensator C3 wird mit Hilfe eines Regeikreises stabilisiert indem sie dem Schwellwert- schalter 9 zugeführt wird, der aus einer Reihenschal- tung einer auf eine Fotodiode D10 arbeitenden Leucht- diode D5 und mehreren Zenerdioden D6 besteht wobei die entsprechend der zu stabilisierenden Spannung nicht benötigten Zenerdioden mit Hilfe des Stufenschalters 81/2 kurzschliessbar sind. Als Leuchtdiode D5 und Fotodiode D10 kann ein üblicher Optokoppler verwendet werden. Der Ausgang des Schwellwertschalters 9 ist über einen als Verstärker arbeitenden Transistor T9 an den set-Eingang des bistabilen Multivibrators 10 geschaltet. Der resetw Eingang des mit den Transistoren T10 und TIl ausgerüste- ten bistabilen Multivibrators 10 ist hingegen mit dem Ausgang des Impulserzeugers 2 verknüpft, wodurch der biZ stabile Multivibrator 10 am Ende Jedes Stimulationsimpulses zurückgesetzt wird. Sobald die Ladespannung am Kon- densator C3 den eingestellten Schwellwert überschreitet, dho durch die Leuchtdiode D5 ein Strom fliesst und damit der Transistor T9 leitend wird, schaltet der bistabile Multivibrator 10 in seinen zweiten stabilen Zustand und schliesst über einen Transistor 212 den Ausgang des astabilen Multivibrators 12 gegen Masse kurz, was bewirkt, dass keine Leistung mehr übertragen wird. Diese Art Regelung der Ladespannung am Kondensator C3 hat gegenüber einer stetigen Regelung durch änderung des Tastverhältnisses der Gleichspannungswandlerfrequenz mit Hilfe eines mit dem astabilen Multivibrators 12 verknüpften Dämpfungsgliedes den Vorteil, dass die für den Transformator Tr günstigste Frequenz und das optimale Tastverhältnis an- gewendet werden kann. Um ein unzulässiges Anwachsen der Lade spannung am Kunden. sator C3 bei einem Defekt einer der Zenerdioden D6 zu vermeiden, ist zur Spannungsbegrenzung als tberlastungs- schutzschaltung 11 der Zenerdiodenkette D6 eine zweite Reihenschaltung von Zenerdioden D7 mit einer höheren Schwellspannung parallel geschaltet. Die Signalisierungsschaltung 8 zur Anzeige des Ladezustandes der Spannungsquelle 1 ist als Blinkschaltung aufgebaut. Zu diesem Zweck wird die Gleichspannung der Spannungsquelle 1 der Reihenschaltung eines Widerstandes R9 und einer Zenerdiode D8 zugeführt. Parallel zu dieser Reihenschaltung liegen in Reihe ein Widerstand RIO, eine Leuchtdiode D9 und ein weiterer Widerstand R11e An den Verbindungspunkt zwischen Widerstand R9 und Zenerdiode D8 ist der Emitter eines Transistors 13 und an den Verbindungspunkt zwischen Leuchtdiode D9 und Widerstand Ril die Basis des Transistors 13 geschaltet. Der Kollektor des Transistors 13 ist mit der Basis eines weiteren Transistors T14 verbunden, dessen Koflektor-Emitter- Strecke parallel zum hochohmigen Widerstand Ril geschaltet ist. Liegt an der Basis des Transistors 213 annähernd die für den Betrieb der Stimulationseinriohtung erforderliche Gleichspannung der. Spannungsguelle 1, so sind die Transistoren 213 und T14 gesperrt und durch die Leuchtdiode D9 fliesst nur ein geringer Strom. Sinkt hin- gegen die Gleichspannung der Spannungsquelle 1 und kommt in den Bereich der Zenerspannung der Zenerdiode D8, so werden die Transistoren 13 und T14 leitend, ein der Zenerdiode D8 parallel geschalteter Kondensator C5 entlädt sich und die Leuchtdiode D9 leuchtet. Sobald der Kondensator C5 entladen ist, sperren die Transistoren T13 und T14 wieder. Der Kondensator C5 lädt sich erneut auf, die Transistoren 213 und T14 werden wieder leitend und die Leuchtdiode D9 leuchtet. Je kleiner die Gleichspannung der Spannungsquelle 1 wird, desto schneller ist die Blinkfolge. Diese Art Signalisierungsschaltung 8 hat den Vor- teil, dass sie mit einem gelingen Ruhestrom behaftet ist.

Claims: Patentansprüche 1. Einrichtung zur elektrischen Stimulation des Herzens mit einem elektronischen Impuls erzeuger (2) und einer Reizelektrode, insbesondere einer Ösophagus elektrode, dadurch gekennzeichnet, dass ein Gleich spannungswandler (3) vorgesehen ist, der eingangs seitig an eine Spannungsquelle (1) geschaltet ist, die gegebenenfalls auch zur Speisung des Impulserzeu gers (2) dient und dass der Impulserzeuger (2) auf einen elektronischen Schalter (4) arbeitet, der für die Zeitdauer des Stimulationsimpulses die Ausgangs- spannung des Gleichspannungswandlers (3) an die Reiz elektrode führt 2. Einrichtung nach Patentanspruch 1, dadurch gekenn- zeichnet, dass der Gleichspannungswandler (3) ein Sperr wandler ist. 3. Einrichtung nach Patentanspruch 1, dadurch gekenn- zeichnet, dass der Impulserzeuger (2) R-Wellen syn- chronisiert ist. 4. Einrichtung nach Patentanspruch 1, dadurch gakennZ zeichnet, dass der Impuls erzeuger (2) bei einer natür lichten Herzaktion blockierbar ist. 502 Einrichtung nach Patentanspruch 1 dadurch gekenn zeichnet, dass eine erste Bignalisierungsschaltung (7) vorgesehen ist, welche die Abgabe von Stimulationsim pulsen an die Reizelektrode anzeigte 6. Einrichtung nach Patentanspruch 1, dadurch gekenn- zeichnet, dass eine zweite Signalisierungsschaltung (8) vorgesehen ist, welche den Ladezustand der Span nungsquelle (1) anzeigt. 7. Einrichtung nach Patentanspruch 2, dadurch kenn- zeichnet, dass der Sperrwandler aus einem astabilen Multivibrator (12), einer Leis't'ungsstufe (13), einem Transformator (Tr), einem Gleichrichter (D1) und einem Eondensator (C3) besteht. 8. Einrichtung nach Patentanspruch 7, dadurch gekenn zeichnet, dass zur Regelung der Ladespannung am Kon- densator (G3) ein Dämpfungsglied vorgesehen ist, wel ches mit dem astabilen Multivibrator (12) verknüpft ist, derart, dass die Regelung durch Änderung des Tast verhältnisses der Sperrwandlerfrequenz erfolgt. 9. Einrichtung nach Patentanspruch 7, dadurch gekenn zeichnet, dass zur Regelung der Ladespannung am Kon- densator (a3) ein chwellwertschalter (9) und ein bistabiler Multivibrator (10) vorgesehen sowie zwi schen astabilen Multivibrator (12) und Leistungs stufe (13) ein UND-Glied (14) eingeschaltet sind, wobei die ladespannung dem Schwellwertschalter (9) zugeführt ist, der set-Eingang des bistabilen Multi vibrators (10) mit dem Ausgang des Scb: :wellwertschal- ters (9), der reset-Eingang mit einem Ausgang des Im pulserzeugers (2) und der Ausgang des bistabilen Mul tivibrators (10) mit einem Eingang des UKD-Gliedes (14) verknüpft sind, 10. Einrichtung nach Patentanspruch 72 dadurch gekenn- zeichnet, dass zwischen die Reizelektrode und den Kondensator (C3) eine Diode (D2) geschaltet ist, und dass der gleiche Belag des Kondensators (03)mit einer zweiten, entgegengesetzt gepolten Diode (D3) verbunden ist, wobei die Entladung des Kondensators (C3) über die erstgenannte Diode (D2) und die Reiz elektrode, die Aufladung des Kondensators (C3) hin- gegen über die zweite Diode (D3) erfolgt. 11. Einrichtung nach Patentanspruch 7, dadurch gekenn- zeichnet, dass zur Ausgangsspannungsbegrenzung eine Uberlastungsschutzchaltung (11), zu zu z,'Bo eine Reihen schaltung von Zenerdioden, vorgesehen ist, welcher eine der Ladespannung des Kondensators (C3) propor tionale Grösse zugeführt ist. 120 Einrichtung nach Patentanspruch 10, dadurch gekenn zeichnet, dass zwischen die Reizelektrode und die Diode (D2) ein Widerstand (R7) geschaltet ist.

Inventors: GUNTHER, KURT, DR.SC.-TECHN., IGEL, GERALD, DIPL.-ING., KRAFT, DIETHART, DR.SC.-TECHN., TOSTMANN, REINER, DIPL.-PHYS., Günther, Kurt, Dr.sc.-techn.
Applicants: VEB TRANSFORMATOREN- UND RONTGENWERK  "HERMANN MATERN"
Application year: 1980
Main classification: A61N1
IPC codes: A61N1