実験はBL16XUにて実施した。2枚のSi(111)面分光器にてエネルギー30keVに分光し、Rhコートされたミラーの傾斜角度を1.5mradとすることで高次光を減衰させた。HUBER製8軸回折計の試料下流に5軸ステージ上にスパイラルスリットを配置し、入射スリットサイズ0.1mm×0.1mmの入射ビームに対して、専用のピンホール治具にて入射X線に対して平行になるように調整した。スパイラルスリットによる共焦点位置を固定した後、回折計搭載のXYZ3軸ステージ上に試料を乗せて、測定したい部位が共焦点位置になるように試料位置を制御した。各300mm移動可能なYZ2軸ステージ上にCdTe素子のPILATUS300Kをカメラ長約800mm位置に設置した。スパイラルスリットの回転速度は10Hz、PILATUS300Kの計測時間は画像1枚あたり5秒間露光して回折信号を積算した。散乱角2θ全域の1象限分のデバイリングを評価する応力測定条件などでは、2軸ステージ上のPILATUS300Kを移動させてy軸方向に4枚×z軸方向に5枚の回折画像を合成した。この1象限分のデバイリング合成画像取得に必要な2次元検出器走査と測定時間は約11分であった。 
 スパイラルスリットの空間分解能を評価するための試料として、市販品の0.5mm厚のAl板と0.95mm厚のポリ塩化ビニル（PVC）板を交互に計6枚積層させてクリップで挟んだものと、NISTSRM674bのCeO2粉末をHilgenberg GmbH製リンデンマンガラスのキャピラリー0.3mm（内径0.28mm）に詰めたものを用い、x軸方向とAl板とPVC板積層材の積層方向をそろえ、試料ステージをx軸方向に走査することで、スパイラルスリットのx軸方向の分解能を評価した。また、CeO2粉末充填キャピラリーをz軸と平行に配置し、ｙ軸方向に試料を走査してスパイラルスリットのy軸方向の分解能を評価した。

カテゴリ: 物理
質問: PILATUS300Kを用いて、画像60枚を計測した場合の所要時間は何分ですか？
回答: PILATUS300Kの計測時間は画像1枚あたり5秒なので、5×60=300秒=5分より、画像60枚を計測した場合の所要時間は5分です。