PT-GC/MSを用いた水道水中の25種のVOCの試験操作時における器具・溶媒等の冷却と検水の希釈が，分析精度に与える影響について評価するため，様々な試験条件下で水道水への添加回収試験を行ない，試験結果を比較した。
試験操作時の器具・溶媒等の冷却の影響を評価した結果，ヘンリー定数が小さく揮発性の高い化合物ほど，冷却を行なわなかった場合に真度および併行精度が大きく悪化したことから，器具・溶媒等を冷却して試験操作を行った方がよいと考えられる。
　また，検水の希釈の影響を評価した結果，試験操作時の冷却を行なっても，検水を希釈して測定した場合は，希釈時の揮発によって，真度が低下し併行精度も悪化したことから，特にヘンリー定数が小さく揮発性の高い化合物の分析では，検水を希釈せずに定量した方がよいと考えられる。
　以上の結果から，PT-GC/MSによる水道水中のVOCの分析においては，器具・溶媒等を冷却して試験操作を行なうとともに，高濃度まで検量線を作成して検水を希釈せずに分析を行うことが，より良好な検査精度を得るためには重要と考えられる。

カテゴリ: 化学
質問: 何の分析では、検水を希釈せずに定量した方が良いと考えられますか？
回答: ヘンリー定数が小さく揮発性の高い化合物の分析では、検水を希釈せずに定量した方が良いと考えられます。

カテゴリ: 化学
質問: PT-GC/MSによる水道水中のVOCの分析においては、器具・溶媒等を冷却して試験操作を行なうとともに、何を行うことが、より良好な検査精度を得るためには重要と考えられますか？
回答: PT-GC/MSによる水道水中のVOCの分析においては、器具・溶媒等を冷却して試験操作を行なうとともに、高濃度まで検量線を作成して検水を希釈せずに分析を行うことが、より良好な検査精度を得るためには重要と考えられます。

カテゴリ: 化学
質問: 冷却を行なわなかった場合に真度および併行精度が大きく悪化したのはどのような化合物ですか。
回答: 冷却を行なわなかった場合に真度および併行精度が大きく悪化したのは、ヘンリー定数が小さく揮発性の高い化合物です。