„ Silne pole magnetyczne wytwarzane podczas pracy rezonansu skierowane jest wzdłuż tunelu , w którym znajduje się pacjent i wymusza na tym małym magnesie ustawienie w kierunku działającego na niego pola skanera ” – wyjaśnia dr inż . Tomasz Wolak ze Światowego Centrum Słuchu . Działająca na niego siła jest ta duża , że wyskakuje on z „ kieszonki ” , w której się znajduje i może przemieścić się pod skóra poza implant , doprowadzając do jego uszkodzenia . Według dr Wolaka , badanie rezonansem magnetycznym musiało by być wykonane w słabym polu magnetycznym ( poniżej 0 , 5 tesli ) , co obniża jakość otrzymywanych obrazów . Albo implant przed badaniem trzeba usunąć , a potem ponownie wszczepić , co z kolei naraża pacjenta na kolejne zabiegi .
"The strong magnetic field generated during MRI operation is directed along the tunnel in which the patient is located and forces this small magnet to be aligned in the direction of the scanner's field acting on it," explains Dr. Eng. Tomasz Wolak from the World Hearing Center. The force acting on it is so great that it jumps out of the "pocket" in which it is located and can move under the skin beyond the implant, leading to its damage. According to Dr. Wolak, an MRI examination would have to be performed in a weak magnetic field (below 0.5 Tesla), which reduces the quality of the obtained images. Or the implant must be removed before the examination and then re-implanted, which in turn exposes the patient to further procedures.