MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 1

Deutsch English Français

Betriebsanleitung

Operating Manual

Mode d‘emploi 30.08.99 CB/GP

ZahnradPumpenAntrieb

ISM 405

Mikroprozessorgesteuert

Schutzgrad

IP 30

Gear

pump

drive

ISM 405

Microprocessor

controlled

Protection rating

IP 30

MCP-Z Standard

Moteur de

pompe à

engrenages

ISM 405

Contrôlé par

microprocesseur

Classe de protection

IP 30
2 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Contents

Safety precautions 4

Warranty terms 6

Product 7

Rear panel 8

Mains voltage 8

Voltage setting 9

Changing the fuses 9

Starting the pump 10

Operating panel 11

Control keys 12

Start-up information 13

Resetting the parameters to

the default values 14

Entering the pump-head

identification No. 15

Program setting 16

Total volume 16

Pumping

by drive speed 17

by flow rate 18

calibrating the flow rate 19

Dispensing

by time 20

by volume 21

calibrating the volume 22

Calibrant reset of

flow rate 23

volume 23

Dispensing by volume

within a pre-set time 24

Intermittent dispensing

by time 25

by volume 26

Sommaire

Mesures de sécurité 4

Conditions de garantie 6

Produit 7

Tableau arrière 8

Tension d’alimentation 8

Commutation de la tension 9

Remplacement des fusibles 9

Mise en route 10

Tableau de commande 11

Touches de commandes 12

Informations de mise en route 13

Remise des paramètres à leurs

valeurs par défaut 14

Introduction du no d'identification de la tête de pompe 15

Sélection du programme 16

Volume total 16

Pompage selon

le nombre de tours 17

le débit 18

calibration du débit 19

Dosage

selon le temps 20

selon le volume 21

calibration du volume 22

Calibration par défaut

du débit 23

du volume 23

Dosage d'un volume

en une unité de temps 24

Dosage par intervalles

de temps 25

de volume 26

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsvorkehrungen 4

Garantiebestimmungen 6

Produkt 7

Geräterückwand 8

Netzspannung 8

Spannung umschalten 9

Sicherungen wechseln 9

Inbetriebnahme 10

Bedienungspanel 11

Steuertasten 12

Startinformation 13

Parameter auf Default-Werte

setzen 14

Pumpenkopf-IdentifikationsNummer Eingabe 15

Programmwahl 16

Total-Volumen 16

Pumpen

nach Drehzahl 17

nach Fließrate 18

Fließrate kalibrieren 19

Dosieren

nach Zeit 20

nach Volumen 21

Dosiervolumen kalibrieren 22

Default-Kalibration

Fließrate 23

Volumen 23

Volumendosierung

in einer Zeiteinheit 24

Interva ll-Dosieren

nach Zeit 25

nach Volumen 26
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 3

Contents

Number of dispensing cycles 27

Dispensing via valve 28

Pumping against pressure 30

Pump-head with bypass 30

Before switching the pump off 30

Overcurrent protector 31

Analog interface 32

Serial interface 35

Commands 35

Cascading several pumps 41

Pump-head 42

Mounting the pump-head 42

Pump-heads, overview 44

Service-Kits 46

Accessories 47

Valve / Nipple etc. 47

Foot switch 48

Maintenance 49

Repairs 49

Spare-parts 49

Error check-list 50

Technical specifications 51

Sommaire

Nombre de cycles de dosage 27

Dosage avec une soupape 28

Pompage contre pression 30

Tête de pompe avec bypass 30

Avant d’éteindre la pompe 30

Protection de surcharge 31

Interface analogique 32

Interface sérielle 35

Liste des ordres 35

Montage en cascade de

plusieurs pompes 41

Tête de pompe 42

Montage de la tête de pompe 42

Information têtes de pompe 44

Kit d‘entretien 46

Accessoires 47

Electrovannes/raccords etc. 47

Pédale de commande 48

Entretien 49

Réparation 49

Pièces détachées 49

Dépannage 50

Spécifications techniques 51

Inhaltsverzeichnis

Anzahl Dosierzyklen 27

Mit einem Ventil dosieren 28

Pumpen gegen Druck 30

Pumpenkopf mit Bypass 30

Ausschalten der Pumpe 30

Überlastschutz 31

Analogschnittstelle 32

Serielle Schnittstelle 35

Befehle 35

Kaskadierung 41

Pumpenkopf 42

Pumpenkopf-Montage 42

Pumpenköpfe-Übersicht 44

Service-Kits 46

Zubehör 47

Ventile/Nippel etc. 47

Fußschalter 48

Unterhalt 49

Reparaturen 49

Ersatzteile 49

Fehler-Checkliste 50

Technische Daten 51
4 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Safety precautions

Ismatec® gear pumps are

designed for pumping applications in laboratories and industry.

As such it is assumed that Good

Laboratory Practice (GLP) and our

following recommendations will

be observed.

■ The circuit between mains

supply and pump has to be

earthed.

■ The pump must not be

operated outside the destined

operating and environmental

conditions.

■ Place the unit in a well ventilated position at least 10 cm

away from walls, partitions

etc. Ensure that curtains and

similar materials do not cover

the ventilation slits.

■ The pump must not be

used:

- for medical applications on

human beings

- in explosion proof

chambers or in the presence

of flammable gases or fumes

■ The pump must be switched

off when changing the pumphead.

■ The permeability of tubing

depends on the material used

and pressure conditions.

Tubing can also become

electro-statically charged.

Please be aware of possible

hazards when laying tubing in

explosion-proof chambers.

Mesures de sécurité

Les pompes à engrenages

Ismatec® sont prévues pour

l’usage en laboratoire et dans

l’industrie. Dès lors, nous

présumons que les utilisateurs

emploient nos appareils selon les

règles de l’art et conformément à

nos recommandations:

■ Le circuit électrique entre le

réseau et la pompe doit être

mis à la terre.

■ La pompe ne doit être mise en

opération que dans le cadre

des conditions de fonctionnement et d’environnement

prescrites.

■ Placez la pompe à une

distance d’au moins 10 cm

d’une paroi et veillez à ce que

les ouvertures d’aération ne

soient pas bloquées.

■ La pompe ne doit pas être

utilisée:

– pour des applications

médicales sur des êtres

humains,

– dans des locaux protégés

contre les explosions ou en

présence de gaz et vapeurs

inflammables.

■ Ne procéder au montage ou à

l’échange de têtes de pompes

que si la pompe est éteinte.

■ La perméabilité des tubes

dépend des matériaux utilisés

et des conditions de pression.

Les tubes peuvent également

se charger d’électricité

statique. Soyez bien conscients

des risques inhérents à

l’installation de tubes dans des

locaux protégés contre les

explosions.

Sicherheitsvorkehrungen

Die Ismatec® Zahnradpumpen

sind für Förderzwecke in Labor

und Industrie vorgesehen. Wir

setzen voraus, dass die GLPRichtlinien »Gute Laborpraxis«

sowie die nachstehenden

Empfehlungen befolgt werden.

■ Der Stromkreis zwischen Netz

und Pumpe muss geerdet sein.

■ Die Pumpe darf nur innerhalb

der vorgegebenen Betriebsund Umgebungsbedingungen

betrieben werden.

■ Stellen Sie die Pumpe nicht

näher als 10 cm an eine Wand

und achten Sie darauf, dass

die Belüftungsöffnungen frei

sind.

■ Die Pumpe darf nicht eingesetzt werden:

- für medizinische Anwendungen am Menschen

- in ex-geschützten Räumen

oder in Gegenwart von

entflammbaren Gasen und

Dämpfen.

■ Ein Pumpenkopfwechsel darf

nur bei ausgeschalteter Pumpe

ausgeführt werden.

■ Je nach Material und Druckbedingungen haben Schläuche eine gewisse Gasdurchlässigkeit und können sich

statisch aufladen. Wir warnen

vor möglichen Gefahren, falls

Schläuche in ex-geschützte

Räume verlegt werden.

 Hinweis

Wir empfehlen, diese Betriebsanleitung genau durchzulesen.

Ismatec SA haftet nicht für

Schäden, die durch unsachgemäße

Handhabung des Antriebs MCP-Z

Standard entstehen.

Beim Betrieb einer Zahnradpumpe

sind gewisse Gefahren nicht auszuschließen.

Ismatec SA übernimmt keine

Haftung für daraus resultierende

Schäden.

Der Umgang mit Chemikalien liegt

nicht im Verantwortungsbereich

der Ismatec SA.

 Please note

We recommend you to read this

operating manual carefully.

Ismatec SA do not take liability for

any damage resulting from

improper use of the MCP-Z

Standard drive.

When operating a gear pump

certain hazards cannot be

excluded.

Ismatec SA do not take liability for

any damage resulting from the use

of the Ismatec® MCP-Z Standard

drive.

Ismatec SA do not admit responsibility for the handling of

chemicals.

 Remarque

Nous recommandons de lire attentivement le présent mode d’emploi.

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage

résultant d’une manipulation

inadéquate du moteur MCP-Z

Standard Ismatec®.

Il n’est pas possible d’exclure

certains risques en cas d’utilisation

d‘une pompe à engrenages.

Ismatec SA décline toute

responsabilité pour tout dommage

résultant de l’utilisation d’une

pompe Ismatec®.

Ismatec SA décline toute

responsabilité pour tout dommage

résultant de l'emploi de produits

chimiques.
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 5

 Hinweis

Es dürfen keine partikelhaltigen

Medien gepumpt werden!

Falls nötig Pumpmedium filtrieren.

Der Zahnradpumpenkopf darf nie

trockenlaufen!

 Please note

Never pump media containing

particles.

If necessary, filter the media before

starting your application.

Never run the pump-head under

dry conditions.

 Remarque

Ne pas pomper de liquides

contenant des particules!

Si nécessaire, filtrer le liquide à

pomper.

La tête de pompe ne doit jamais

fonctionner à sec.

Safety precautions

■ Do not manipulate the pumphead before the pump is

switched off and disconnected

from the mains.

■ Tubing can tear and burst

during operation. If this could

cause damage, the necessary

safety measures based on the

specific situation must be

taken.

■ We advise you to never pump

liquid containing particles.

Even the smallest particles

have an abrasive effect, which

can ruin the gears in the

course of a few seconds.

■ Before initial start-up, the

pump-head must be filled

with the pumping liquid or

water. Never run the pumphead under dry conditions.

■ Only new fuses, according to

the specifications stated on

page 9–10 in this manual,

must be used.

■ The fuse-holder must not be

short-circuited.

■ Do not open or remove the

housing while the pump is

operating.

■ Repairs may only be carried

out by a skilled person who is

aware of the hazard involved.

■ For service and repairs carried

out by the customer or by

third-party companies Ismatec

SA denies any responsibility.

Mesures de sécurité

■ Ne manipulez jamais la tête de

pompe avant que la pompe

n’ait été mise hors service et

déconnectée du réseau

électrique.

■ En cours d’exploitation, les

tubes peuvent se déchirer ou

même éclater. Si cela pouvait

causer des dommages, il faut

prendre les mesures de sécurité adaptées à la situation

spécifique.

■ Veillez tout particulièrement à

ne jamais pomper des liquides

contenant des particules.

Même les particules les plus

minuscules ont un effet

abrasif qui peut user et

endommager les engrenages

en quelques secondes.

■ Avant la mise en service,

remplir la tête de pompe

d’eau ou du liquide à pomper.

La tête de pompe ne doit

jamais fonctionner à sec.

■ N’utilisez que des fusibles

neufs correspondant aux

spécifications indiquées en

page 9–10 du présent manuel.

■ Le porte-fusible ne doit pas

être court-circuité.

■ N’ouvrez pas et n’enlevez pas

le boîtier pendant que la

pompe fonctionne.

■ Les réparations ne doivent être

effectuées que par une

personne connaissant

parfaitement les risques liés à

de tels travaux.

■ Ismatec SA décline toute

responsabilité pour les

dommages découlant de

travaux d’entretien et de

réparation assurés par le client

ou par de tierces personnes.

Sicherheitsvorkehrungen

■ Manipulieren Sie nicht am

Pumpenkopf, bevor die

Pumpe ausgeschaltet und vom

Netz getrennt ist.

■ Falls wegen Schlauchbruchs

durch auslaufende Medien

Schäden verursacht werden

können, sind vor Inbetriebnahme die notwendigen

Sicherheitsvorkehrungen zu

treffen.

■ Achten Sie besonders darauf,

dass keine partikelhaltigen

Medien gepumpt werden.

Auch kleinste Partikel können

die Zahnräder abnutzen und

zu deren Beschädigung

führen.

■ Vor der Inbetriebnahme muss

der Pumpenkopf mit Medium

gefüllt werden. Der Pumpenkopf darf nicht trocken laufen.

■ Es dürfen nur neue Sicherungen, die den Angaben auf

Seite 9–10 entsprechen,

verwendet werden.

■ Der Sicherungshalter darf

nicht überbrückt werden.

■ Das Gehäuse darf während

des Betriebes nicht geöffnet

bzw. abgenommen werden.

■ Reparaturen dürfen nur von

einer sich der potentiellen

Gefahren bewussten Fachkraft

ausgeführt werden.

■ Durch Kunden bzw. Drittpersonen ausgeführte Arbeiten

am und im Gerät erfolgen auf

eigene Gefahr.
6 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Warranty terms

We warrant the perfect

functioning of our products,

provided they have been installed

and operated correctly according

to our operating instructions.

If production or material faults

can be proved, the defective

parts will be repaired or replaced

free of charge at our discretion.

A defective pump must be

returned in the original Ismatec®

packing or in a packet of equal

quality.

The duration of the warranty is

not affected by making a claim

for warranty service.

Further claims are excluded.

Shipping costs are charged to the

customer.

Our warranty becomes invalid

in the case of:

■ improper operation by the

user, or if the pump is diverted

from its proper use

■ unauthorized modification or

misuse by the user or by a

third party

■ improper site preparation and

maintenance

■ operation outside of the

environmental and electrical

specifications for the product

■ use of third-party software,

hardware, accessories or

consumables purchased by the

user and which do not comply

with our specifications.

Garantie

Nous garantissons un fonctionnement impeccable de nos

appareils sous conditions d’une

mise en service compétente et

correspondant à nos normes et

modes d’emploi.

Si un défaut de fabrication ou de

matériau peut être prouvé, les

pièces défectueuses seront

réparées ou remplacées

gratuitement.

Le renvoi doit être effectué dans

l’emballage d’origine ou similaire.

La durée de la garantie n’est pas

touchée par le fait que le client

demande une prestation de

garantie.

Toute autre prétention est exclue.

Les frais d’expédition sont

facturés au client.

Notre garantie perd sa validité

dans les cas suivants:

■ manipulation inadéquate par

l’utilisateur ou utilisation de

l’appareil à des fins auxquelles

il n’est pas destiné

■ modifications non autorisées

ou mauvais emploi par

l’utilisateur ou un tiers

■ préparation et entretien

inadéquats de l’emplacement

de l’appareil

■ utilisation de la pompe en

dehors de l’environnement et

des spécifications électriques

définies pour le produit

■ utilisation de matériel, de

logiciels, d’interfaces ou de

produits de consommation

tiers achetés par l’utilisateur et

qui ne satisfont pas à nos

spécifications.

Garantiebestimmungen

Wir garantieren eine einwand–

freie Funktion unserer Geräte,

sofern diese sachgemäß und

nach den Richtlinien unserer

Betriebsanleitung angeschlossen

und bedient werden.

Sofern nachweislich Herstelloder Materialfehler vorliegen,

werden die fehlerhaften Teile

nach unserer Wahl kostenlos in

Stand gesetzt oder ersetzt.

Die Rücksendung hat in der

Original- oder einer gleichwertigen Verpackung zu erfolgen.

Durch Inanspruchnahme einer

Garantieleistung wird die

Garantiezeit nicht beeinflusst.

Weitergehende Forderungen sind

ausgeschlossen.

Frachtkosten gehen zu Lasten des

Kunden.

Unsere Garantie erlischt,

wenn:

■ das Gerät unsachgemäß

bedient oder zweckentfremdet wird

■ am Gerät Eingriffe oder

Veränderungen vorgenommen

werden

■ ein für das Gerät unangemessener Standort gewählt wird

■ das Gerät umwelt- und

elektrospezifisch unter

Bedingungen eingesetzt wird,

für die es nicht vorgesehen ist

■ Software-, Hardware, Zubehör

oder Verbrauchsmaterial

eingesetzt wird, welches nicht

unseren Angaben entspricht.

b Garantie

Ab Lieferdatum:

Antrieb MCP-Z: 2 Jahre

Pumpenkopf: 1 Jahr

Für die Pumpenköpfe gelten die

Garantiebestimmungen der Firma

Micropump®. Zahnräder und

Dichtungen gelten als Verbrauchsmaterial und sind in der Garantieleistung nicht inbegriffen.

Bei Unklarheiten wenden Sie sich

bitte an Ihre nächste Ismatec®-

Vertretung.

b Warranty

From date of delivery

Pump drive: 2 years

Pump-head: 1 year

The pump-heads are covered by

the specific terms of Micropump

Ltd. Gears and seals are regarded

as consumables and as such they

are not covered by the warranty.

In case of any queries, please

contact your nearest Ismatec®

representative.

b Garantie

A partir de la date de

livraison

Moteur: 2 ans

Tête de pompe: 1 an

Les dispositions de garantie de la

maison Micropump® s’appliquent

aux têtes de pompe. Les engrenages et joints d’étanchéité sont

considérés comme matériel de

consommation courante et ne sont

pas couverts par la garantie.

Pour toute demande, veuillez

prendre contact avec votre

représentant Ismatec®.
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 7

Product

Contents of the package

■ MCP-Z Standard drive

Order No. ISM 405

■ 1 power cord with an IEC 320

connector (female plug) and a

country specific mains plug

■ 2 tubing clamps

■ 1 non-return valve (PP)

■ Operating manual

If ordered:

■ Pump-head with

1 magnet, 2 tubing nipples

Please check the package

and its contents for transport

damage. If you find any signs of

damage, please contact your

local Ismatec® representative

immediately.

❖ Complaints can only be

accepted within 8 days from

receipt of the goods.

Produit

Emballage

■ Moteur MCP-Z

No de commande ISM 405

■ 1 câble réseau avec prise IEC

320 pour appareils (femelle) et

une prise réseau spécifique au

pays de livraison.

■ 2 brides pour tubes

■ 1 soupape anti-retour

(polypropylène)

■ Mode d’emploi

Si commandés:

■ Tête de pompe

1 aimant, 2 raccords

Veuillez contrôler l’emballage

et son contenu et contacter

immédiatement votre représentant Ismatec® si vous deviez

constater des dommages dus au

transport.

❖ Les réclamations éventuelles

ne seront acceptées que dans les

8 jours suivant la livraison.

Produkt

Packungsinhalt

■ Antrieb MCP-Z Standard

Bestell-Nr. ISM 405

■ 1 Netzkabel mit IEC 320-

Gerätestecker (weiblich) und

länderspezifischem Netzstecker

■ 2 Schlauchschellen

■ 1 Rückschlagventil PP

■ Betriebsanleitung

Sofern bestellt:

■ Pumpenkopf mit

1 Magnet, 2 Schlauchnippel

Überprüfen Sie die Verpackung

und den Inhalt auf Transportschäden. Finden sich Anzeichen

von Beschädigungen, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihre

Ismatec®-Vertretung.

❖ Reklamationen können nur

innerhalb von 8 Tagen nach

Erhalt der Ware angenommen

werden.
8 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Rear panel

1 Socket for foot switch and

hand dispenser

2 Ventilator

3 Fuse-holder with voltage

selector 115/230 V

4 Mains socket

5 RS232 In (female)

6 RS232 Out (male)

7 Valve connector

8 Analog interface

■ input for:

– speed control

0–5 V or 0–10 V, and

0–20 mA or 4–20mA

– Run/Stop

■ Output for:

speed 0–10 VDC

or 0–12 kHz

Mains voltage

Mains Voltage Fuse rating

voltage setting (slow-blow)

220–240 VAC 230 V 50/60 Hz 2 x 1.25 A

110–120 VAC 115 V 50/60 Hz 2 x 2.50 A

Before starting-up

Check if the voltage setting

visible in the window of the fuseholder complies with your local

mains voltage.

If necessary, the voltage setting

must be changed and the 2 fuses

must be replaced.

 Socket/Power cord

Use exclusively the original power

cord supplied with the pump.

The socket must be earthed

(protective conductor contact).

Tableau arrière

1 Prise pour pédale de

commande et poignée

dispensatrice

2 Ventilateur

3 Porte-fusibles avec sélecteur

de tension 115/230 V

4 Prise d’alimentation

5 RS232 In (entrée femelle)

6 RS232 Out (sortie mâle)

7 Raccordement d'électrovanne

8 Interface analogique

■ Entrée:

– commande de vitesse

0–5 V ou 0–10 V, resp.

0–20 mA ou 4–20mA

– marche/arrêt

■ Sortie:

vitesse 0–10 VDC

ou 0–12 kHz

Tension d‘alimentation

Tension d‘ali- Réglage de Fusibles de

mentation la tension sécurité

220–240 VAC 230 V 50/60 Hz 2 x 1.25 A*

110–120 VAC 115 V 50/60 Hz 2 x 2.50 A*

à action retardée

Avant la mise en service

Contrôlez si la tension indiquée

dans la fenêtre du porte-fusibles

correspond à la tension de votre

réseau local.

Si nécessaire, modifiez la tension

et remplacez les deux fusibles

correspondants.

 Prise/câble d'alimentation

N’utilisez que le câble d’alimentation d’origine fourni avec la

pompe. La prise doit être

raccordée à la terre (contact

conducteur de protection).

Geräterückwand

1 Anschluss für Fuß-Schalter

bzw. Dosierhandgriff

2 Lüfter

3 Sicherungshalter mit

Spannungswähler 115/230 V

4 Netzbuchse

5 RS232 In (Eingang, weiblich)

6 RS232 Out (Ausgang, männlich)

7 Ventilanschluss

8 Analogschnittstelle

■ Eingänge für:

– Drehzahlsteuerung

0–5 V oder 0–10 V, bzw.

0–20 mA oder 4–20 mA

– Start/Stopp

■ Ausgänge für:

Drehzahl 0–10 VDC

oder 0–12 kHz

Netzspannung

Netz- Netzspannung Sicherung

spannung Einstellung

220–240 VAC 230 V 50/60 Hz 2 x 1.25 A T

110–120 VAC 115 V 50/60 Hz 2 x 2.50 A T

Vor der Inbetriebnahme

Prüfen Sie, ob die Spannungswahlanzeige im Fenster des Sicherungshalters der Netzspannung Ihres

Landes entspricht.

Wenn nötig, muss die Einstellung

geändert und die 2 Sicherungen

ausgetauscht werden.

 Steckdose/Netzkabel

Verwenden Sie ausschließlich das

mitgelieferte Originalkabel. Die

Steckdose muss geerdet sein.

(Schutzleiterkontakt)

1 2 3

5 8 7 6 4

Fenster für Spannungswahlanzeige

Window for voltage setting

Fenêtre de réglage de la tension
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 9

Voltage setting 115/230 V

Changing the fuses

❖ Switch the pump off,

pull out the mains plug.

1 Pull out the fuse-holder by

opening it with a small screwdriver (size 0).

2 Take out the voltage selector

plate. Turn it and re-insert it

into the fuse-holder so that

the required voltage rating is

facing the window of the

fuse-holder.

3 Insert 2 new fuses

❖ 230 V: 2x1.25 A (slow-blow)

❖ 115 V: 2x2.50 A (slow-blow)

 Use always 2 slow-blow

fuses of the same type

complying with the local

mains voltage.

4 Shut the fuse-holder. The

voltage rating is visible in the

window.

Changing the fuses

on the control board

The 2 fuses are fixed to the

control board as illustrated

opposite.

a 5.0 A, slow-blow

b 1.6 A, fast-blow

❖ Make sure that the pump is

disconnected from the mains

supply.

 The instrument should

only be opened by a qualified

technician! Capacitors inside the

pump may still be charged even

though the mains plug has been

disconnected some time ago.

Commutation de la tension 115/230V

Remplacement des fusibles

❖☎Eteindre la pompe. Déconnecter le câble d’alimentation

1 Extraire le porte-fusible en

ouvrant la pince supérieure et

inférieure par exemple avec un

tournevis de la taille 0.

2 Extraire la plaquette de

sélection de la tension. La

tourner et la réinsérer dans le

porte-fusibles de manière à ce

que la valeur de tension

souhaitée soit dirigée contre la

fenêtre du porte-fusibles.

3 Insérer deux nouveaux fusibles

❖ 230 V: 2 x 1.25 A (retard)

❖ 115 V: 2 x 2.50 A (retard)

 N’employer toujours que

deux fusibles (à action

retardée) correspondants à la

tension du circuit local.

4 Fermer le porte-fusibles. La

valeur de tension est visible

dans la fenêtre.

Remplacement des fusibles

sur le panneau de commande

Les 2 fusibles sont fixés sur le

tableau de commande conformément à la photo ci-contre.

a 5.0 A, à action retardée

b 1.6 A, à action rapide

❖ Assurez-vous que la pompe

soit déconnectée du réseau.

 Cet appareil doit être

ouvert par un spécialiste uniquement!

Des pièces conductrices peuvent

encore être sous tension très

longtemps après que le câble ait

été débranché de la prise.

Spannungsumschaltung 115/230 V

Sicherungen wechseln

❖ Pumpe ausschalten,

Netzstecker ausziehen.

1 Sicherungsschublade mit einem

kleinen Schraubenzieher (Gr. 0)

öffnen und herausziehen.

2 Spannungswahl-Plättchen

herausnehmen und mit

gewünschtem Spannungswert

gegen das Fenster im Sicherungshalter gerichtet wieder

einrasten.

3 2 neue Sicherungen einsetzen

❖ 230 V: 2 x 1.25 A T

❖ 115 V: 2 x 2.50 A T

 Immer 2 Sicherungen

(träge) vom selben Typ,

entsprechend der ortsüblichen

Netzspannung, einsetzen

4 Sicherungsschublade

schließen. Spannungswert ist

im Fenster sichtbar.

Auswechseln der Sicherungen

auf dem Steuerprint

Die 2 Sicherungen sind auf dem

Steuerprint wie nebenstehend

abgebildet angebracht.

a 5.0 A, träge

b 1.6 A, flink

❖ Vergewissern Sie sich, dass die

Pumpe vom Netz getrennt ist.

 Das Gerät darf nur von

einer Fachkraft geöffnet

werden! Spannungsführende

Teile im Innern des Gerätes

können auch längere Zeit nach

Ziehen des Netzsteckers noch

unter Spannung stehen.

4

1

2

3

❖

2

230 V: 2 x 1.25 A T

115 V: 2 x 2.50 A T

❖

1 Sicherungshalter

Fuse-holder

Porte-fusibles

2 Spannungswahl-Plättchen

Voltage selector plate

Plaquette de sélection

de la tension

3 Position der 2 Sicherungen

Location of the 2 fuses

Position des 2 fusibles

4 Fenster im Sicherungshalter

Window in the fuse-holder

Fenêtre sur le porte-fusibles

Steuerprint

Control board

Carte de commande

a b
10 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Starting the pump

■ Check the voltage rating in

the window of the fuse-holder

(on rear panel).

If necessary, change the rating

as indicated on page 9.

■ Mount the pump-head as

stated on pages 42–44.

■ Before screwing the tubing

nipples into the pump-head,

we recommend you to wrap

PTFE tape around the thread

of the nipple. This ensures

optimum sealing and helps

to protect the thread.

■ Mount the tubing and

connect the hose-line to your

system.

Fasten the tubing to the

nipples by means of the

tubing clamps.

■ Connect the pump to the

mains and switch it on with

the power supply switch.

■ Enter the ID Codes of the

mounted pump-heads in the

program memory currently

used (see pages 15/44).

 Before you start pumping,

fill the pump-head with the

medium or water. Never run

the pump-head under dry

conditions.

 Never pump liquids that

contain particles. If necessary,

filter the medium before use.

Mise en route

■ Contrôler la tension indiquée

dans la fenêtre du portefusibles (derrière l’appareil).

Si nécessaire, modifier la

tension (voir page 9)

■ Installer la tête de pompe

selon les indications fournies

en pages 42–44 ou selon le

mode d'emploi fourni avec la

tête de pompe.

■ Avant de visser les raccords de

tubes sur la tête de pompe,

nous recommandons d’entourer les filetages avec de la

bande PTFE afin d’assurer une

étanchéité optimale. Cette

bande protégera en outre les

pas de vis.

■ Installer les conduites de tubes

et les raccorder au réseau.

Veillez à bien fixer les tubes

aux raccords au moyen des

brides correspondantes.

■ Raccorder la pompe au réseau

et mettre en route avec

l’interrupteur de principal.

■ Saisir les numéros d’identification des têtes de pompes

employées dans la mémoire du

programme (voir pages 15/44).

 Avant la mise en service, remplir la tête de pompe de liquide à

pomper. La tête de pompe ne doit

pas fonctionner à sec.

 Ne pas pomper de liquides

contenant des particules. Le cas

échéant, effectuer un filtrage

du liquide à pomper.

Inbetriebnahme

■ Netzspannung im Fenster des

Sicherungshalters (Geräterückseite) kontrollieren.

Allenfalls anpassen, wie auf

Seite 9 beschrieben.

■ Falls nötig Pumpenkopf

gemäß Seite 42–44

montieren.

■ Die in den Pumpenkopf einzuschraubenden Gewinde sind

unbedingt mit PTFE-Band zu

umwickeln, damit eine bestmögliche Dichtigkeit erreicht

wird. Zusätzlich schont das

PTFE-Band auch das Gewinde.

■ Schlauchleitungen montieren

und ans System anschließen.

Die Schläuche mit Schlauchschellen an den Schlauchnippeln gut befestigen.

■ Pumpe am Netz anschließen

und mit dem Netzschalter

einschalten.

■ ID-Codes der verwendeten

Pumpenköpfe in die entsprechend benutzten Programmspeicher eingeben

(siehe Seiten 15/44).

 Vor Inbetriebnahme Pumpenkopf mit Medium füllen.

Der Pumpenkopf darf nicht

trocken laufen.

 Keine partikelhaltigen Medien verwenden. Allenfalls vorher filtrieren.

❖

❖

Gewinde-Umwicklung

WRAP the thread

Etanchéité des pas de vis
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 11

Operating panel

1 Mains switch (on/off)

2 Digital LED display

3 Reduce value

4 Increase value

5 Run / Stop

6 Calibration / Data saving

7 MAX/RESET

(Multi-function, see page 12)

8 Selecting the operating mode

❖ MODE key

9 LEDs for active operating

mode

■ PUMP rpm

Pumping by speed

60 – 6000 rpm

■ PUMP Flow rate

Pumping by flow rate

■ DISP Time

Dispensing by time

■ DISP Volume

Dispensing by volume

■ PAUSE Time

Pause for intermittent

dispensing

■ PROGRAM

Program selection 1–4

■ TOTAL

Read-out of totally delivered

volume

❖ The drive runs only in

clock-wise direction.

 Never run the pump-head

under dry conditions.

Tableau de commande

1 Interrupteur principal

2 Affichage LED

3 Réduire la valeur

4 Augmenter la valeur

5 Marche/Arrêt

6 Calibration/mémorisation

7 MAX/RESET (fonctions

multiples, voir page 12)

8 Sélection du mode d’opération

❖ touche MODE

9 Affichage du mode

d’opération actif

■ PUMP rpm

Pompage selon le nombre de

tours, 60 – 6000 t/min

■ PUMP Flow rate

Pompage selon le débit

■ DISP Time

Dosage en fonction du temps

■ DISP Volume

Dosage selon le volume

■ PAUSE Time

Temps de pause pour le

dosage par intervalles

■ PROGRAM

Sélection des programmes 1–4

■ TOTAL

Indication du volume total

refoulé

❖ La pompe ne fonctionne

que dans le sens des aiguilles

d’une montre.

La tête de pompe ne doit

pas fonctionner à sec.

Bedienungspanel

1 Netzschalter (ein/aus)

2 Digitale LED-Anzeige

3 Wert reduzieren

4 Wert erhöhen

5 Start / Stopp

6 Kalibrieren / Speichern

7 MAX/RESET

(Multifunktion, siehe Seite 12)

8 Betriebsart wählen

❖ MODE-Taste

9 Anzeige der aktiven

Betriebsart

■ PUMP rpm

Pumpen nach Drehzahl

60 – 6000 min–1

■ PUMP Flow rate

Pumpen nach Fließrate

■ DISP Time

Dosieren nach Zeit

■ DISP Volume

Dosieren nach Volumen

■ PAUSE Time

Pausenzeit für

Intervalldosierung

■ PROGRAM

Programmwahl 1–4

■ TOTAL

Angabe des total geförderten

Volumens

❖ Der Antrieb läuft nur

im Uhrzeigersinn.

 Der Pumpenkopf darf nie

trocken laufen.

Anzeige der Betriebsart

LEDs for operating modes

Affichage du mode

d‘exploitation

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume

2 4 3 6

9 8 7

1 5
12 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

CAL

Control keys

a RUN/STOP

Starts and stops the pump

b MODE

Changes between operating

modes (see page 11)

c CAL

Key for saving a set value

c MAX/RESET

Multi-function key for:

❖ max. speed

(when pump is running)

❖ Reset button resets the

calibration to the standard

values (default) (see page 23)

❖ Reset button for

accumulated volume in

Mode TOTAL

d Increment/Decrement keys

 = increase value

= decrease value

Maintaining pressure on

 or key changes display

read-out into fast mode.

Touches de commandes

a RUN/STOP

Mettre en route ou arrêter la

pompe

b MODE

Passage d'un mode d'opération à un autre (voir page 11)

c CAL

Touche 'Entrée' pour entrée

de valeurs

c MAX/RESET

touche multifonctions pour

❖ nombre de tours maximal

(lorsque la pompe fonctionne)

❖ Bouton de remise à zéro:

remet la calibration aux

valeurs standard (par défaut)

(voir page 23)

❖ Bouton de remise à zéro

du volume cumulé en

mode TOTAL

d Touche pour la définition

des valeurs

 = accroître la valeur

= réduire la valeur

En maintenant les touches

 ou pressées, l‘affichage

commute en mode rapide.

Steuertasten

a RUN/STOP

Pumpe starten bzw. stoppen

b MODE

Wechselt zwischen den

Betriebsarten (siehe Seite 11)

c CAL

Speichertaste für Werteingabe

d MAX/RESET

Multifunktionstaste für:

❖ max. Drehzahl

(bei laufender Pumpe)

❖ Reset-Taste setzt Kalibrierung auf Standardwerte

(Default) (siehe Seite 23)

❖ Reset-Taste für kumuliertes

Volumen im Modus TOTAL

e Werteingabe

 = höhere Werte

= kleinere Werte

Bei längerem Drücken der

 oder Tasten wechselt die

Display-Anzeige in den Schnelllauf-Modus.

b

a

RUN

STOP

MODE

e

d

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume

c
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 13

Start-up information

After switching on the power

supply switch, the following

values are displayed:

1 LED test »8.8.8.8.«

2 Firmware version

3 Baud rate

4 Identification Code (ID-Code)

of the pump-head entered in

the program last used

(e.g.120)

5 Program last used

6 Displays the operating mode

last used

 Before starting the pump

the first time or after mounting

a new pump-head,

the ID-Code must be entered in

each program used with this

pump-head (see pages 15/44).

Informations de mise en route

Les réglages suivants s’illuminent

brièvement après la mise en

route de l’interrupteur de réseau:

1 Test LED »8.8.8.8.«

2 Version du logiciel système

3 Nombre de bauds

4 Code d’identification (code ID)

de la dernière tête de pompe

mémorisée dans le dernier

programme employé (par

exemple 120)

5 Dernier programme

d‘opération utilisé

6 L‘affichage s‘arrête sur le

dernier mode d'opération

utilisé

 Avant de mettre la pompe

en marche pour la première

fois ou après l’installation

d’une nouvelle tête de pompe,

saisir le code ID dans chaque

programme employé avec cette

tête de pompe (voir pages 15/44).

Start-Information

Die folgenden Einstellungen

leuchten nach dem Einschalten

des Netzschalters kurz auf:

1 LED-Test »8.8.8.8.«

2 Version der Systemsoftware

3 Baudrate

4 Identifikations-Code (ID-Code)

des im zuletzt benutzten Programm gespeicherten

Pumpenkopfes (z.B. 120)

5 Zuletzt benutztes Programm

6 Anzeige der zuletzt benutzten

Betriebsart

 Vor der ersten Inbetriebnahme oder nach Montage eines neuen Pumpenkopfes

muss der ID-Code in jedem mit

diesem Pumpenkopf zu verwendenden Programm separat eingegeben werden (siehe S. 15/44).

1

2

3

4

5

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume

6
14 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Resetting the parameters of

the currently used program

to the default values.

1 Power switch »OFF«

2 Push the MODE key whilst

switching the drive on

The following parameters are

reset:

Mode: PUMP rpm

Speed: 1000 rpm

Dispensing time: 4.5 sec.

Dispensing volume

and flow rate: depending

on pump-head

Pause time: 2.0 sec.

Number of dispensing cycles: 12

❖☎The pump-head entered in

the currently set program

remains stored.

Resetting the parameters

of all 4 programs

to the default values

1 Power switch »OFF«

2 Push the key whilst

switching the drive on.

The following parameters are

reset (in all 4 programs):

Pump-head: Model 120

as well as all parameters mentioned

above

Remise des paramètres du

programme actuel à leurs

valeurs par défaut.

1 Interrupteur principal sur

»OFF«

2 Maintenir la touche MODE

enfoncée et mettre le moteur

en marche.

Les paramètres suivants sont

remis à leurs valeurs par défaut:

Mode: PUMP rpm

Nbre de tours 1000 t/min

Durée de dosage: 4.5 sec.

Volume de dosage

et du débit: selon la

tête de pompe

Temps de pause: 2.0 sec.

Nombre de cycles de dosage: 12

❖☎La tête de pompe actuellement mémorisée sur ce

programme reste mémorisée.

Remise des paramètres

de tous les 4 programmes à

à leurs valeurs par défaut.

1 Interrupteur principal sur

»OFF«

2 Maintenir la touche enfoncée

et mettre le moteur en marche

Les paramètres suivants sont

remis à leurs valeurs par défaut

(dans les quatre programmes):

Tête de pompe: modèle 120

ainsi que tous les paramètres

susmentionnés

Die Parameter des aktuellen

Programms auf ihre

Default-Werte setzen.

1 Netzschalter »AUS«

2 Die MODE-Taste gedrückt

halten und Antrieb einschalten

Die folgenden Parameter werden

zurückgesetzt:

Modus: PUMP rpm

Drehzahl: 1000 min–1

Dosierzeit: 4.5 Sek.

Dosiervolumen

und Fliessrate: je nach

Pumpenkopf

Pausenzeit: 2.0 Sek.

Dosierwiederholungen: 12

❖ Der aktuell in diesem Programm eingegebene Pumpenkopf bleibt gespeichert.

Die Parameter sämtlicher

4 Programme auf ihre

Default-Werte setzen.

1 Netzschalter »AUS«

2 Die Taste gedrückt halten

und Antrieb einschalten

Folgende Parameter werden

zurückgesetzt (in allen 4

Programmen):

Pumpenkopf: Modell 120

sowie alle Parameter wie oben aufgeführt

MODE

2

2

aus

1 off

aus

1 off

ein

on

ein

on
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 15

Entering the pump-head

identification number

In order to obtain correct

pumping and dispensing values

the individual identification code

(ID-Code) of the mounted pumphead must be entered ( for

each of the 4 programs),

especially when a new pump is

used for the first time and each

time the pump-head is changed.

1 Power switch »OFF«

2 Keep CAL-key pressed and

switch power »ON«

3 Press  or key till the

correct ID-Code of the

mounted pump-head is set.

The ID code is indicated on

the pump-head or in the table

on page 44.

4 Enter the correct ID-Code with

the CAL-key

(MODE display switches

automatically to PUMP rpm)

5 Change to PROGRAM with

the MODE key and select the

next program with the CAL

and keys (confirm with

CAL).

❖ Repeat procedure 1–4 till the

ID code of the mounted pumphead is entered in all 4 programs.

Introduction du no d'identification de la tête de pompe

Pour obtenir des valeurs

correctes, il faut introduire le

code d‘identification de la tête de

pompe installée ( dans

chacun des 4 programmes),

avant la première mise en

route ou après avoir changé la

tête de pompe.

1 Interrupteur principal sur

»OFF«

2 Maintenir la touche CAL

enfoncée. Interrupteur

principal sur »ON«

3 Presser la touche  ou jusqu’à ce que le code ID

correct de la tête de pompe

installée clignote. Le code ID

est indiqué sur la tête de

pompe ou dans le tableau à la

page 44.

4 Mémoriser le code ID correct

avec la touche CAL (l’affichage

du mode commute automatiquement sur PUMP rpm)

5 Commuter sur PROGRAM

avec la touche MODE,

sélectionner le programme

suivant avec la touche CAL et

les touches (confirmer

avec CAL)

❖ Répéter la procédure de

1 à 4 jusqu’à ce que le code ID

de la tête de pompe employée

soit mémorisé dans chacun des 4

programmes.

Pumpenkopf-IdentifikationsNummer-Eingabe

Für korrekte Pump- und DosierWerte muss die richtige Pumpenkopf-Identifikation (ID-Code) des

jeweils montierten Pumpenkopfes

gespeichert werden ( für jedes

der 4 Programme). Vor allem

bei der ersten Inbetriebnahme

und nach jedem Wechsel eines

Pumpenkopfes.

1 Netzschalter »AUS«

2 CAL-Taste gedrückt halten

Netzschalter »EIN«

3  oder Taste drücken,

bis der für den montierten

Pumpenkopf richtige ID-Code

blinkt. Der ID-Code ist auf

dem Pumpenkopf eingraviert.

Er ist auch in der Tabelle auf

Seite 44 angegeben.

4 Mit der CAL-Taste korrekten

ID-Code speichern

(Mode-Anzeige schaltet

autom. auf Betriebsart

PUMP rpm)

5 Mit der Mode-Taste auf

PROGRAM wechseln, mit der

CAL und den Tasten

nächstes Programm anwählen

(mit CAL bestätigen).

❖ Vorgehen von 1–4 wiederholen, bis in allen 4 Programmen

der ID-Code des jeweils verwendeten Pumpenkopfes gespeichert

ist.

3

aus

off

ein

on

1

2

4

5

MODE

CAL

CAL

CAL

CAL

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume
16 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Program selection

When switching the pump on, it

always selects the previously used

program.

1 Change mode to PROGRAM

by using the MODE-key.

2 Press CAL button, currently

set program starts to blink

Change to the required

program with the buttons

3 Confirm with the CAL-key

4 The pump automatically

returns to the last entered

operating parameters of the

selected program.

 From now on, any changes

carried out in the operating

modes are automatically

stored in the currently selected

program.

TOTAL Volume

Change with MODE key to

TOTAL. The totally delivered

volume is displayed.

Three display readings are

available:

Microlitre: e.g. 17.0 μl = 17.0μ

Millilitre: e.g. 1700 ml = 17.00

Litre: e.g. 17.0 l = 17.0L

(Display in litres from 9999 ml)

For zero-setting, either

• press the reset key twice, or

• switch the pump off.

Sélection du programme

Lors de l’enclenchement de la

pompe, cette dernière choisit

toujours le dernier programme

utilisé.

1 Passer en mode PROGRAM

avec la touche MODE

2 Pressez sur CAL, le

programme actuel clignote

Sélectionnez le programme

désiré avec les touches 

3 Confirmez avec CAL

4 La pompe reprend automatiquement les paramètres

d’exploitation mémorisés du

programme sélectionné.

 Dès à présent, toutes les

modifications effectuées sur la

mémoire de programme sélectionnée sont continuellement

mémorisées.

Volume total

Passer avec la touche MODE sur

TOTAL. Le volume total refoulé

est affiché.

Trois mode de lecture de

l'affichage sont disponibles:

Microlitres:p.e. 17.0 μl = 17.0μ

Millilitres: p.e. 1700 ml = 17.00

Litres: p.e. 17.0 l = 17.0L

(Affichage en litres dès 9999 ml)

Pour remettre à zéro:

• presser deux fois la touche

reset, ou

• éteindre la pompe.

Programmwahl

Beim Einschalten wählt die

Pumpe immer das zuletzt

benutzte Programm.

1 Mit der MODE-Taste in Modus

PROGRAM wechseln.

2 CAL drücken, aktuelles

Programm blinkt. Mit den

Tasten gewünschtes

Programm anwählen

3 Mit der CAL-Taste bestätigen

4 Die Pumpe übernimmt

automatisch die abgespeicherten Betriebsparameter des

gewählten Programms.

 Alle fortan unter dem gewählten Programmspeicher

vorgenommenen Änderungen

werden laufend gespeichert.

Total-Volumen

Mit der MODE-Taste auf TOTAL

wechseln. Das total geförderte

Volumen wird angezeigt.

Drei Display-Anzeigen sind

möglich:

Mikroliter: z.B. 17.0 μl = 17.0μ

Milliliter: z.B. 1700 ml = 17.00

Liter: z.B. 17.0 l = 17.0L

(Anzeige in Liter ab 9999 ml)

Zum Löschen entweder

• Reset-Taste 2 x drücken oder

• Pumpe ausschalten.

CAL

1 MODE

2 x

oder / or /

ou

aus

off

2

CAL

3

4

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 17

Pumping by drive speed

1 Change mode to PUMP rpm

 (60–6000 rpm) digitally

adjustable in stops of 1 rpm

2 – Enter required speed

with keys

– Start the pump with RUN/

STOP

❖ The speed can also be

adjusted while the pump is

running.

3 Maintain pressure on

MAX-key while the pump is

running

❖ Pump is running at

maximum speed (ideal for fast

filling or emptying the system)

Pompage selon le nombre de tours

1 MODE sur PUMP rpm

(60–6000 t/min) réglable

digitalement par pas de 1 t/min

2 – Choisir le nombre de tours

avec les touches – Mise en route avec RUN/STOP

❖ Il est aussi possible de

modifier le nombre de tours

pendant que la pompe

fonctionne

3 Maintenez la touche MAX

enfoncée lorsque la pompe

fonctionne

❖ La pompe fonctionne avec

un nombre de tours maximal

(pour un remplissage et une

vidange rapides du système)

Pumpen nach Drehzahl

1 Mit der MODE-Taste auf

PUMP rpm (60–6000 min–1)

digital einstellbar in Schritten

von 1 min–1

2 – Mit den Tasten gewünschte Drehzahl wählen

– Mit RUN/STOP starten

❖ Drehzahl kann auch bei

laufender Pumpe geändert

werden.

3 MAX-Taste bei laufender

Pumpe gedrückt halten

❖☎Pumpe dreht mit max.

Drehzahl (Für schnelles Füllen/

Entleeren des Systems)

RUN

STOP

MODE

1

2

3

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume
18 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Pumping by flow rate

1 Change mode to

PUMP Flow rate

2 Enter the required flow rate

with keys (is displayed in

ml/min)

Start pump with RUN/STOP

❖ The flow rate can also be

adjusted while the pump is

running.

❖ For an accurate flow rate

we recommend to calibrate

the pump (see page 19).

❖ During the pumping

process the following values

can be retrieved with the

MODE-key:

• Rotation speed (PUMP rpm)

• Totally pumped volume

(TOTAL)

3 Maintain pressure on MAXkey while the pump is running

❖ Pump is running at

maximum speed (ideal for fast

filling or emptying the system)

 Entering the ID-Code of the

currently mounted pump-head

(pages 15/44) allows the user to

set the flow rate in ml/min. This,

however, is an approximate value

as not yet calibrated.

Pompage selon le débit

1 Passer avec la touche MODE

sur PUMP Flow rate

2 Choisir le débit souhaité

avec les touches (affiche

en ml/min)

Mettre en route avec RUN/STOP

❖ Il est aussi possible de

modifier le débit pendant

que la pompe fonctionne

❖ Pour un dosage précis, il

est recommandé de calibrer la

pompe (voir page 19).

❖☎Pendant la procédure de

pompage, les valeurs suivantes

peuvent être lues avec la

touche MODE.

• Nombre de tours (PUMP rpm)

• Volume total refoulé

(TOTAL)

3 Maintenez la touche MAX

enfoncée (pendant que la

pompe fonctionne)

❖ La pompe fonctionne avec

un nombre de tours maximal

(pour un remplissage et une

vidange rapides du système)

 La saisie du code ID de la tête

de pompe utilisée (pages 15/44)

permet en mode »Flow rate« de

travailler déjà avec des débits

approximatifs mais pas encore

calibrés.

Pumpen nach Fließrate

1 Mit der MODE-Taste auf

PUMP Flow rate

2 Mit den Tasten gewünschte Fließrate wählen

(wird in ml/min angegeben)

Mit RUN/STOP starten

❖ Fließrate kann auch bei

laufender Pumpe geändert

werden.

❖ Für eine möglichst präzise

Fließrate empfehlen wir, die

Pumpe zu kalibrieren (siehe

Seite 19).

❖ Während des Pumpvorganges können über die

MODE-Taste die folgenden

Werte abgelesen werden:

• Drehzahl (PUMP rpm)

• Total gefördertes Volumen

(TOTAL)

3 MAX-Taste bei laufender

Pumpe gedrückt halten

❖ Pumpe dreht mit max.

Drehzahl (Ideal für schnelles

Füllen/Entleeren des Systems)

 Die Eingabe des ID-Codes des

jeweilig benutzten Pumpenkopfes (Seiten 15/44) ermöglicht in

der Betriebsart »Flow rate«

bereits mit angenäherten, jedoch

noch nicht kalibrierten Fließraten

zu arbeiten.

MODE

RUN

STOP

1

2

3

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 19

Calibrating the flow rate

1 Change mode to

PUMP Flow rate

Enter the required flow rate

with the keys

2 Change mode to

DISP Time

– Enter 60 seconds by using

the keys

– Start pump with RUN/STOP

❖ Pump stops automatically

after 60 seconds

❖ Measure the dispensed

liquid by volume or weight

and calibrate the ascertained

value as follows:

3 Return to mode

PUMP Flow rate

4 Press the CAL-button

(displayed value blinks)

Enter the weighed or

measured value with the

keys

5 Confirm with the CAL-key

(the flow rate setting returns

automatically to the initially

entered set point)

6 Start with the RUN/STOP-key

❖ Depending on the application

conditions repeated calibration

may be necessary.

Calibration du débit

1 Passer avec la touche MODE

sur PUMP Flow rate

Introduire le débit souhaité

au moyen des touches 

2 Passer avec la touche MODE

sur DISP Time

– Introduire 60 secondes

avec les touches – Mettre en route

avec RUN/STOP

❖ La pompe s’arrête automatiquement après 60 secondes

❖ Déterminer le liquide dosé

selon le volume ou le poids et

calibrer la valeur ainsi obtenue

comme suit:

3 Passer avec la touche MODE

sur PUMP Flow rate.

4 Presser la touche CAL

(l’affichage clignote)

Saisir la valeur pesée ou mesurée avec les touches 

5 Mémoriser avec la touche CAL

(le débit retourne maintenant

automatiquement à la valeur

préréglée initialement)

6 Mettre en route

avec RUN/STOP

❖ En fonction des conditions

d’application, il peut être nécessaire de calibrer plusieurs fois.

Fließrate kalibrieren

1 Mit der MODE-Taste auf

PUMP Flow rate

Mit den Tasten gewünschte Fließrate eingeben

2 Mit der MODE-Taste auf

DISP Time

– Mit den Tasten

60 Sekunden eingeben

– Mit RUN/STOP starten

❖ Pumpe stoppt autom.

nach 60 Sekunden

❖ Dosierte Flüssigkeit nach

Volumen oder Gewicht

bestimmen und erhaltenen

Wert wie folgt kalibrieren:

3 Mit der MODE-Taste auf

PUMP Flow rate

4 CAL-Taste drücken

(Anzeige blinkt)

Mit Taste gewogenen

oder gemessenen Wert

eingeben.

5 Mit CAL-Taste speichern

(die Fließrate kehrt nun automatisch auf den vorgegebenen Soll-Wert zurück)

6 Mit RUN/STOP starten

❖ Je nach Anwendungsbedingungen kann mehrmaliges

Kalibrieren nötig sein.

MODE

RUN

STOP

MODE

MODE

CAL

CAL

RUN

STOP

4

5

1

2

3

6

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume
20 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Dispensing by time

The dispensing time can be

entered from 0.1s to 999h.

1 Change mode to

DISP Time

2 Enter the required dispensing

time with the keys

❖ The display accelerates

when pressure on the

 or key is maintained.

Seconds: 0.1–899.9 (in 0.1s steps)

Minutes: 15'–899' (in 1min steps)

Hours: 15h–999h (in 1h steps)

3 Start pump with RUN/STOP

❖ With the keys the

dispensing time can be changed

even during the dispensing

process. The newly entered set

point only takes effect from the

subsequent dispensing cycle.

❖ During the dispensing process

the following values can be

retrieved by pressing the MODEkey:

– speed (PUMP rpm)

– flow rate (PUMP Flow rate)

– totally dispensed volume

(TOTAL)

❖ With the keys the speed

and flow rate can be changed

even during the dispensing

process.

❖ Depending on the pump-head

and the application, a very short

dispensing time can result in

dispensing volumes which are

not reproducible.

Dosage selon le temps

La durée de dosage peut être

définie de 0.1s â 999 h

1 Passer avec la touche MODE

sur DISP Time

2 Introduire la durée désirée au

moyen des touches ❖ La procédure de recherche

s’accélère lorsque l’on maintient les touches  ou enfoncées.

Secondes: 0.1–899.9 (en pas de 0.1s)

Minutes: 15'–899' (en pas de 1min)

Heures: 15h–999h (en pas de 1h)

3 Mettre en route avec RUN/STOP

❖ Le temps de dosage peut être

modifié avec les touches également pendant le dosage. La

nouvelle valeur saisie ne sera

prise en compte que lors du

prochain dosage.

❖ Pendant la procédure de

dosage, il est possible de lire les

valeurs suivantes avec la touche

MODE:

– nombre de tours (PUMP rpm)

– débit (PUMP Flow rate)

– volume total refoulé

(TOTAL)

❖ Le nombre de tours et le

débit peuvent être modifiés

pendant le dosage avec les

touches 

❖ Selon la tête de pompe et

l'application, des temps de

dosage très courts peuvent

mener à des volumes de dosage

non reproductibles.

Dosieren nach Zeit

Die Dosierzeit kann von

0.1s–999h eingegeben werden.

1 Mit der MODE-Taste auf

DISP Time

2 Mit den Tasten gewünschte Zeit eingeben

❖ Suchlauf beschleunigt sich,

wenn  oder Taste

gedrückt bleibt.

Sekunden: 0.1–899.9 (in 0.1s Schritten)

Minuten: 15’–899’ (in 1min Schritten)

Stunden: 15h–999h (in 1h Schritten)

3 Mit RUN/STOP starten

❖ Mit den Tasten kann die

Dosierzeit auch während des

Dosiervorganges verändert

werden. Der neu eingegebene

Sollwert wirkt sich erst bei der

nächsten Dosierung aus.

❖ Während des Dosiervorganges

können mit der MODE-Taste die

folgenden Werte abgelesen

werden:

– Drehzahl (PUMP rpm)

– Fließrate (PUMP Flow rate)

– total gefördertes Volumen

(TOTAL)

❖ Die Drehzahl und Fließrate

kann dabei mit denTasten

während des Dosiervorganges

verändert werden.

❖ Je nach Pumpenkopf und Anwendung können sehr kurze

Dosierzeiten zu nicht reproduzierbaren Dosiervolumen führen.

MODE

RUN

STOP

1

2

3

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 21

Dispensing by volume

1 Change mode to

DISP Volume

2 Use the keys for entering

the required dispensing

volume. Three display readings

are available:

Microlitre: e.g. 17.0 μl = 17.0 μ

Millilitre: e.g. 17.00 ml = 17.00

Litre: e.g. 17.0 l = 17.0L

(Display in litres from 9999 ml)

❖ For dispensing accurately

we recommend you to

calibrate the pump (see p. 22)

3 Start pump with RUN/STOP.

The pump reduces the rotation

speed shortly before the end of

the dispensing cycle providing

controllable and drop-precise

dispensing cycles

❖ The dispensing speed can be

adjusted in the modes PUMP rpm

and PUMP flow rate.

❖ With the keys the dispensing volume can also be changed

even during the dispensing

process. The newly entered set

point appears shortly in the

display taking effect, however,

only with the subsequent

dispensing step.

❖ During the dispensing process

the following values can be

retrieved with the MODE-key:

– Rotation speed (PUMP rpm)

– Flow rate (PUMP Flow rate)

– totally dispensed volume

(TOTAL)

❖ With the keys the rotation

speed and flow rate can be

changed even during the

dispensing process.

Dosage selon le volume

1 Passer avec la touche MODE

sur DISP Volume

2 Saisir le volume de dosage

souhaité avec les touchesTrois affichages sont

possibles:

Microlitres: p.e. 17.0 μl = 17.0 μ

Millilitres: p.e. 17.00 ml = 17.00

Litres: p.e. 17.0 l = 17.0L

(Affichage en litres à partir de 9999 ml)

❖ pour un dosage précis,

il est recommandé de calibrer

la pompe (voir page 22)

3 Mettre en route avec RUN/STOP

Juste avant la fin du dosage,

la pompe réduit le nombre de

tours de manière à obtenir un

dosage contrôlé et exact

❖ La vitesse de dosage peut être

réglée dans les modes PUMP rpm

ou PUMP Flow rate.

❖ Avec les touches le

volume de dosage peut également être modifié en cours de

dosage. La nouvelle valeur saisie

apparaît brièvement sur l’affichage mais il n’en sera tenu

compte que lors du prochain

dosage.

❖ Pendant la procédure de

dosage, les valeurs suivantes

peuvent être lues avec la touche

MODE.

– Nombre de tours (PUMP rpm)

– Débit (PUMP Flow rate)

– volume total refoulé

(TOTAL)

❖ Le nombre de tours et le débit

peuvent être modifiés pendant la

procédure de dosage avec les

touches .

Dosieren nach Volumen

1 Mit der MODE-Taste auf

DISP Volume

2 Mit den Tasten gewünschtes Dosiervolumen eingeben.

Drei Display-Anzeigen sind

möglich:

Mikroliter: z.B. 17.0 μl = 17.0 μ

Milliliter: z.B. 17.00 ml = 17.00

Liter: z.B. 17.0 l = 17.0L

(Anzeige in Liter ab 9999 ml)

❖ Für eine präzise Dosierung

empfehlen wir, die Pumpe zu

kalibrieren (siehe Seite 22)

3 Mit RUN/STOP starten.

Kurz vor Ende der Dosierung

verlangsamt die Pumpe die

Drehzahl, so dass eine kontrollierte, tropfengenaue Dosierung erreicht wird

❖ Die Dosiergeschwindigkeit

kann in den Betriebsarten PUMP

rpm oder PUMP Flow rate eingestellt werden.

❖ Über die Tasten kann das

Dosiervolumen auch während des

Dosiervorganges verändert

werden. Der neu eingegebene

Sollwert erscheint kurz im

Display, wirkt sich aber erst bei

der nächsten Dosierung aus.

❖ Während des Dosiervorganges

können über die MODE-Taste die

folgenden Werte abgelesen

werden:

– Drehzahl (PUMP rpm)

– Fließrate (PUMP Flow rate)

– total gefördertes Volumen

(TOTAL)

❖ Die Drehzahl und Fließrate

kann dabei mit den Tasten

während des Dosiervorganges

verändert werden.

MODE

RUN

STOP

1

2

3

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume
22 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Calibrating the volume

1 Change MODE to

DISP Volume

❖ Use thekeys for

entering the required

dispensing volume

2 Start with RUN/STOP

❖ Pump stops automatically

❖ The pump reduces the

rotation speed shortly before

the end of the dispensing

cycle providing controllable

and drop-precise dispensing

volumes

❖ Measure the dispensed

liquid by volume or weight

3 Stay in the same mode (DISP

Volume) and press the CALkey (display blinks)

4 Enter the effectively dispensed

volume with the keys

5 Save setting with CAL-key

❖ Pump is calibrated and

returns automatically to the

initially entered set point

6 Start pump with RUN/STOP

❖ Depending on the application

conditions repeated calibration

may be necessary.

Calibration du volume

1 Passer avec la touche MODE

sur DISP Volume

❖ Saisir le volume de dosage

souhaité avec les touches 

2 Mettre en route avec RUN/STOP

❖ La pompe s’arrête

automatiquement

❖ Juste avant la fin du dosage, la pompe réduit le

nombre de tours de manière à

obtenir un dosage contrôlé et

exact

❖ Déterminer le liquide dosé

selon le volume ou le poids

3 Presser sur la touche CAL dans

le même mode (DISP Volume)

(l’affichage clignote)

4 Saisir le volume effectivement

dosé avec les touches 

5 Mémoriser avec la touche CAL

❖ La pompe est calibrée et

retourne automatiquement à

la valeur préréglée

initialement

6 Mettre en route avec RUN/STOP

❖ En fonction des conditions

d’application, il peut être nécessaire de calibrer plusieurs fois.

Volumen kalibrieren

1 Mit MODE-Taste auf

DISP Volume

❖ Mit den Tasten das

Dosiervolumen eingeben

2 Mit RUN/STOP starten

❖ Pumpe stoppt automatisch

❖ Kurz vor Ende der Dosierung verlangsamt die Pumpe die Drehzahl, so dass

eine kontrollierte, tropfengenaue Dosierung erreicht

wird

❖ Dosierte Flüssigkeit nach

Volumen oder Gewicht

bestimmen

3 Im gleichen Modus (DISP

Volume) die CAL-Taste

drücken (Anzeige blinkt)

4 Mit den Tasten effektiv

dosiertes Volumen eingeben

5 Mit der CAL-Taste speichern

❖ Pumpe kalibriert sich und

kehrt automatisch auf den

ursprünglich vorgegebenen

Sollwert zurück

6 Mit RUN/STOP starten

❖ Je nach Anwendungsbedingungen kann mehrmaliges

Kalibrieren nötig sein.

RUN

STOP

MODE

CAL

CAL

3

5

1

2

4

RUN

6 STOP

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 23

MODE

1

CAL

Calibrant reset of flow rate

1 Change mode to

PUMP Flow rate

2 Press the CAL button

(displayed value blinks)

3 Press the MAX/RESET button

The flow rate is reset to the

default value (Default value

blinks).

4 Confirm with the CAL button

❖At the same time, the volume

is also reset to the default

value

Calibrant reset of volume

1 Change mode to

DISP Volume

2 Press the CAL button

(displayed value blinks)

3 Press the MAX/RESET button

The volume is reset to the

default value (Default value

blinks).

4 Confirm with the CAL button

❖At the same time, the flow

rate is also reset to the default

value

Calibration par défaut (débit)

1 Passer avec la touche MODE

sur PUMP Flow rate

2 Presser la touche CAL

(l’affichage clignote)

3 Presser la touche MAX/RESET.

Le débit est remis à la valeur

par défaut (valeur par défaut

clignote).

4 Mémoriser avec la touche CAL

❖ Le volume est également

remis à sa valeur par défaut.

Calibration par défaut (volume)

1 Passer avec la touche MODE

sur DISP Volume

2 Presser la touche CAL

(l’affichage clignote)

3 Presser la touche MAX/RESET.

Le volume est remis à la valeur

par défaut (valeur par défaut

clignote).

4 Mémoriser avec la touche CAL

❖ Le débit est également remis à

sa valeur par défaut.

Default-Kalibration Fließrate

1 Mit der MODE-Taste auf

PUMP Flow rate

2 CAL-Taste drücken

(Anzeige blinkt)

3 MAX/RESET-Taste drücken

Die Fließrate wird auf den

Standardwert zurückgesetzt

(Default-Wert blinkt).

4 Mit CAL-Taste speichern

❖Setzt gleichzeitig auch das

Volumen auf den Standardwert zurück

Default-Kalibration Volume

1 Mit der MODE-Taste auf

DISP Volume

2 CAL-Taste drücken

(Anzeige blinkt)

3 MAX/RESET-Taste drücken

Das Volumen wird auf den

Standardwert zurückgesetzt

(Default-Wert blinkt).

4 Mit CAL-Taste speichern

❖Setzt gleichzeitig auch die die

Fließrate auf den Standardwert zurück

CAL

2

3

4

MODE

1

CAL

CAL

2

3

4

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume
24 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume

Dispensing by volume

within a pre-set time

1 Change to mode

DISP Time. Enter the required

time with the keys

(0.1s – 999h)

2 Change mode to DISP

Volume. Enter the required

volume in ml with the

keys

3 Push the MODE-button

❖ Both LEDs light up

simultaneously

4 Start pump with RUN/STOP

❖ The pump dispenses the

required volume within the

pre-set time.

a Changes / Corrections

Press the Reset key

❖ For changing the

dispensing time or dispensing

volume, MODE returns directly

to DISP Time

❖ Repeat steps 1 to 3

b Error message

LEDs are blinking alternately

9999 = volume too large

time too short

1111 = volume too smal

time too long

Despite volume and time

adjustments, the LEDs keep on

blinking:

❖ change the pump-head

model in order to obtain other

flow rate

Dosage d'un volume dans un

intervalle de temps donné

1 Passer avec la touche MODE sur

DISP Time. Introduire la durée

désirée au moyen des touches

(0.1s - 999h)

2 Passer avec la touche MODE

sur DISP Volume. Introduire le

volume souhaité en ml au

moyen des touches 

3 Presser sur la touche MODE

❖ Les deux LED s’allument

simultanément

4 Mettre en route avec RUN/STOP

❖ La pompe dose désormais

le volume souhaité dans

l’intervalle de temps prescrit

a Modifications / corrections

Presser sur la touche Reset

❖ Pour changer le temps ou

le volume de dosage, la

pompe retourne directement

en mode DISP Time

❖ Répéter la saisie de 1 à 3

b Message d’erreurs

les deux LED clignotent

alternativement

9999 = volume trop grand

temps trop court

1111 = volume trop petit

temps trop long

Malgré l’adaptation du

volume ou du temps, les LED

continuent à clignoter:

❖ Changer la tête de pompe

étant donné qu’un autre débit

est nécessaire

Volumendosierung

in einer Zeiteinheit

1 Mit der MODE-Taste auf

DISP Time, mit den Tasten

gewünschte Zeit eingeben

(0.1s – 999h)

2 Mit der MODE-Taste auf

DISP Volume, mit den

Tasten gewünschtes

Volumen in ml eingeben

3 MODE-Taste drücken

❖ Beide LED's leuchten

gleichzeitig

4 Mit RUN/STOP starten

❖ Die Pumpe dosiert nun das

gewünschte Volumen innerhalb der vorgegebenen Zeit

a Änderungen / Korrekturen

Reset-Taste drücken

❖ Für Zeit- oder Volumenänderung kehrt die Pumpe direkt

in den Modus DISP Time

zurück

❖☎Eingabe von 1–3 wiederholen

b Fehlermeldung

LED's blinken wechselseitig

9999 = Volumen zu groß

Zeit zu kurz

1111 = Volumen zu klein

Zeit zu lang

Trotz Volumen- oder Zeitanpassung blinken LED’s weiter:

❖ Pumpenkopf wechseln,

da andere Fließrate notwendig

ist.

MODE

MODE

MODE

RUN

STOP

oder/or/ou

a

1

2

3

b

4

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 25

Hinweis

Einstellung Anzahl Dosieryklen

siehe Seite 27.

Please note

For entering the number of

dispensing cycles see page 27.

Remarque

Pour programmer le nombre de

cycles de dosage voir page 27.

Intermittent dispensing (by time)

Intermittent dispensing by time

with a pre-set pause time

1 Go to mode PAUSE Time

Enter the pause time

(between 0.1s and 999h)

with keys

2 Press MODE key once

❖ Both LEDs for PAUSE and

DISP Time light up

simultaneously

Enter the dispensing time

(0.1s to 999h) with keys

3 Start pump with RUN/STOP key

❖ Pump dispenses at

intervals until the RUN/STOP

button is pushed again.

❖ Active mode blinks.

❖ With the keys the dispensing time can be changed even

during the dispensing process.

The newly entered set point

appears shortly on the display

taking effect, however, only with

the subsequent dispensing cycle.

❖ During the dispensing process

the following values can be

retrieved with the MODE-key:

– rotation speed (PUMP rpm)*

– flow rate (PUMP Flow rate)*

– totally dispensed volume

(TOTAL)

*The rotation speed and flow

rate can be changed with the

keys.

Dosage par intervalles (unité de temps)

Dosage répétitif selon le temps

avec un temps de pause

prédéfini.

1 Passer avec la touche MODE

sur PAUSE Time

Introduire le temps de pause

au moyen des touches (0,1s – 999h)

2 Presser 1 fois la touche MODE

❖ les deux LED s’allument

simultanément

Introduire la durée de dosage

au moyen des touches 3 Mettre en route avec

la touche RUN/STOP

❖ La pompe dose par intervalles jusqu’à ce que la touche

RUN/STOP soit à nouveau

pressée.

❖ Le mode actif clignote.

❖ Le volume de dosage peut

également être modifié en cours

de dosage avec les touches .

La nouvelle valeur saisie apparaît

brièvement sur l’affichage mais il

n’en sera tenu compte que lors

du prochain dosage.

❖ Pendant la procédure de

dosage, les valeurs suivantes

peuvent être lues avec la touche

MODE.

– Nombre de tours (PUMP rpm)*

– Débit (PUMP Flow rate)*

– Volume total refoulé (TOTAL)

* Le nombre de tours et le débit

peuvent être modifiés pendant la

procédure de dosage avec les

touches

Intervall-Dosieren (Zeiteinheit)

Repetitives Dosieren nach Zeit

mit vorgegebener Pausenzeit

1 Mit der MODE-Taste auf

PAUSE Time

Mit den Tasten Pausenzeit eingeben (0.1s – 999h)

2 MODE-Taste 1x drücken

❖ PAUSE und DISP Time

LED's leuchten gleichzeitig

Mit den Tasten Dosierzeit

eingeben (0.1s - 999h)

3 Mit RUN/STOP-Taste starten

❖ Pumpe dosiert in Intervallen, bis wieder RUN/STOP

gedrückt wird.

❖ Aktiver Modus blinkt.

❖ Mit den Tasten kann

die Dosierzeit auch während des

Dosiervorganges verändert

werden. Der neu eingegebene

Sollwert erscheint kurz im

Display, wirkt sich aber erst bei

der nächsten Dosierung aus.

❖ Während des Dosiervorganges können über die MODETaste die folgenden Werte

abgelesen werden:

– Drehzahl (PUMP rpm)*

– Fließrate (PUMP Flow rate)*

– total gefördertes

Volumen (TOTAL)

*Die Drehzahl und Fließrate kann

mit den Tasten verändert

werden.

MODE

MODE

RUN

STOP

1

2

3

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume
26 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Intermittent dispensing (by volume)

Intermittent dispensing by

volume with a pre-set pause

time

1 Change mode to PAUSE Time

Enter pause time (between

0.1s and 999h) with the

keys

2 Press MODE-key twice

❖ Both LEDs for PAUSE and

DISP Volume light up

simultaneously

Enter the volume with

the keys

3 Start pump with the

RUN/STOP key

❖ Pump dispenses at intervals

until the RUN/STOP button is

pushed again.

❖ Active mode blinks.

❖ With the keys the dispensing volume can be changed even

during the dispensing process.

The newly entered set point

appears shortly on the display

taking effect, however, only with

the next dispensing cycle.

❖ During the dispensing process

the following values can be

retrieved with the MODE-key:

– rotation speed (PUMP rpm)*

– flow rate (PUMP Flow rate)*

– totally dispensed volume

(TOTAL)

*The rotation speed and flow

rate can be changed with the

keys.

If necessary, calibrate the volume

as indicated on page 22.

Dosage par intervalles (selon volume)

Dosage répétitif selon le

volume avec un temps de

pause prédéfini

1 Passer avec la touche MODE

sur PAUSE Time

Introduire le temps de pause

au moyen des touches (0. 1s – 999h)

2 Presser 2 fois la touche MODE

❖ les deux LED PAUSE et DISP

Volume s’allument simultanément. Introduire le volume

au moyen des touches 

3 Mettre en route avec RUN/STOP

❖ La pompe dose par

intervalles jusqu’à ce que la

touche RUN/STOP soit à

nouveau pressée.

❖ Le mode actif clignote.

❖ Le volume de dosage peut

également être modifié en cours

de dosage avec les touches .

La nouvelle valeur saisie apparaît

brièvement sur l’affichage mais il

n’en sera tenu compte que lors

du prochain dosage.

❖ Pendant la procédure de

dosage, les valeurs suivantes

peuvent être lues avec la touche

MODE:

– nombre des tours (PUMP rpm)*

– Débits (PUMP Flow rate)*

– Volume total refoulé (TOTAL)

*Le nombre de tours et le débit

peuvent être modifiés pendant la

procédure de dosage avec les

touches 

Pour un dosage précis, il est

recommandé de calibrer le

volume (voir page 22).

Intervall-Dosieren (Volumen)

Repetitives Dosieren nach

Volumen mit vorgegebener

Pausenzeit

1 Mit der MODE-Taste auf

PAUSE Time

Mit den Tasten Pausenzeit

eingeben (0.1s – 999h)

2 Die MODE-Taste 2x drücken

❖ PAUSE und DISP Volume

LED's leuchten gleichzeitig

Mit den Tasten Volumen

eingeben

3 Mit der RUN/STOP-Taste

starten

❖ Pumpe dosiert in Intervallen, bis wieder RUN/STOP

gedrückt wird

❖ Aktiver Modus blinkt.

❖ Mit den Tasten kann

das Dosiervolumen auch während

des Dosiervorganges verändert

werden. Der neu eingegebene

Sollwert erscheint kurz im

Display, wirkt sich aber erst bei

der nächsten Dosierung aus.

❖ Während des Dosiervorganges können über die MODETaste die folgenden Werte

abgelesen werden:

– Drehzahl (PUMP rpm)*

– Fließrate (PUMP Flow rate)*

– total gefördertes Volumen

(TOTAL)

*Die Drehzahl und Fließrate kann

mit den Tasten verändert

werden.

Falls nötig, das Volumen kalibrieren wie auf Seite 22 angegeben.

Hinweis

Einstellung Anzahl Dosieryklen

siehe Seite 27.

Please note

For entering the number of

dispensing cycles see page 27.

Remarque

Pour programmer le nombre de

cycles de dosage voir page 27.

MODE

MODE

RUN

STOP

1

2

3

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 27

Number of dispensing cycles

The number of dispensing

cycles can be entered when

dispensing at intervals (by time

and volume).

1 Change into one of the two

modes for dispensing at

intervals

• DISP Time/Pause, or

• DISP Volume/Pause

2 Push the CAL-key;

the number 0 for an infinite

number of dispensing cycles

blinks

❖ with the RESET-key you can

switch between 0 and the

number of repetitions last

entered

3 With the keys the number

of dispensing cycles can be

adjusted

4 Confirm with the CAL-key

5 Start dispensing at intervals

with the RUN/STOP-key

❖ During the pauses the display

shows the remaining number of

dispensing cycles.

❖ During long pauses, the

remaining interval time can be

checked with the CAL-key.

❖ At any time, the dispensing

process can be interrupted by

pushing the RUN/STOP-key; when

resuming the process, the pump

continues with the remaining

amount of dispensing cycles.

Nombre de cycles de dosage

Lors du dosage par intervalles

(selon le temps, resp. le

volume), il est possible de

définir le nombre de cycles de

dosage.

1 Avec la touche MODE,

sélectionner l'un des modes

de dosage par intervalles:

• DISP Time/Pause, ou

• DISP Volume/Pause

2 Presser la touche CAL;

Le nombre 0 clignote pour un

nombre illimité de cycles de

dosage

❖ Passer de 0 au dernier

nombre de répétitions

enregistré au moyen de la

touche RESET.

3 Régler à nouveau le nombre de

cycles de dosage avec les

touches 

4 Confirmer avec la touche CAL

5 Lancer le dosage par intervalles

avec la touche RUN/STOP.

❖ Pendant les pauses, l’affichage

indique le nombre de dosages

devant encore être effectués.

❖ Pendant de longues pauses,

le temps de pause restant peut

être contrôlé avec la touche CAL.

❖ Le dosage par intervalles peut

être interrompu en tout temps

avec la touche RUN/STOP; lors de

la reprise du processus, la pompe

continue avec le nombre restant

de cycles.

Anzahl Dosierzyklen

Beim Dosieren in Intervallen

(nach Zeit bzw. Volumen) kann

die Anzahl Dosierzyklen vorgegeben werden.

1 Mit der MODE-Taste in den

Intervall-Modus

• DISP Time/Pause, oder

• DISP Volume/Pause

wechseln.

2 Die CAL-Taste drücken;

die Anzahl 0 für unendlich

viele Dosierzyklen blinkt

❖ mit der RESET-Taste kann

zwischen 0 und der zuletzt

gespeicherten Anzahl

Wiederholungen hin und her

gewechselt werden

3 Mit den Tasten die Anzahl

Dosierzyklen neu einstellen

4 Mit der CAL-Taste bestätigen

5 Mit der RUN/STOP-Taste

Intervall-Dosierung starten

❖ Während den Pausen zeigt das

Display die noch verbleibende

Anzahl Dosierungen an.

❖ Bei langen Pausen kann

mittels CAL-Taste die

verbleibende Pausenzeit

abgefragt werden.

❖ Die Intervall-Dosierung kann

mittels RUN/STOP-Taste jederzeit

unterbrochen werden; bei Neustart wird mit der verbleibenden

Zahl Dosierzyklen weitergefahren.

MODE

RUN

STOP

CAL

CAL

1

2

3

4

5

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume

rpm

Time

Time

PUMP

DISP

PAUSE

TOTAL

PROGRAM

Flow rate

Volume
28 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Dispensing via valve

In order to prevent a syphoning

effect (liquid flows back to the

reservoir) at the moment the

pump is stopped, we recommend

the use of our MCP-Z Standard

valve.

This valve can be used for all

operating functions which are

controllable by the RUN/STOP key.

You can hook up the valve on the

right side of the pump and connect it to the corresponding

interface (Valves) on the rear

panel of the MCP-Z.

When the valve is connected, it

automatically opens and closes

when the pump is started and

stopped.

Start/Stop can also be triggered

by an external trigger device,

such as

– hand dispenser (1 channel)

(ISM751 and ISM751A resp.)

or

– foot switch (ISM016)

(Both are connected to the

»SWITCH« socket)

For further details about the

accessories refer to pages 47–48.

Dosage avec une électrovanne

Lorsqu’il s’agit d’éviter un retour

du liquide à pomper (effet de

siphon), il est possible de pomper

et de doser avec l'électrovanne

MCP-Z Standard.

Tous les modes d’exploitation de

l'MCP-Z Standard qui peuvent

être lancés avec la touche RUN/

STOP sont à disposition.

L'électrovanne est raccordée par

l’intermédiaire de l'interface

spécifique (Valves) sur l'arrière de

l'MCP-Z Standard et est fixée sur

la paroi latérale du moteur.

Dès que l'électrovanne est

raccordée, elle s’ouvre et se

referme simultanément avec le

fonctionnement de la pompe.

La fonction start/stop peut également être lancée par le biais d’un

contacteur externe, comme par

exemple:

– poignée de distribution à

1 canal (ISM751 resp.

ISM751A)

ou

– pédale de commande

(ISM016)

Vous trouverez de plus amples

indications relatives aux

accessoires aux pages 47–48.

Mit einem Ventil dosieren

Um einen möglichen Syphoneffekt (Rücklaufen des Mediums)

beim Anhalten der Pumpe zu verhindern, kann mit dem MCP-Z

Standard Ventil gepumpt und

dosiert werden.

Es stehen alle MCP-Z Standard

Betriebsfunktionen zur

Verfügung, die mit der Taste

RUN/STOP gestartet werden

können.

Das Ventil wird über eine separate Schnittstelle (Valves) auf der

Rückseite der MCP-Z Standard

angeschlossen und an der Seite

des Antriebs eingehängt.

Sobald das Ventil angeschlossen

ist, öffnet und schließt es simultan mit dem Betrieb der Pumpe.

Die Funktion Start/Stopp kann

auch über einen externen Impulsgeber ausgelöst werden, wie z.B.

– Dosierhandgriff mit 1 Kanal

(ISM751 bzw. ISM751A)

oder

– Fußschalter (ISM016)

(Beide werden an der Buchse

»SWITCH« angeschlossen.

Weitere Angaben zum Zubehör

finden Sie auf Seite 47–48.

RUN

STOP

MCP-Z-Ventil

IS2047
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 29

Dispensing via valve

Mounting the valve

– On the right side of the

MCP-Z Standard there are two

holes for connecting the valve.

– Fix the valve plate by inserting

the two screws into the holes.

Press plate gently against the

drive casing and push it right to

the bottom of the hook hole.

 Do not press on the valve.

– Connect the interface cable to

the »Valves« socket on the

rear panel of the MCP-Z

Standard pump.

– Insert the tube into the vlave

as shown on the left.

 If using a new tubing, its

hardness, diameter and wall

thickness must correspond with

the originally supplied tubing:

Silicone tubing

3.2 mm i.d. and 1.6 mm wall,

Order No. MF0037

Dosage avec une électrovanne

Installation de l'électrovanne

– Des ouvertures spéciales pour

la fixation du plateau de

l'lélectrovanne sont disposées

sur le côté latéral de l'MCP-Z

Standard.

– Introduire les deux vis du

plateau de l’électrovanne dans

les ouvertures, presser le

plateau contre le moteur et le

pousser simultanément vers le

bas.

 Ne pas appuyer sur

l'électrovanne.

– Raccorder le câble d’interface

à l'arrière de l'MCP-Z

Standard, là où se trouve la

dénomination «Valves»

– Insérer le tube dans

l'électrovanne comme indiqué

dans la figure ci-contre.

 Lorsqu’un nouveau tube est

utilisé, son diamètre, sa dureté

ainsi que l’épaisseur de sa paroi

doit correspondre à celui livré

d’origine:

Tube en silicone

3.2 mm Ø int. et 1.6 mm EP,

No de commande MF0037

Mit einem Ventil dosieren

Montage des Ventils

– An der Seite der MCP-Z Standard sind spezielle Öffnungen

für die Aufnahme der Ventilplatte.

– Schrauben an der Rückseite der

Ventilplatte in obere Öffnung

einführen, gegen Antriebsgehäuse pressen und gleichzeitig

nach unten schieben.

 Nicht am Ventil drücken.

– Schnittstellenkabel auf der

Rückseite der MCP-Z Standard

bei der Bezeichnung »Valves«

anschließen.

– Den Schlauch wie links abgebildet ins Ventil einführen.

 Es darf nur ein Schlauch

verwendet werden, der in Härte,

Durchmesser und Wandstärke

dem mitgelieferten entspricht:

Silikonschlauch

3.2 mm i.Ø und 1.6 mm WS,

Bestell-Nr. MF0037

Schlauch nur im unteren

Kanal einführen

Tubing must be inserted in

lower channel

Introduire le tube dans

le canal inférieur.

❖
30 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Pumping against pressure

The max. differential pressure

depends on the mounted pumphead model (see page 44).

Pump-head with bypass

Some gear pump-head models

have an internal fluid bypass.

With the adjusting screw the

required differential pressure can

be limited to a value between 0.7

bar and the maximum permitted

differential pressure of the pumphead used.

Before switching the pump off

 If no non-return valve is

mounted on the discharge side of

the pump, a siphoning may occur

at the moment the pump drive is

stopped!

(See page 28–29)

If the pump will not be used for

some time, it is strongly

recommended to thoroughly

rinse the pump-head with water.

Pompage contre pression

La pression différentielle

maximale dépend du modèle de

tête de pompe utilisé (voir page

44).

Tête de pompe avec bypass

Certains modèles de têtes de

pompe ont un bypass interne

pour liquides.

Au moyen d’une vis de réglage, il

est possible de limiter une

pression différentielle souhaitée à

une valeur entre 0.7 bar et la

pression différentielle maximale

autorisée de la tête de pompe.

Avant d‘éteindre la pompe

 Lorsque l’on éteint la pompe,

il est possible que le liquide

pompé reflue si le côté de sortie

n’est pas équipé d’une vanne

anti-retour!

(cf page 28-29)

Si la pompe n’est pas utilisée

pendant un certain temps, il est

vivement recommandé de rincer

abondamment la tête de pompe

avec de l’eau.

Pumpen gegen Druck

Der max. Differenzdruck hängt

vom Modell des verwendeten

Zahnrad-Pumpenkopfes ab (siehe

Seite 44).

Pumpenkopf mit Bypass

Einige Pumpenkopf-Modelle verfügen über einen internen Flüssigkeits-Bypass.

Über die Justierschraube kann ein

gewünschter Differenzdruck auf

einen Wert zwischen 0.7 bar und

dem max. erlaubten Differenzdruck des eingesetzten Pumpenkopfes limitiert werden.

Ausschalten der Pumpe

 Beim Anhalten des Pumpenantriebes ist ein Rücklaufen der

Flüssigkeit möglich, falls auf der

Auslass-Seite kein Rückschlagventil montiert ist!

(Siehe auch Seite 28–29)

Wird die Pumpe über längere Zeit

nicht eingesetzt, empfiehlt es

sich unbedingt, den Pumpenkopf

mit Wasser gründlich zu spülen.

BypassJustierschraube

Adjusting screw

Vis de réglage

Pumpenkopf-Modelle mit Bypass:

Pump-head models with bypass:

Têtes de pompe avec bypass:

120, 121, 122, 130, 200, 201
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 31

Overcurrent protector

The drive MCP-Z Standard

features an overload protector.

When an overload condition

occurs, it is indicated in the

display by the letters 'OL' and

the pump is stopped.

OL S = Speed set-point

cannot be reached

OL I = Current Overload

Whenever this situation occurs,

the pump must be switched off

immediately. Before the pump is

re-started, it is most important to

check the reason for the overload

(eg. too high differential

pressure, etc.).

❖ Only when the cause of the

overload has been detected and

the failure corrected accordingly

may the pump be started again.

Protection de surcharge

La pompe MCP-Z Standard

possède une protection de

surcharge. Un état illégal est

indiqué sur l’écran par l’affichage

des lettres 'OL' (pour 'Overload').

OL S = Le nombre de tours prévu

ne peut être atteint.

OL I = Surcharge de tension

Dans une telle situation, la

pompe doit étre immédiatement

déclenchée. Avant d’enclencher à

nouveau la pompe, il est

indispensable de contrôler ce qui

a pu provoquer la surcharge (p.

ex. pression différentielle trop

élevée, etc.).

❖ La pompe ne doit être remise

en marche qu'après l'identification de la cause de la surcharge

et la réparation correspondante

du défaut.

Überlastschutz

Der Antrieb MCP-Z Standard

verfügt über eine ÜberlastSicherung. Eine Überlastung wird

im Display durch die Buchstaben

'OL' (für 'Overload') angezeigt,

und die Pumpe stoppt.

OL S = Soll-Drehzahl kann nicht

erreicht werden

OL I = Strom Überlast

In einer solchen Situation ist die

Pumpe sofort mit dem Netzschalter auszuschalten. Bevor die

Pumpe wieder gestartet wird, ist

unbedingt zu prüfen, was die

Überlastung der Pumpe verursacht hat (z.B. zu hoher Differenzdruck, etc.).

❖ Erst nachdem die Ursache für

die Überlast behoben worden ist,

darf die Pumpe neu gestartet

werden.
32 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Analog interface

Pin 1, GND (ground)

Reference potential for all other

inputs

Pin 2, local / remote

For changing between manual

control and analog interface. For

activating the analog interface,

pin 2 must be connected with pin

1 (GND).

Pin 3, stop / run

In remote operation (pin 2 to

GND) the pump starts when

connected to pin 1 (GND)

Pin 5, speed IN

For external speed control

(0–5V, 0–10V, 0–20mA, 4–20mA)

Alternatives by means of DIP

switches inside the pump (see

page 34)

Pin 7, +36VDC

About +36 VDC are available

(max. current 1A).

Interface analogique

Pin 1, GND (masse)

Potentiel de référence pour

toutes les autres entrées

Pin 2, local / remote

Pour commuter du service

manuel à l’interface analogique.

Pour activer l'interface analogique, le pin 2 doit être connecté

au pin 1 (GND).

Pin 3, stop / run

En exploitation à distance (pin 2

sur GND), la pompe se met en

route dès qu’elle est connectée

au pin 1 (GND)

Pin 5, speed IN

Pour la commande externe du

nombre de tours (0–5V, 0–10V,

0–20mA, 4–20mA). Possibilité de

sélection avec le DIP-switch à

l’intérieur de l’appareil (v.p. 34)

Pin 7, +36VDC

Environ +36 VDC sont à disposition (courant maximal 1A)

Analogschnittstelle

Pin 1, GND (Masse)

Bezugspotential für alle anderen

Eingänge.

Pin 2, local / remote

Für Umschaltung zwischen

manueller Bedienung und der

Analogschnittstelle. Zur Aktivierung der Analog-Schnittstelle

muss Pin 2 mit Pin 1 (GND)

verbunden werden.

Pin 3, stop / run

Im Remote-Betrieb (Pin 2 auf

GND) startet die Pumpe bei

Verbindung mit Pin 1 (GND)

Pin 5, speed IN

Für externe Drehzahlsteuerung

(0–5V, 0–10V, 0–20mA, 4–20mA)

Wahlmöglichkeit mittels DIPSwitch im Geräteinnern (siehe

Seite 34)

Pin 7, +36VDC

Es stehen ca. +36 VDC zur

Verfügung (max. Strom 1A).

Digitale Eingänge (TTL-Pegel)

Digital inputs (TTL-level)

Entrées numériques (niveau TTL)

Pin 2, local / remote

Pin 3, stop / run

Pin 13, speed IN

Analoge Eingänge

Analog inputs

Entrées analogiques

Pin 5, speed IN

0–5 VDC / 0–10 VDC

0–20 mA / 4–20 mA

Analog-Ausgang

Analog output

Sortie analogique

Pin 9, motor speed

0–10 VDC / 0–12 kHz
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 33

Analog interface

Pin 9, motor speed

The default setting is 0–10 VDC,

proportionally to the motor

speed 60–6000 rpm.

Alternatively a frequency range

from 0–12 kHz is available.

Alternatives with sliding switch

S2 inside the pump (see page 34)

Pin 10, +5 VDC

About +5 VDC are available.

(max. current 0.5 A)

Pin 13, speed pin 5 internal

Depending on how the pump is

operated, pin 13 has different

functions:

Analog interface not activated

(Normal operation, i.e. pin 2 is

open) Pin 13 serves as autostart function.

If pin 13 is connected to pin 1

(GND), the pump can be started

and stopped directly from

 the power supply (the power

switch must be on).

Analog interface activated

(Pin 2 on GND)

– Pin 13 open:

The rotation speed is adjusted

via pin 5 (speed IN).

– Pin 13 on GND:

The rotation speed can be

adjusted by the speed selector

on the control panel of the

pump.

Interface analogique

Pin 9, motor speed

Le réglage d’usine par défaut est

0–10 VDC, proportionnel au

nombre de tours du moteur

60–6000 t/min. Une zone de

fréquence de 0–12 kHz est à

disposition en alternative.

Possibilité de sélection au moyen

d’un interrupteur coulissant S2 à

l’intérieur de l’appareil (cf p. 34).

Pin 10, +5 VDC

Environ +5 VDC sont à disposition

(courant maximal 0.5 A)

Pin 13, speed pin 5 internal

Le pin 13 possède des fonctions

différentes en fonction du mode

d’opération:

Interface analogique non activée

(Mode d’opération normal,

c.-à-d. pin 2 ouvert) Le pin 13

a la fonction „auto-start“.

Si le pin 13 est connecté au pin 1

(GND), la pompe peut être mise

en route ou arrêtée directement

par l’alimentation électrique

(l’interrupteur principal doit être

sur ON).

Interface analogique activée

(Pin 2 sur GND)

– Pin 13 ouvert: La vitesse de

rotation doit être ajustée par

le pin 5 (speed IN).

– Pin 13 sur GND: La vitesse de

rotation peut être ajustée par

le sélecteur de vitesse sur le

tableau de commande de la

pompe.

Analogschnittstelle

Pin 9, motor speed

Die werkseitige Einstellung ist

0–10 VDC, proportional zur

Motordrehzahl 0–6000 min–1.

Alternativ steht ein Frequenzbereich von 0–12 kHz zur

Verfügung. Wahlmöglichkeit

mittels Schiebeschalter S2 im

Geräteinnern (siehe Seite 34)

Pin 10, +5 VDC

Es stehen ca. +5 VDC zur

Verfügung. (max. Strom 0.5 A)

Pin 13, speed pin 5 internal

Abhängig von der Betriebsart hat

Pin 13 unterschiedliche

Funktionen:

Analogschnittstelle nicht aktiviert

(Normalbetrieb, d.h. Pin 2 offen)

Hier dient Pin 13 als Autostartfunktion. Ist Pin 13 mit Pin 1

(GND) verbunden, kann die

Pumpe direkt über die Netzspannung gestartet bzw. angehalten

werden (Netzschalter muss

eingeschaltet sein).

Analogschnittstelle aktiviert

(Pin 2 auf GND)

– Pin 13 offen:

Die Drehzahl wird über Pin 5

(speed IN) vorgegeben.

– Pin 13 auf GND

Die Drehzahl kann am

Bedienungspanel der Pumpe

eingestellt werden.

Digitale Eingänge (TTL-Pegel)

Digital inputs (TTL-level)

Entrées numériques (niveau TTL)

Pin 2, local / remote

Pin 3, stop / run

Pin 13, speed IN

Analoge Eingänge

Analog inputs

Entrées analogiques

Pin 5, speed IN

0–5 VDC / 0–10 VDC

0–20 mA / 4–20 mA

Analog-Ausgang

Analog output

Sortie analogique

Pin 9, motor speed

0–10 VDC / 0–12 kHz
34 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Settings of switch S1

Operation via foot-switch

With DIP switch 5 the user can

switch between two possibilities:

- »FS toggle« (On/Off)

- »FS direct«

(On = as long as pressure is

maintained on the footswitch)

Sliding switch S2

This switch affects Pin 9,

motor speed

Position A: 0–10 VDC (Standard)

Position B: 0–12 kHz

❖ Make sure that the pump is

disconnected from the mains

supply.

Réglages du switch S1

Exploitation par le biais de la

pédale de commande

Avec le DIP switch 5, l’utilisateur

peut choisir entre deux

possibilités:

- »FS toggle« (On/Off)

- »FS direct«

(on = aussi longtemps que l’interrupteur au pied reste enfoncé)

Switch coulissant S2

Cet interrupteur influence

le pin 9, motor speed

Position A: 0–10 VDC (standard)

Position B: 0–12 kHz

❖ Assurez-vous que la pompe

soit déconnectée du réseau

Einstellungen Schalter S1

Fußschalter-Betrieb

Mit DIP-Switch 5 kann zwischen

zwei Möglichkeiten gewählt

werden:

- »FS toggle« (Ein/Aus)

- »FS direct«

(Ein = solange Fußschalter

gedrückt bleibt)

Schiebeschalter S2

Dieser Schalter beeinflusst Pin 9,

motor speed

Stellung A: 0–10 VDC (Standard)

Stellung B: 0–12 kHz

❖ Vergewissern Sie sich, dass

die Pumpe vom Netz getrennt

ist.

 Hinweis

Das Gerät darf nur von einer

Fachkraft geöffnet werden!

Spannungsführende Teile im

Innern des Gerätes können auch

längere Zeit nach Ziehen des

Netzsteckers noch unter Spannung

stehen.

 Please note

The instrument should only be

opened by a qualified technician!

Capacitors inside the pump may

still be charged even though the

mains plug has been disconnected

some time ago.

 Remarque

Cet appareil doit être ouvert par

un spécialiste uniquement!

Des pièces conductrices peuvent

encore être sous tension très

longtemps après que le câble ait

été débranché de la prise.

S2 S1

Pin 9 Ausgang

Output/Sortie

A = 0–10 VDC (Standard)

B =0–12 kHz

A

B

DIP-Switch

Eingang

Input/Entrée

* Default-Einstellung * Default setting * Valeurs par défaut

❖

4/SAT

1.6 AF

Pins DIP-Switch 1 DIP-Switch 2 DIP-Switch 3 DIP-Switch 4 DIP-Switch 5 DIP-Switch 6

Pin 3

(Foot switch)

FS toggle OFF*

FS direct ON

Pin 5

speed IN

0–5V OFF* OFF* OFF*

0–10V OFF OFF ON

0–20mA OFF ON OFF

4–20mA ON ON OFF

Baud Rate

RS232

9600 Bd OFF*

1200 Bd ON
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 35

 Hinweis

Der Antrieb MCP-Z Standard hat

beim Einschalten eine Verzögerung

von 3 Sekunden, bis die serielle

Schnittstelle zuverläßig anspricht.

 Please note

When switching on the MCP-Z

Standard drive, the serial interface

will only respond after a delay of 3

seconds.

 Remarque

Le moteur MCP-Z Standard a un

retard de 3 secondes lors de la mise

en route jusqu’à ce que l’interface

sérielle fonctionne de manière

fiable.

Serial interface

RS232 IN (female)

A 9-pin D-socket is available on

the rear panel of the pump.

Setting the pump address

Each command string begins

with the pump address (1–8).

It is factory-set at 1 and can be

changed with @.

The address will be stored

permanently (even after the

pump has been switched off).

The assignment of the address

enables the user to control up to

8 Ismatec® drives via one

interface.

Structure of the commands

The address is followed by a

character. Some commands have

an additional parameter which

always consists of 4 or 5 figures.

The command string is completed by a carriage return

(ASCII 13). The pump confirms

most of the commands with an

asterix *. Yes/No inquiries are

answered by + (yes) or – (no).

Multi-digit replies are concluded

by (cr) ASCII 13 and (lf) ASCII 10.

Incorrect command strings are

answered by #.

Numerical values are confirmed

as 3 to 5-digit figures. Four of the

five digits are numerals, one digit

is either a decimal point or a

preceding blank space.

Interface sérielle

RS232 IN (entrée femelle)

Le raccordement se fait par le

biais d’une douille D à 9 pôles

(femelle).

Adressage

Chaque commande commence

avec l’adresse de pompe 1–8. Elle

est réglée par défaut sur 1 et

peut être modifiée avec @.

L’adresse est enregistrée de

manière permanente (c’est-à-dire

également après la mise hors

service du moteur). L’adressage

permet la commande de plusieurs moteurs Ismatec® par le

biais d’une seule et même

interface RS232.

Structure des commandes

Un signe suit l’adresse en tant que

commande. Certaines commandes

ont en outre un paramètre comportant toujours 4, respectivement

5 chiffres.

La commande se termine par

un retour à la ligne (ASCII 13). La

pompe quittance la plupart des

commandes avec une étoile *.

Elle répond aux questions oui/

non avec + (oui) ou - (non).

La pompe termine les réponses

multipositions avec (cr) ASCII 13

et (If) ASCII 10.

Les séquences de signes erronées sont quittancées avec un #.

La pompe renvoie les valeurs

chiffrées sous forme de nombre

de trois à cinq positions. Quatre

de ces cinq positions sont des

chiffres, une position étant soit

un point décimal, soit un blanc

en première position.

Serielle Schnittstelle

RS232 IN (Eingang, weiblich)

Der Anschluss erfolgt über eine

9-polige D-Buchse.

Adressierung

Jeder Befehl beginnt mit der

Pumpenadresse (1–8). Sie ist

werkseitig auf 1 eingestellt und

kann mit @ verändert werden.

Die Adresse wird permanent

gespeichert (d.h. auch nach

Ausschalten des Antriebs).

Die Adressierung ermöglicht die

Ansteuerung von bis zu 8

Ismatec®-Pumpen mit einer

RS232-Schnittstelle.

Aufbau der Befehle

Nach der Adresse folgt ein Zeichen

als Befehl. Manche Befehle haben

zusätzlich einen Parameter, der aus

4 bzw. 5 Ziffern besteht.

Der Befehl wird mit einem carriage

return (ASCII 13) abgeschlossen.

Die meisten Befehle quittiert die

Pumpe mit einem Stern *. Ja/NeinAbfragen beantwortet sie mit + (ja)

oder – (nein).

Mehrstellige Antworten beschließt

die Pumpe mit (cr) ASCII 13 und

(lf) ASCII 10.

Fehlerhafte Zeichensequenzen

quittiert sie mit einem #.

Zahlenwerte gibt die Pumpe als

drei- bis fünfstellige Zahl zurück.

Vier dieser fünf Stellen sind

Ziffern, eine Stelle ist entweder

ein Dezimalpunkt oder eine führende Leerstelle.

Kommunikationsparameter

Communication parameters

Paramètres de communication

Standardeinstellung

Default setting

Réglage standard

9600 baud, 8 bit,

1 stopbit, no parity

(DIP Switch 1 off)

Alternative

1200 baud, 8 bit,

1 stopbit, no parity

(DIP Switch 1 on)

RxD

Empfangsdaten

Received Data

Données reçues

GND

Betriebserde

Signal Ground

Prise de terre

du système

TxD

Sendedaten

Transmitted Data

Données

envoyées
36 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Serielle Schnittstelle / Serial interface / Interface sérielle

Befehl Funktion / Beschreibung Beispiel Antwort Command Function / Description Example Response Commande Fonction / Description Exemple Réponse

Allgemeine Informationen

General information / Informations générales

Jeder Befehl muss mit der Pumpenadresse (1..8) beginnen (werkseitig auf 1 programmiert) 1xxxx13

Each command string must begin with the pump address (1..8), (factory-set to 1)

Insérer l’adresse de la pompe (1..8) avant chaque commande (programmé par défaut avec 1)

@ Jeder kaskadierten Pumpe muss eine individuelle Adresse (1..8) zugeteilt werden @313 *

Each cascaded pump must be allocated an individual address (1..8)

Une adresse individuelle doit avoir été attribuée à chaque pompe disposée en cascade (1.8)

Jeder Befehl muss mit dem Zeichen ASCII 13 (carriage return) abgeschlossen werden 1xxxx13

Each command string must be completed with the character ASCII 13 (carriage return)

Chaque commande doit se terminer avec le caractère ASCII 13 (retour à la ligne)

Befindet sich die Pumpe im Overload-Zustand, quittiert sie jeden Befehl mit #

If the pump is in the state of overload, each command is responded with #

Si la pompe est surchargée, elle répond à chaque commande avec #

- Overload zurücksetzen 1-13 *

Reset overload

Remise à zéro de la surcharge

Antrieb steuern

Controlling the drive / Commande du moteur

H MCP-Z Standard starten (Antwort (-) unter Befehl G, wenn Fehleranzeige) 1H13 * (–)

Start MCP-Z Standard (Response (-) under command G, in case of error message)

Lancer MCP-Z Standard (réponse (-) sous commande G en cas de message d’erreur)

I MCP-Z Standard stoppen 1I13 *

Stop MCP-Z Standard

Arrêt de MCP-Z Standard

A Bedienfeld in manuellen Betrieb setzen 1A13 *

Switch control panel to manual operation

Commuter le tableau de commande en mode manuel

B Bedienfeld inaktiv setzen (Eingabe über Tasten nicht mehr möglich) 1B13 *

Set control panel inactive (input via control keys is not possible)

Commuter le tableau de commande en mode inactif (saisie impossible par le biais des touches)

Pumpensoftware Version

Pump software version

Version du logiciel de la pompe

4.00 Zeichenerklärungen / Key to the symbols / Explications des signes

* Eingabe richtig/Correct input/Saisie correcte

# Eingabe falsch/Incorrect input/Saisie erronée

_ _ _ _ Ziffern zwischen 0–9/Numerals between 0–9/Chiffres entre 0–9

10 ASCII 10 Zeilenschaltung/Line feed/Nouvelle ligne

13 ASCII 13 (carriage return) Befehl abschließen

Conclude command string/Fin de commande
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 37

Serielle Schnittstelle / Serial interface / Interface sérielle

Befehl Funktion / Beschreibung Beispiel Antwort Command Function / Description Example Response Commande Fonction / Description Exemple Réponse

D_ _ _ _ _ Zahlen für Bedienfeld schreiben (nur bei inaktivem Bedienfeld sichtbar, siehe Befehl B) 1D-12.313 *

Writing numbers for control panel (only visible if control panel is inactive, see command B) 1D12.3413

Ecrire les chiffres pour le panneau de commande (visible uniquement lorsque le panneau est inactif, voir commande B)

DA_ _ _ _ Buchstaben (Text) für Bedienfeld schreiben 1DAHELP13 *

Writing letters (text) for control panel 1DASTOP13

Ecrire les lettres (texte) pour le panneau de commande 1DA----13

Betriebsmodi anwählen

Selecting the operating modes

Sélection des modes d’exploitation

L MODE »PUMP rpm« 1L13 *

M MODE »PUMP Flow rate« 1M13 *

N MODE »DISP Time« 1N13 *

O MODE »DISP Volume« 1O13 *

P MODE »DISP Time + PAUSE Time« 1P13 *

Q MODE »DISP Volume + PAUSE Time« 1Q13 *

G MODE »Volumendosierung in einer Zeiteinheit« 1G13 *

Fehleranzeige 1111 (Vol. zu klein - Zeit zu lang) –

Fehleranzeige 9999 (Vol. zu groß - Zeit zu kurz) +

MODE »volume dependent dispensing within a period« 1G13 *

Error indication 1111 (volume too small - time too long) –

Error indication 9999 (volume too large - time too short) +

MODE »Dosage d'un volume dans un intervalle de temps« 1G13 *

Message d’erreur 1111 (volume trop petit - temps trop long) –

Message d’erreur 9999 (volume trop grand - temps trop court) +

R MODE »TOTAL« 1R13 *

F MODE »PROGRAM« 1F13 *

;_ _ _ _ Auf Programm 1–4 umschalten 1;000313 *

Changing to program 1–4

Passer au programme 1–4

Parameter abfragen und eingeben

Inquiring and setting parameters

Interrogation et saisie des paramètres

E Abfrage: Pumpe im aktuellen MODE aktiv/inaktiv 1E13 + oder/or/ou –

Inquiry: Pump in current mode active/inactive

Interrogation: Pompe en MODE actuel actif/inactif

# Abfrage: Pumpentyp/Software-Version/Kopf-ID-Nr. 1#13 MCP 700 7851310

Inquiry: Pump type/Software version/ID No. of Head

Interrogation: Type de pompe/version du logiciel/no. id. tête

( Abfrage: Software-Version 1(13 07001310

Inquiry: Software version

Interrogation: Version du logiciel

) Abfrage: Pumpenkopf Identifikationsnummer 1)13 7851310

Inquiry: Pump-head identification number

Interrogation: Numéro d’identification de la tête de pompe

)_ _ _ _ Eingabe: Pumpenkopf Identifikationsnummer 1)078513 *

Input: Pump-head identification number

Saisie: Numéro d’identification de la tête de pompe
38 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Serielle Schnittstelle / Serial interface / Interface sérielle

Befehl Funktion / Beschreibung Beispiel Antwort Command Function / Description Example Response Commande Fonction / Description Exemple Réponse

S Abfrage: Drehzahl 1S13 60001310

Inquiry: Speed

Interrogation: Nombre de tours

S_ _ _ _ _ Eingabe: Drehzahl (00060–06000 min–1) für155.5 min–1 = 1S0155513 *

Input: Speed (00060–06000 rpm) for155.5 rpm = 1S0155513 *

Saisie: Nombre de tours (00060–06000 t/min) pour155.5 t/min = 1S0155513 *

? Abfrage: Default Fließrate ml/min (bei max. Drehzahl = 6000 min–1) 1?13 239.1 ml/min1310

des programmierten Pumpenkopfes und Schlauches

Inquiry: Default flow rate of the programmed pump-head and tubing

in ml/min (at max. speed = 6000 rpm)

Interrogation: Débit par défaut ml/min (à vitesse max. = 6000 t/min.)

de la tête de pompe et du tube programmés

! Abfrage: Kalibrierte Fließrate ml/min (bei max. Drehzahl = 6000 min–1) 1!13 250.3 ml/min1310

Inquiry: Calibrated flow rate in ml/min (at max. speed = 6000 rpm)

Interrogation: Débit calibré ml/min (à vitesse max. = 6000 t/min.)

!_ _ _ _ Eingabe: Kalibrierte Fließrate ml/min (bei max. Drehzahl = 6000 min–1) 1!250313 *

(Die Kommaposition hängt vom programmierten Pumpenkopf und Schlauch ab)

Input: Calibrated flow rate in ml/min (at max. speed = 6000 rpm) (The position of the

decimal point depends on the programmed pump-head and tubing)

Saisie: Débit calibré ml/min (à vitesse max. = 6000 t/min.) (La position du point décimal

dépend de la tête de pompe et du tube programmés)

[ Abfrage: Anzahl Stellen nach dem Komma (bei max. Fließrate) 1[13 21310

Inquiry: Number of digits after the decimal point (at max.flow rate)

Interrogation: Nombre de décimales après le point décimal (au débit maximal)

V Abfrage: Dosierzeit 1/10 Sek. 1V13 451310

Inquiry: Dispensing time 1/10 sec.

Interrogation: Temps de dosage 1

/10 sec.

V_ _ _ _ Eingabe: Dosierzeit in 1/10 Sek. (0000–9999) 1V600013 *

Input: Dispensing time in 1/10 sec. (0000–9999)

Saisie: Temps de dosage en 1/10 sec. (0000–9999)

VM_ _ _ Eingabe: Dosierzeit in Minuten (000–999) 1VM03013 *

Input: Dispensing time in minutes (000–999)

Saisie: Temps de dosage en minutes (000–999)

VH_ _ _ Eingabe: Dosierzeit in Stunden (000–999) 1VH02413 *

Input: Dispensing time in hours (000–999)

Saisie: Temps de dosage en heures (000–999)
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 39

Serielle Schnittstelle / Serial interface / Interface sérielle

Befehl Funktion / Beschreibung Beispiel Antwort Command Function / Description Example Response Commande Fonction / Description Exemple Réponse

[_ _ _ _ _ Eingabe: Dosiervolumen in ml für »MODE DISP Volume« 1[0250013 *

(Anzahl Stellen nach dem Komma richten sich nach dem Pumpenkopf

Input: Dispensing volume in ml for »MODE DISP Volume«

(The position of the decimal point depends on the pump-head)

Saisie: Volume de dosage en ml pour »MODE DISP Volume«

(La position du point décimal dépend de la tête de pompe)

T Abfrage: Pausenzeit (Antwort in 1/10 Sek.) 1T13 201310

Inquiry: Pause time (Reply in 1/10 sec.)

Interrogation: Temps de pause (réponse en 1/10 sec.)

T_ _ _ _ Eingabe: Pausenzeit in 1/10 Sek. (0000– 9999) 1T003013 *

Input: Pause time in 1/10 sec. (0000– 9999)

Saisie: Temps de pause en 1/10 sec. (0000-9999))

TM _ _ _ Eingabe: Pausenzeit in Minuten (000–999) 1TM04513 *

Input: Pause time in minutes (000–999)

Saisie: Temps de pause en minutes (000-999)

TH _ _ _ Eingabe: Pausenzeit in Stunden (000–999) 1TH02413 *

Input: Pause time in hours (000–999)

Saisie: Temps de pause en heures (000–999)

" Abfrage: Anzahl Dosierzyklen 1’’13 01310

Inquiry: Number of dispensing cycles

Interrogation: Nombre de cycles de dosages

" _ _ _ _ Eingabe: Anzahl Dosierzyklen (0–9999) 1’’001213 *

Input: Number of dispensing cycles (0–9999)

Saisie: Nombre de cycles de dosages (0–9999)

: Abfrage: Gefördertes Total-Volumen (in μl, ml oder Liter) 1:13 4.983 ml1310

Inquiry: Totally delivered volume (in μl, ml or litres)

Interrogation: Volume total refoulé (en μl, ml ou litres)

W Eingabe: Gefördertes Total-Volumen (»TOTAL«) auf 0 setzen 1W13 *

Input: Reset totally delivered volume (»TOTAL«) to 0

Saisie: Remise à zéro du volume total refoulé (TOTAL)

* Eingabe: Anwendungsparameter unter aktuellem Programm (1–4) speichern 1*13 *

Input: Store application parameters in currently used program (1–4)

Saisie: Mémoriser les paramètres d’application dans le programme actuel (1–4)

0 Eingabe: Default-Werte für aktuelles Programm setzen 1013 *

Input: Set default values for currently used program

Saisie: Saisir les valeurs par défaut pour le programme actuel
40 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Serielle Schnittstelle / Serial interface / Interface sérielle

Befehl Funktion / Beschreibung Beispiel Antwort Command Function / Description Example Response Commande Fonction / Description Exemple Réponse

\000_ Eingabe: Parameter für gewünschtes (1–4) Programm auf Default-Werte setzen 1\000213 *

Input: Resetting the parameters for required program (1–4) to the default values

Saisie: Remise des paramètres pour le programme souhaité (1–4) à leurs valeurs par défaut

\0000 Eingabe: Parameter für sämtlicher 4 Programme auf Default-Werte setzen 1\000013 *

Input: Resetting the parameters for all 4 programs to the default values

Saisie: Remise des paramètres de tous les 4 programmes à leurs valeurs par défaut

Buchse für Fußschalter

Input for foot switch / Entrée pour pédale de commande

. Abfrage: Fußschalter Eingang offen: - Eingang auf Masse: + 1.13 + oder/or/ou -

Inquiry: Foot switch Input open: - Input grounded: +

Interrogation: Pèdale de commande Entrée ouverte: - Entrée sur masse: +

Analog-Schnittstelle

Analog interface / Interface analogique

C Abfrage: Start/Stopp (Pin 3) Eingang offen: - Eingang auf Masse: + 1C13 + oder/or/ou -

Inquiry: Run/Stop (pin 3) Input open: - Input grounded: +

Interrogation: Marche/Arrêt (pin 3) Entrée ouverte: - Entrée sur masse: +

Ventil-Schnittstelle

Valve interface / Interface pour valve

, Abfrage: Ventil (Pin 14) Eingang offen: - Eingang auf Masse: + 1,13 + oder/or/ou -

Inquiry: Valve (pin 14) Input open: - Input grounded: +

Interrogation: Valve (pin 14) Entrée ouverte: - Entrée sur masse: +

Z Funktion: Ventil 1 einschalten 1Z13 *

Function: Switch on valve 1

Fonction: Mise en route valve 1

Z_ _ _ _ Eingabe: Ventil 1; Pulsbreite setzen (0000–0255 = 0–ca.26 V) (PWM) 1Z012513 *

Input: Valve 1; set pulse width (0000–0255 = 0–approx.26 V) (PWM)

Saisie: Valve 1; définir durée d’impulsion (0000-0255 = 0–env.26 V) (PWM)

& Funktion: Ventil 1 ausschalten 1&13 *

Function: Switch off valve 1

Fonction: Mise hors service valve 1

X Funktion: Ventil 2 einschalten 1X13 *

Function: Switch on valve 2

Fonction: Mise en route valve 2

X_ _ _ _ Eingabe: Ventil 2; Pulsbreite setzen (0000–0255 = 0–ca.26 V) (PWM) 1X012513 *

Input: Valve 2; set pulse width (0000–0255 = 0–approx.26 V) (PWM)

Saisie: Valve 2; définir durée d’impulsion (0000-0255 = 0–env.26 V) (PWM)

Y Funktion: Ventil 2 ausschalten 1Y13 *

Function: Switch off valve 2

Fonction: Mise hors service valve 2

26 V

10 V

0.5 s

26 V

10 V

0.5 s
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 41

Jede Pumpe braucht

eine eigene Adresse

(siehe Seite 35).

Each pump requires

an individual address

(see page 35).

Chaque pompe

doit disposer d’une adresse

qui lui est propre

(voir page 35).

PC

max. 8

Pumpen / pumps / pompes

RS232

in out

RS232

in out

RS232

in out

Cascading

several pumps

Providing that an appropriate

software is available, up to

8 Ismatec® pumps can be

controlled via one PC.

In order to establish a cascade

you need to connect the pumps

with the connecting cable

(AG0013) as shown on the left.

The same cable AG0013 serves

to connect the first pump to the

PC, provided that it has a 9-pin

RS232 connector.

If the PC is equipped with a

25-pin connector, you need an

additional adapter XC0009 .

❖ Each pump must be

allocated its own individual

address.

For this procedure, you first have

to connect each pump in turn to

the RS232 interface of the PC.

Two or more connected pumps

must not have the same address.

Only when all the pumps have

been assigned their addresses

can you cascade them as shown

on the left.

Montage en cascade

de plusieurs pompes

Si vous êtes en possession d‘un

logiciel adéquat, il vous est

possible de commander jusqu’à

8 pompes Ismatec® depuis un

seul et même PC.

Pour exécuter un montage en

cascade, vous avez besoin du

câble de connexion (AG0013)

comme indiqué sur la figure de

gauche.

Le même câble AG0013 sert à

relier la première pompe au PC

pour autant que ce dernier soit

équipé d’une prise RS232 à

9 pôles.

Si le PC est équipé d’une prise à

25 pôles, vous avez besoin d’un

adaptateur XC0009 supplémentaire.

❖ Chaque pompe doit disposer

d’une adresse qui lui est propre.

Pour cela, connectez d’abord

chaque pompe individuellement

à l’interface RS232 du PC. Il faut

éviter que deux ou plusieurs

pompes connectées n’aient la

même adresse. Ce n’est que

lorsque toutes les pompes ont

leur propre adresse qu’il vous

sera possible de les monter en

cascade comme indiqué sur la

figure de gauche.

Kaskadierung

mehrerer Pumpen

Sofern Sie über eine entsprechende Software verfügen, können

bis max. 8 Ismatec®-Pumpen von

einem PC aus gesteuert werden.

Dazu werden die Pumpen wie auf

Abbildung links mit dem

Verbindungskabel (AG0013)

verbunden.

Das gleiche Kabel AG0013 dient

zur Verbindung der ersten Pumpe

mit dem PC, vorausgesetzt dass

dieser ebenfalls über einen

9-poligen RS232-Stecker verfügt.

Sollte Ihr PC mit einem 25-poligen Stecker ausgerüstet sein,

brauchen Sie zusätzlich den

Adapter XC0009.

❖ Jeder angeschlossenen Pumpe muss eine eigene Adresse

zugeteilt werden.

Für die Adressierung muss jede

Pumpe zuerst einzeln an den PC

angeschlossen werden. Erst dann

dürfen die zu verwendenden

Pumpen miteinander verbunden

werden. Zwei oder mehr

kaskadierte Pumpen dürfen nicht

dieselbe Adresse aufweisen.
42 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Pump-head

In general, the MCP-Z Standard

gear pump is supplied as a

complete unit, consisting of the

MCP-Z Standard drive, and as

ordered:

1 pump-head

2 driving magnet

3 tubing nipples (2 pcs.)

For the MCP-Z, a wide range of

different gear pump-heads with

PTFE, PPS or graphite gears are

available.

Refer to the table on page 44 in

order to obtain more detailed

information on the pump-heads

available.

 Before mounting a new

pump-head, make sure that the

correct magnet is fitted to the

drive.

Mounting the pump-head

Fig. 1

The following tools are required

for mounting a pump-head:

– Allen key 3/32“

– Phillips screwdriver (Size 0)

Remove all screws from the fixing

case (a) of the drive.

(Together with the drive, two

long screws are additionally

supplied for fastening the large

pump-heads, of the series 200 {at

the top and the bottom} of the

pump-head face).

Tête de pompe

En règle générale la pompe à

engrenages MCP-Z Standard est

livrée sous forme d‘unité

complète, comprenant le moteur

et, selon commande:

1 aimant d’entraînement

2 têtes de pompe Micropump®

à accouplement à aimant

3 raccords (2 pces.)

Des têtes de pompe différentes

avec des engrenages en PTFE,

PPS ou en graphite sont

disponibles pour l'MCP-Z.

Vous trouverez à la page 44 un

aperçu des têtes de pompe

disponibles.

 Veillez à toujours utiliser

l’aimant qui correspond à votre

tête de pompe.

Montage de la tête de pompe

Fig. 1

Pour le montage, vous avez

besoin des outils suivants:

– une clé Inbus 3/32“

– un tournevis cruciforme

(taille 0)

Extraire toutes les vis du boîtier

de fixation (a) sur le moteur.

(En plus du moteur, vous recevez

de série deux longues vis

supplémentaires pour la fixation

{en haut et en bas} des grandes

têtes de pompe, serie 200).

Pumpenkopf

In der Regel wird die MCP-Z

Standard Zahndpumpe als

komplette Einheit geliefert,

bestehend aus dem Antrieb

MCP-Z, und sofern bestellt:

1 Pumpenkopf

2 Antriebsmagnet

3 Schlauchnippel (2 Stk.)

Für die MCP-Z Standard sind

unterschiedliche Pumpenköpfe

mit Zahnrädern aus PTFE, PPS

oder Graphit erhältlich.

Eine Übersichtstabelle der verfügbaren Pumpenköpfe finden Sie

auf Seite 44.

 Achten Sie immer darauf,

den für Ihren Pumpenkopf

richtigen Magneten einzusetzen.

Pumpenkopf-Montage

Fig. 1

Für die Montage brauchen Sie

folgende Werkzeuge:

– Inbusschlüssel 3/32“

– Kreuzschlitzschraubenzieher

(Gr.0)

Alle Schrauben von der Befestigungshülse (a) am Antrieb

entfernen.

(Zum Antrieb erhalten Sie standardmäßig zwei zusätzliche,

lange Schrauben für die Befestigung {oben und unten} der

großen Pumpenköpfe, Serie 200).

1 a

Fig. 1

1 Pumpenkopf

Pump-head

Tête de pompe

2 Antriebsmagnet

Driving magnet

Aimant d’entraînement

a Befestigungshülse (am Antrieb)

Fixing case (on the drive)

Boîtier de fixation (au moteur)

2

➞

➞

➞

➞

1

2

3

3

Serie 200
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 43

Mounting the pump-head

Fig. 2

Fasten the driving magnet on the

motor shaft (through the hole

underneath).

❖ Ensure that there is a gap of

about 3 mm between the

magnet and the brim of the

fixing case.

 During operation the back

of the magnet must not touch

the housing of the pump drive.

Fig. 3

Screw the 2 tubing nipples into

the pump-head.

❖ Before screwing the tubing

nipples into the pump-head, we

recommend you to wrap PTFE

tape around the thread of the

nipple. This ensures optimum

sealing and helps to protect the

thread.

Fig. 4

Screw the pump-head to the

fixing-case of the drive. The face

of the pump-head with the

engraved model number must be

directed to the user and the

arrow must point to the right.

❖ Please note that gear pumps

can only pump in one direction.

An arrow engravec on the front

of the pump-head indicates the

correct flow direction.

 Fill the pump-head with

liquid before the initial startup. Avoid dry-running of the

pump-head.

Montage de la tête de pompe

Fig. 2

Fixer l’aimant propulseur sur

l’arbre du moteur (à travers

l’ouverture au-dessous).

❖ Veillez à respecter un écart

d’environ 3 mm entre l’aimant et

le côté extérieur du boîtier de

fixation.

 Lorsqu’elle tourne, la partie

arrière de l’aimant ne doit pas

toucher le boîtier du moteur de

la pompe.

Fig. 3

Visser les deux raccords sur la

tête de pompe

❖ Avant de visser les raccords de

tubes sur la tête de pompe, nous

recommandons d’entourer les

filetages avec de la bande

PTFE afin d’assurer une

étanchéité optimale. Cette bande

protégera en outre les pas de vis.

Fig. 4

Fixer la tête de pompe au boîtier

de fixation du moteur de manière

à ce que le texte soit dirigé vers

l’avant et la flèche vers la droite.

❖ Remarquer que les pompes à

engrenages peuvent pomper

uniquement dans un sens. Une

flèche gravée sur l'avant de la

tête de pompe indique le sens

correct du flux.

 Remplissez de liquide la tête

de pompe avant la mise en

service initiale. La tête de pompe

ne doit jamais fonctionner à sec.

Pumpenkopf-Montage

Fig. 2

Antriebsmagnet auf Motorwelle

am Antrieb festschrauben (durch

Öffnung von unten).

❖ Achten Sie darauf, dass zwischen dem Magnet und dem

äußeren Rand der Befestigungshülse ein Abstand von ca. 3 mm

besteht.

 Der hintere Teil des Magnets

darf beim Drehen das Gehäuse

des Pumpenantriebes nicht

streifen.

Fig. 3

Die 2 Schlauchnippel am

Pumpenkopf festschrauben.

❖ Die in den Pumpenkopf einzuschraubenden Gewinde sind unbedingt mit PTFE-Band zu umwickeln, damit eine bestmögliche

Dichtigkeit erreicht werden kann.

Zusätzlich schont das PTFE-Band

auch das Gewinde.

Fig. 4

Pumpenkopf mit Schrift nach

vorne und dem Pfeil nach rechts

zeigend an der Befestigungshülse

am Antrieb festschrauben.

❖ Beachten Sie, daß Zahnradpumpen nur in eine Richtung

fördern. Ein Pfeil am Pumpenkopf

zeigt die richtige Fließrichtung

an.

 Vor Inbetriebnahme den

Pumpenkopf mit dem Medium

füllen. Der Pumpenkopf darf

nicht trocken laufen.

❖

❖

3 mm Befestigungshülse

Fixing case

Boîtier de fixation

Inbusschlüssel

Allen key 3

/32"

Clé Inbus 3

/32"

Antriebsmagnet

Driving magnet

Aimant d’entraînement

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

➞
44 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Pumpenköpfe / Pump-heads / Têtes de pompe

Kopf Max. Fließraten ml/min Differenzdruck max. bar mit/with/avec Material/Matériau Material/Matériau Bestell-/Order No.

Head / Tête Temp. Flow rates/Débits Differential pressure/pression différentielle Bypass Zahnrad/Gear/Engrenage Dichtungen/Seals/Etanchéités No de comm.

1201) 99°Ca) 38 –3840 4.5 ✓ PTFE PTFEa) MI 0013

1211) 99°Ca) 34 –3420 3.0 ✓ PTFE PTFEa) MI 0014

1221) 99°Ca) 56 –5640 2.5 ✓ PTFE PTFEa) MI 0015

1301) 122°Ca) 38 –3840 4.5 ✓ PPS PTFEa) MI 0019

1401) 99°Ca) 38 –3840 4.5 PTFE PTFEa) MI 0016

1411) 99°Ca) 34 –3420 3.0 PTFE PTFEa) MI 0017

1421) 99°Ca) 56 –5640 4.0 PTFE PTFEa) MI 0018

1501) 122°Ca) 38 –3840 4.5 PPS PTFEa) MI 0020

1802) 122°C 3 – 252 2.5 Graphite PTFE MI 0010

1811) 122°C 3 – 252 6.0 Graphite PTFE MI 0007

1822) 122°C 5 – 504 3.5 Graphite PTFE MI 0011

1831) 122°C 5 – 504 6.0 Graphite PTFE MI 0008

1861) 122°C 1 – 102 6.0 Graphite PTFE MI 0006

1882) 122°C 1 – 102 2.5 Graphite PTFE MI 0009

2001) 122°C 34 –3384 5.0 ✓ PPS Viton MI 0022

2011) 122°C 65 –6540 3.5 ✓ PPS Viton MI 0023

18002) 122°C 6 – 552 1.5 PPS PTFE MI 0187

18301) 122°C 6 – 552 6.0 PPS PTFE MI 0131

PPS = Polyphenylenesulphide PTFE = Polytetrafluorethyle

Magnet/aimant: Nippel/nipple/raccord: 1

) MI 0066 2) IS 1598 AR 0001

a

) Für Temperaturen über 54°C (130°F) wenden Sie sich für die richtige Wahl des Dichtungsmaterials an Ihre Ismatec-Vertretung.

For temperatures above 54°C (130°F) consult your Ismatec distributor for proper seal selection.

Si vous travaillez à des températures dépassant les 54°C (130°F), renseignez-vous auprès de votre représentant Ismatec quant au choix

The pump-heads are designed for a

system pressure of max. 20 bar. The

housing is stainless steel 316/DIN

1.4571.

Pump-heads are inter-changeable.

Please check that the correct

magnet is installed in each pump

head.

Please indicate the intended

operating temperature on your

order.

Les têtes de pompe ont été

développées pour des pressions

d’exploitation maximales de 20 bars.

Le matériau du boîtier est constitué

d’acier surfin 316/DIN 1.4571.

Les têtes de pompe sont

échangeables. Veiller à ce que

l‘aimant installé corrsponde à la tête

de pompe en question.

Veuillez indiquer lors de votre

commande la température

d’exploitation prévue.

Die Pumpenköpfe sind für einen

Systemdruck von max. 20 bar

ausgelegt. Das Gehäusematerial ist

aus Edelstahl 316/DIN 1.4571.

Pumpenköpfe sind untereinander

auswechselbar. Dabei ist zu beachten, dass der richtige Magnet

montiert ist.

Bitte geben Sie bei der Bestellung

die vorgesehene Betriebstemperatur an.
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 45

Service-Kits

Enthalten die Verschleißteile (Hülsen, Dichtungen, Zahnräder)

Contain the moving parts (bushes, seals, gears)

Contiennent les pièces d’usure (douilles, joints, engrenages)

für Köpfe / for pump-heads Service Kit Bestell-Nr. / Order-No.

pour têtes de pompe No. Numéro de commande

120 / 140 41 MI 0041

121 / 141 42 MI 0042

122 / 142 43 MI 0043

130 / 150 82 MI 0182

180 / 181 35 MI 0035

182 / 183 36 MI 0036

186 / 188 34 MI 0034

200 50 MI 0050

201 51 MI 0051

1800 88 MI 0188

1830 89 MI 0189
46 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Accessories

Valve unit

(opens and closes simultaneously

with Run/Stop of the pump)

Order No. IS 2047

Non-return valve (Polypropylene)

(included with the drive)

❖ should always be mounted in

a vertical position

Order No. SD 0007

Tubing clamps

included with the drive (2 pcs.)

Order No. BN 1001

Tubing nipple 01

for all gear pump-heads

1

/8" thread NPT

for tubing i.d. 6–7 mm (1/4")

(always order 2 pcs.)

Order-No. AR 0001

Accessoires

Unité d'électrovanne

(s’arrête et se remet en marche

avec la pompe)

No de commande IS 2047

Soupape de anti-retour

(polypropylène)

(comprises dans la livraison)

❖ Doit toujours être introduite

verticalement

No de commande SD 0007

Brides pour tubes

(2 pcs. comprises dans la livraison)

No de commande BN 1001

Raccord 01 pour toutes les

têtes de pompe à engrenages

Pas de vis 1/8" NPT

pour tubes d’un diamètre

intérieur de 6–7 mm (1

/4")

(commander toujours 2 pièces)

No de commande AR 0001

Zubehör

Ventileinheit

(öffnet und schließt simultan mit

Start/Stopp der Pumpe)

Bestell-Nr. IS 2047

Rückschlagventil aus PP

(im Lieferumfang enthalten)

❖ sollte immer vertikal ein–

gesetzt werden

Bestell-Nr. SD 0007

Schlauchschelle

(2 Stk. im Lieferumfang enthalten)

Bestell-Nr. BN 1001

Schlauchnippel 01

für alle Zahnrad-Pumpenköpfe

Gewinde 1/8" NPT

für Schlauch iØ 6–7 mm (1/4")

(immer 2 Stk. bestellen)

Bestell-Nr. AR 0001
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 47

Accessories

Foot switch

Order No. ISM 891

Connecting cable

For connecting an MCP-Z

Standard

to a PC via the 9-pin RS232

connector.

Order No. AG0013

Accessoires

Pédale de commande

No de commande ISM 891

Câble de liaison

Pour les liaisons avec une fiche

RS-232 à 9 pôles entre un PC et

une MCP-Z Standard

No de commande AG0013

Zubehör

Fußschalter

Bestell-Nr. ISM 891

Verbindungskabel

Für Verbindungen zwischen

einem PC mit einem 9-poligen

Stecker und einer MCP-Z

Bestell-Nr. AG0013
48 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Maintenance

We strongly recommend to

thoroughly flush the pump-head

with water after use.

Provided the MCP-Z Standard is

operated properly and in

compliance with this manual, the

moving parts such as gears, etc.

are the only parts that are subject

to wear and tear.

The Service Kit corresponding to

the individual pump-head allows

the user to replace the parts that

are subject to wear and tear by

himself (see page 46).

Repairs

For repairs please send the

MCP-Z Standard drive to your

Ismatec® representative.

Please give information on

defect, date of purchase, serialno., model.

Spare-parts

After the warranty period your

Ismatec® representative will be

pleased to send you on request:

■ spare-parts

■ parts lists

■ wiring diagrams

Please give information on

defect, date of purchase, serialno., model.

Entretien

Nous recommandons de rincer

abondamment la tête de pompe

avec de l’eau après chaque

utilisation.

Pour autant que l'MCP-Z Standard

ait été utilisée correctement et

conformément aux indications

contenues dans le présent manuel,

les pièces mobiles telles que les

engrenages etc., sont les seules

pièces à être sujettes à de l’usure.

Le kit d’entretien correspondant

à la tête de pompe permet en

principe à l’utilisateur de remplacer lui-même en cas de besoin

les pièces soumises à une forte

usure (voir page 46).

Réparation

Pour les travaux de réparation

veuillez envoyer le moteur MCP-Z

Standard à votre agent Ismatec® .

Veuillez fournir des informations

concernant la panne, la date de

l’achat, le no de série, le modèle.

Pièces détachées

Pour les travaux de réparation

intervenant après la durée de

garantie, votre agent Ismatec®

peut vous fournir:

■ des pièces détachées

■ des listes de pièces

■ des schémas de connexion

Veuillez fournir des informations

concernant la panne, la date de

l’achat, le no. de série, le modèle.

Unterhalt

Wir empfehlen, den Pumpenkopf

nach jeder Anwendung gründlich

mit Wasser durchzuspülen.

Sofern die MCP-Z Standard

bestimmungsgemäß und mit der

nötigen Sorgfalt eingesetzt wird,

unterliegen lediglich die beweglichen Teile wie Zahnräder usw.

einem gewissen Verschleiß.

Mit dem zum Pumpenkopf

passenden Service-Kit können die

einer Abnutzung unterworfenen

Teile in der Regel vom Anwender

selbst bei Bedarf ausgetauscht

werden (siehe Seite 46).

Reparaturen

Für Reparaturen senden Sie den

MCP-Z-Antrieb an Ihre Ismatec®-

Vertretung.

Bitte geben Sie Defekt, Kaufdatum, Serien-Nr. und Typ an.

Ersatzteile

Für Reparaturen außerhalb der

Garantiezeit erhalten Sie von

Ihrer Ismatec®-Vertretung:

■ Ersatzteile

■ Stücklisten

■ Verdrahtungspläne

Bitte geben Sie Defekt, Kaufdatum, Serien-Nr. und Typ an.
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 49

Error check-list

Pump is not running.

Is the pump connected to the

mains?

Is the voltage selector set

correctly?

Are the correct fuses inserted?

❖☎see pages 8–9

Flow rate is incorrect.

Is the correct pump-head ID

entered in the actual program?

Have you calibrated the flow rate

or dispensing volume in the

actual program?

❖☎see pages 16/19/22

No response from the

RS232 interface?

Is the pump address correct?

Is the pump connected to the

correct PC port (COM1,..)?

Do the transmission parameter of

the pump and the PC correspond

with each other (Baudrate, ...)?

❖☎see pages 35–41

Cascaded pumps

do not respond.

Are the transmission parameters

of the pump and PC correct

(Baudrate, ...)?

Have all the connected pumps

the correct address?

❖☎see page 41

Should problems arise that are

not listed here, please contact

your local Ismatec® distributor.

Dépannage

La pompe ne fonctionne pas

La pompe est-elle raccordée au

réseau électrique? Le sélecteur de

tension est-il réglé correctement?

Les fusibles employés sont-ils

corrects?

❖☎Voir pages 8–9

Le débit n’est pas correct

La tête de pompe correcte a-telle été introduite dans le

programme utilisé?

Le MODE Pump ml/min a-t-il été

sélectionné?

Le débit a-t-il été calibré dans le

programme employé?

❖☎Voir pages 16/19/22

Pas de réponse par

l’intermédiaire de l’interface

RS232?

L’adresse de la pompe est-elle la

bonne?

Est-elle raccordée au bon port sur

le PC (COM1,...)?

Les paramètres de transmission

de la pompe et du PC

correspondent-ils? (nombre de

bauds, etc.)

❖☎Voir pages 35–41

Les pompes reliées en cascade

ne répondent pas

Les paramètres de transmission

de la pompe et du PC

correspondent-ils? (nombre de

bauds, etc.)

Toutes les pompes disposent-elles

d’adresses valables?

❖☎Voir page 41

Si des problèmes qui ne sont pas

mentionnés ici devaient survenir,

veuillez contacter votre

représentant Ismatec®.

Fehler-Checkliste

Pumpe läuft nicht.

Ist die Pumpe am Netz

angeschlossen?

Ist der Spannungswähler richtig

eingestellt?

Sind die richtigen Sicherungen

eingesetzt?

❖☎Siehe Seite 8–9

Fließrate oder dosiertes

Volumen stimmt nicht.

Ist im angewendeten Programm

der richtige Pumpenkopf eingegeben?

Haben Sie die Fließrate bzw. das

Dosiervolumen im angewendeten

Programm kalibriert?

❖☎Siehe Seiten 16/19/22

Keine Antwort über die

RS232 Schnittstelle?

Hat die Pumpe die richtige

Adresse?

Ist sie am richtigen PC-Port

(COM1,..) angeschlossen?

Stimmen die Übertragungsparameter von Pumpe und

PC überein (Baudrate, ...)?

❖☎Siehe Seite 35–41

Kaskadierte Pumpen

sprechen nicht an.

Stimmen die Übertragungsparameter von Pumpe und PC

überein (Baudrate, ...)?

Haben alle Pumpen gültige

Adressen?

❖☎Siehe Seite 41

Treten Probleme auf, die hier

nicht aufgeführt sind,

kontaktieren Sie bitte Ihre

Ismatec®-Vertretung.
50 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

 Hinweis

Beachten Sie ebenfalls unsere

Garantie- und allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bitte setzen Sie sich bei Fragen

oder Unklarheiten mit Ihrer lokalen

Ismatec®-Vertretung in Verbindung.

 Please note

We also recommend you to

observe our Warranty Terms as

well as our Terms and Conditions

of Sale.

In case of any queries, please

contact your local Ismatec®

representative.

 Remarque

Veuillez lire également nos conditions de garantie, nos conditions

générales de vente ainsi que nos

conditions de livraison.

Pour toute demande, veuillez

prendre contact avec votre représentant Ismatec®.

Technical Specifications

Drive

Motor type DC-Motor

Speed range 60–6000 rpm

digitally adjustable in steps

of 1 rpm

Differential pressure

max. 6 bar (87 psi) depending on

pump-head see page 44

Remote control

via RS232 and analog interface

(see page 32–41)

Mains connection

230 V (50/60 Hz)

115 V (50/60 Hz)

Fuse rating

(230 V) 2 x 1.25 A (slow-blow)

(115 V) 2 x 2.5 A (slow-blow)

Protection rating

IP 30

Power consumption

150 Watts max.

Operating conditions

Temperature +5 to +40°C,

Rel. humidity max. 80%

at normal environmental

conditions

Dimensions/Weight (Drive)

DxWxH 240x155x260 mm

Weight 6.1 kg

CE-compatibility

proved according to:

EN 50081-1

EN 50082-1

EN 61010-1

Spécifications techniques

Moteur

Type de moteur moteur CC

Vitesse 60–6000 t/min

réglable digitalement par pas

de 1 t/min

Pression différentielle

max. 6 bar, selon tête de pompe

(voir page 44)

Télécommande

via interface RS232 et analogique

(voir page 32–41)

Connexion au réseau

230 V (50/60 Hz)

115 V (50/60 Hz)

Type de fusibles

(230 V) 2 x 1.25 A (à action retardée)

(115 V) 2 x 2.5 A (à action retardée)

Classe de protection

IP 30

Puissance

150 watts max.

Conditions d’utilisation

de +5 à +40°C, sous des

conditions environnementales

normales. Humidité relative au

max. 80 %

Dimensions/Poids (Moteur)

PxLaxH 240x155x260 mm

Poids 6.1 kg

Compatibilité CE

conformément à:

EN 50081-1

EN 50082-1

EN 61010-1

Technische Daten

Antrieb

Motortyp DC-Motor

Drehzahlbereich 60–6000 min–1

digital einstellbar in Schritten

von 1 min–1

Differenzdruck

max. 6 bar, je nach Pumpenkopf,

siehe Seite 44

Extern ansteuerbar

über RS232- und AnalogSchnittstelle (siehe Seite 32–41)

Netzanschluss

230 V (50/60 Hz)

115 V (50/60 Hz)

Absicherung

(230 V) 2 x 1.25 A T

(115 V) 2 x 2.5 A T

Schutzgrad

IP 30

Leistungsaufnahme

150 Watt max.

Betriebsbedingungen

Temperatur +5 bis +40°C

Rel. Feuchtigkeit max. 80%

bei normalen Laborbedingungen

Maße/Gewicht (Antrieb)

TxBxH 240x155x260 mm

Gewicht 6.1 kg

CE-Konformität

geprüft nach:

EN 50081-1

EN 50082-1

EN 61010-1
MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP 51
52 MCP-Z Standard/Ismatec SA/30.08.99/CB/GP

Ismatec® - Vertretung

Representative/Représentation

Ismatec® - Ihr kompetenter Ansprechpartner für anspruchsvolle

Pump- und Dosieraufgaben.

Ismatec® - Your competent partner for demanding metering and

dispensing applications.

Ismatec® - Votre partenaire compétent pour toutes les applications

de refoulement et de dosage exigeantes.

ISMATEC SA

Labortechnik - Analytik

A Unit of IDEX Corporation

Feldeggstrasse 6

P.O. Box

CH-8152 Glattbrugg-Zürich

Switzerland

Phone +41 (0)1 874 94 94

Fax +41 (0)1 810 52 92

E-Mail sales@ismatec.ch

Internet www.ismatec.com

ISMATEC

Laboratoriumstechnik GmbH

A Unit of IDEX Corporation

Futtererstraße 16

D-97877 Wertheim-Mondfeld

Germany

Phone +49 (0)9377 9203-0

Fax +49 (0)9377 1388