Centrifuge 5702 / Centrifuge 5702 R /

Centrifuge 5702 RH
No part of this publication may be reproduced without the prior permission of the copyright owner.

Copyright© 2012 Eppendorf AG, Hamburg

 Task Lid Press Display 

5702

Display 

5702 R /

5702 RH

Instruction 

manual

 Parameter change 

 during centrifugation

Display 

flashes 

5 sec

Display 

flashes 

5 sec

3.8

 Brake 

 ON / OFF

br on

br OF

br on

br OF

3.12

 Signal 

 ON / OFF

b on

b OF

3.14

 Parameter lock 

 ON / OFF

Lo on

Lo OF

3.15

 Program 

 (only Centrifuge 5702 R / RH) –

prog 1

prog 2

3.16

 At set rpm 

 

3.13

Tastenkürzel / Shortcuts

closed > 2 sec

short

open > 5 sec

short

open > 2 sec

open

open

short

> 2 sec

+ open

> 2 sec

1 or 2

1. set parameter

open > 2 sec

time

Centrifuge 5702 / 5702 R / 5702 RH

soft
Abb. 1 / Fig. 1

1

stand-by

E

speed

time

short

2

3

open

1 Netzschalter und -stecker 1 Mains switch and plug

2 Rotormutter 2 Rotor nut

3 Rotor 3 Rotor

E Notentriegelung E Emergency lid release

Centrifuge 5702

Abbildung 1 / Figure 1
Abb. 2 / Fig. 2

2

3

open

fast temp

speed

stand-by

prog 1 /2

temp

time

short

C

E

1

Centrifuge 5702 R

Abbildung 2 / Figure 2

1 Netzschalter und -stecker 1 Mains switch and plug

2 Rotormutter 2 Rotor nut

3 Rotor 3 Rotor

E Notentriegelung E Emergency lid release

C Kondenswasserschale (nur 5702 R) C Condensation water tray (only 5702 R)

Front Centrifuge 5702 RH baugleich mit Centrifuge 5702 R. 

Front of the Centrifuge 5702 RH is structurally identical to that of the 5702 R.
24

1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

1.1 Intended use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

1.2 Delivery package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

1.3 Installing the device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

2 Safety precautions and applicational limitations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

3 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

3.1 Functional and operator control elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

3.2 Fitting and removing the rotors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

3.3 Loading the rotors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

3.4 Fixed-angle rotors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

3.5 Swing-bucket rotors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

3.6 Operation of round bucket with aerosol-tight caps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

3.7 Centrifugation with timer setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

3.8 Changing the centrifugation parameters during the run . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

3.9 Short centrifugation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

3.10 Continuous running . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

3.11 Rcf display and calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

3.12 Adjusting the acceleration and braking ramps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

3.13 At set rpm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

3.14 Activating and deactivating the signal tone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

3.15 Parameter lock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

3.16 Programming (for 5702 R / 5702 RH only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

3.17 Program selection (for 5702 R / 5702 RH only). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

3.18 Refrigeration (for 5702 R only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

3.19 Heating and refrigeration (only for 5702 RH). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

3.20 Opening the centrifuge in case of power failure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

3.21 Device fuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

4 Maintenance and cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

4.1 Device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

4.2 Rotors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

4.3 Refrigerated centrifuges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

4.4 Glass breakage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

4.5 Returning devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

5 Troubleshooting guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

6 Technical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

7 Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Contents

Contents
25

Centrifuge 5702 is non-refrigerated, Centrifuge 5702 R is refrigerated and Centrifuge 5702 RH is a refrigerated and 

heatable bench-top centrifuge. For these centrifuges following rotors are available:

Fixed-angle rotor F-35-30-17 with a capacity of 30 x 15 ml centrifuge tubes.

Fixed-angle rotor F-45-24-11 with a max. capacity of 24 x 1.5 / 2.0 ml in micro test tubes.

Fixed-angle rotor F-45-18-17-Cryo with a max. capacity of 18 x cryotubes (max. 17 mm).

Swing-bucket rotor A-4-38 with a max. capacity of 4 x 85 ml in round buckets and 4 x 90 ml in 

rectangular buckets.

Swing-bucket rotor A-8-17 with a max. capacity of 8 x 15 ml.

Before using the centrifuge 5702 / 5702 R / 5702 RH for the first time, please read the operating manual. 

The latest version of the manual and the safety instructions in your language can be found on the Internet at 

www.eppendorf.com.

You will see this symbol on your centrifuge and at a number of points throughout this manual. The texts it 

highlights are relevant to safety. Use the centrifuge only after having read the safety notices.

The Centrifuge 5702 / 5702 R / 5702 RH is intended exclusively for indoor use and for separating aqueous solutions and 

suspensions of various densities in approved test tubes.

This device may only be operated by trained specialist staff. They must have carefully read the operating manual and be 

familiar with the function of the device.

1 Centrifuge 5702 non-refrigerated or 1 Centrifuge 5702 R refrigerated with condensation water tray or

1 Centrifuge 5702 RH refrigerated and heatable, each without rotor

1 power cable 

1 operating manual

1 rotor key

1 set of fuse

– The device is heavy. Lifting and carrying the device can lead to back injuries.

► The device may only be transported in its original packaging.

► The device must be transported by least two people.

► Use a transport aid (e.g., dolly) to transport the device longer distances.

– For 5702 R / RH only: In order to prevent damage to the compressor following improper transport, the device 

may not be switched on until four hours after setting up.

– For 5702 only: Please remove the transport safety device and keep it for possible use if the device is 

subsequently moved again.

 – Place the centrifuge on a solid, flat, non-resonant lab bench. For the Centrifuge 5702 R / RH , the condensation 

water tray should be inserted from the side (see cover flap).

– The surrounding area must be well ventilated and protected against direct sunlight.

To ensure that the ventilation of the device is not impaired, a fundamental clearance of 30 cm to the side and a 

min. of 15 cm to the back wall must be maintained. This is especially important for the refrigeration capacity of 

the 5702 R / RH.

– During centrifugation, according to the recommendations set out in EN 61010-2-020 a safety clearance of 30 cm 

must be maintained around the centrifuge within which there are no objects which may be destroyed and so 

cause further damage.

 –Only connect the device to power supplies which correspond with the electrical requirements on the name plate.

Only use sockets with a protective earth (PE) conductor and suitable power cable.

– Now connect the centrifuge to the power supply and switch it on at the main power switch (on the rear side, 

see cover flap). The centrifuge is now ready for operation. The Stand-by button lights up green and the display is 

active.

– Before starting, check that the rotor is firmly seated.

1.1 Intended use

1.2 Delivery package

1.3 Installing the device

1 Introduction

Introduction

 1
26

For your personal safety, please be sure to comply with the following regulations unconditionally:

– The centrifuge 5702 / 5702 R / 5702 RH must only be use for the specified applications (see Introduction). It must not 

be operated in explosive atmospheres. Explosive or highly reactive substances must not be centrifuged. 

– When being moved from the cool room to a normal lab environment, the centrifuge must either warm up for half an 

hour in the cool room first or it must warm up for at least 3 hours in the lab before being connected to the supply 

system, in order to prevent damage by condensation. 

– The centrifuge must not be moved or knocked while in operation.

– Improperly installed or serviced centrifuges must not be operated. Repairs may only be carried out by Service 

personnel authorized by Eppendorf. Use only original Eppendorf spare parts and rotors. 

– When handling toxic, radioactive liquids or pathogenic microorganisms of risk group II (see World Health 

Organization: Laboratory Biosafety Manual) comply with the relevant national regulations. Bioseals are a part of 

biological safety systems, which are not able to guarantee the safety of people and the environment on their own 

when handling pathogenic microorganisms. When working with pathogenic organisms of a higher risk group, more 

than one aerosol-tight bioseal must be provided for. If the named liquids are spilled in the rotor or rotor chamber, the 

centrifuge must be thoroughly and professionally cleaned. Before using any cleaning or decontamination method 

other than that set out in section 4, "Maintenance and cleaning", please consult Eppendorf to ensure the intended 

method will not damage the device.

– Rotors must always be properly secured. The centrifuge may only be operated with the rotor firmly tightened. 

For mechanical stability, all the places on the rotor must be fitted with identical buckets.

– The rotor may only be loaded symmetrically. Opposing tubes should be of the same type and be filled equally. On the 

rotor you will find information concerning the weight that a completely filled bucket may not exceed.

– Prior to centrifugation, the tubes should in any case be visually inspected for material damage. Damaged tubes may 

not be centrifuged. This is because broken tubes can, in addition to sample loss, result in further damage to the 

centrifuge and accessories.

– Rotors showing clear signs of corrosion or mechanical damage must not be used. Check the accessories regularly.

– Rotors are high-grade components which have to withstand extreme stresses and strains. Aluminum rotors are 

largely protected from corrosion by the most common laboratory chemicals by means of an anodized coating, though 

the protection is not unlimited. Protect the rotors from mechanical damage. Even minor scratches or cracks can 

result in serious internal material damage. Avoid damaging the rotors by the use of aggressive chemicals, such as: 

strong and weak alkalis, strong acids, solutions of mercury, copper and other heavy metal ions, chlorinated 

hydrocarbons, concentrated salt solutions and phenol. If the rotor is contaminated by aggressive substances, clean it 

immediately with a mild cleaning agent.

– The material being centrifuged may not exceed a density of 1.2 g/ml at maximum rotation speed. If the rotor is run for 

a lengthy period of time, or more often with short centrifugation runs the sample tubes will become hot. Keep within 

the limits specified by the tube manufacturers. 

– Seal the tube lid down tight before centrifuging. The lids of unclosed tubes may rip off during centrifugation and 

damage the centrifuge.

– When using organic solvents (e.g. phenol, chloroform) the durability of plastic tubes may be impaired.

– When closing the centrifuge lid do not place your fingers between the lid and the centrifuge, otherwise they may be 

trapped.

Safety precautions and applicational limitations

2 Safety precautions and applicational limitations

2
27

The following rotors and accessory buckets have a maximum service life of 7 years: 

A-4-38 5702 720.003 and 5702 740.004

A-8-17 5702 700.002

The date of manufacture is engraved on them in the format 10/01 (October 2001).

Transparent aerosol-tight caps made of polycarbonate have a maximum service life of 3 years.

The date of manufacture is embossed on them in the form of a clock .

Aerosol tight caps may lose their sealing strength when exposed to organic solvents (e.g. phenol, chloroform). 

Check the aerosol-tight caps regularly for changes or cracking. Aerosol-tight caps showing cracks or other changes must 

be replaced immediately.

Rotors, caps or buckets which have been damaged by chemical or mechanical factors or which have passed 

their maximum service life may no longer be used!

– Transfer 

If the device is passed on to someone else, please include the instruction manual.

– Disposal

In case the product is to be disposed of, the relevant legal regulations are to be observed.

– Information on the disposal of electrical and electronic devices in the European Community

The disposal of electrical devices is regulated within the European Community by national regulations based on EU 

Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

According to these regulations, any devices supplied after 13.08.05 in the business-to-business sphere, to which this 

product is assigned, may no longer be disposed of in municipal or domestic waste. They are marked with the 

following symbol to indicate this.

As disposal regulations within the EU may vary from country to country, please contact your supplier if 

necessary.

– Declaration concerning the ATEX directive (94/9/EC)

The present design and ambient conditions inside Eppendorf centrifuges mean that they are not suitable for use in a 

potentially explosive atmosphere. The centrifuges must therefore only be used in a safe environment such as the open 

environment of a ventilated laboratory or a fully-extracted fume hood. The use of substances which may contribute to a 

potentially explosive atmosphere is not permitted. The final decision on the risks in connection with the use of such 

substances is the responsibility of the user of the centrifuge.

12

7 8

5 4

2 1

1011

6

9

0 13

Safety precautions and applicational limitations

2 Safety precautions and applicational limitations

2
28

Refer to the frontal view on the first inside cover page of this manual.

Fig. 1: Front view of the Centrifuge 5702.

Fig. 2: Front view of the Centrifuge 5702 R. Front of the Centrifuge 5702 RH is structurally identical to that of the 5702 R

For the Centrifuge 5702 R / 5702 RH only:

When fitting the rotor, follow the marking triangles on each side of the rotor nut . They indicate the direction of the 

groove on the underside of the rotor, and are needed to position the rotor safely.

To insert the rotor rotate the driver pin of the motor shift longitudinally.

Fit the rotor onto the motor shaft so the marking triangles point in the same direction as the motor shaft driver pin. Tighten 

the rotor nut by turning them clockwise using the rotor key supplied. If the rotor nut does not tighten easily, check whether 

the rotor has caught on the motor shaft driver pin.

To release the rotor turn the rotor nut anticlockwise using the rotor key.

The rotors and buckets (round and rectangular) must be loaded symmetrically. The adapters must be loaded only with the 

specified tubes. Minimize the difference in weight between the filled sample tubes. This will reduce wear on the drive and 

cut running noise. The centrifuges 5702 / 5702 R / 5702 RH have an automatic imbalance detector, which shuts down the 

centrifuge if the weight differences are excessive. This is indicated by the error message "Inb" in the display.

The maximum weight for a fully loaded bucket is indicated on each rotor.

time – Time dial and Start/Stop button

short – Short run button

speed – Speed selector dial and rpm/rcf button

– Stand-by button

open – Lid release

1 – Line socket with fuse set and main power switch, 

device identification plate with power supply ratings 

(rear).

E – Emergency lid release on underside with pull cord

temp – Temperature selection buttons

fast temp – Controlled temperature button

prog 1 – Program button 1

prog 2 – Program button 2

C – Condensation water tray

3.1 Functional and operator control elements

3.2 Fitting and removing the rotors





3.3 Loading the rotors

3 Operation

Operation

 3
29

The fixed-angle rotor F-35-30-17 can be loaded with 15 ml Falcons® and 15 ml round bottom centrifuge tubes. It is 

available in the 10 and 30 position versions. Please use only swing-bucket rotor A-4-38 with round buckets and the 

appropriate adapters for centrifuging blood sampling systems.

Before centrifuging the Falcons®, place their plastic adapters in the tube holders. The adapters prevent the Falcons® from 

being destroyed. For the centrifugation of round bottom tubes made of Duran® glass, round rubber pads are required to 

prevent the tubes from cracking. Make sure a rubber pad is placed under each glass tube before centrifuging. 

In order to avoid breakage of the tubes when using centrifuge tubes of glass, polystyrene or similar materials, please 

observe the limiting data with reference to endurance specified by the manufacturer.

The maximum load capacity for Falcons® is 20 x 15 ml; for 15 ml round bottom centrifuge tubes 30 x 15 ml. The rotor can 

be loaded with a combination of 15 ml Falcons® and 15 ml round bottom centrifuge tubes. The maximum capacity is then 

20 x 15 ml Falcons® and 10 x 15 ml round bottom centrifuge tubes.

Fig.3: Loading of rotor F-35-30-17 with 15 ml Falcons® and 15 ml round bottom centrifuge tubes

The specified max. weight of 56 g imprinted on the rotor is the gross weight rating including the tube holder, 

adapter, tubes and contents. Always weigh the tube holder and the load together.

A maximum of 24 1.5/2.0 ml test tubes can be centrifuged in rotor F-45-24-11. If the appropriate adapters are used, it is 

also possible to load it with 0.2 ml PCR tubes, 0.4 ml test tubes, 0.5 ml test tubes and 0.6 ml Microtainers®. 

Fixed-angle rotor F-45-18-17-Cryo can be equipped with cryotubes (max. diameter 17 mm or 13 mm with adapters) and 

sealable centrifuge tubes (max. diameter 16.5 mm or 12.2 mm with adapters). In each of these cases, max. tube length is 

50 mm.

Maximum load (adapter, tube and contents) per bore is 3.75 g on rotor F-45-24-11 and 8.7 g on rotor F-45-18-17-Cryo. 

When loading the rotors, please make sure that the tubes are inserted in the bores of the rotor opposite one another in 

pairs. 

To ensure that the rotor is loaded symmetrically, the tubes opposite one another need to contain approximately the same 

filling quantity.

Fixed-angle rotors are operated without a rotor lid.

3.4 Fixed-angle rotor

15 ml Falcon®

15 ml 

round bottom 

centrifuge tube

Operation

3 Operation

3
30

The swing-bucket rotor A-4-38 can be equipped with round or rectangular buckets. Round buckets and the associated 

adapters (see ordering information) are conceived for the centrifugation of Falcons®, blood withdrawal systems and other 

centrifuging tubes with round bottoms. Rectangular buckets and associated adapters (see ordering information) are 

conceived for the centrifugation of glass centrifugation tubes.

Use only the rotor / bucket (round or rectangular) / adapter combinations approved by Eppendorf. Check that all 

buckets are fully attached, lubricated lightly and can swing out freely. If you use overlength tubes, it is essential to 

carry out a manual swing test with empty tubes! When the rectangular buckets are not completely filled, insert the 

adapters so that the bolts of the rotor A-4-38 are symmetrically loaded. Avoid unbalanced loading of the inner 

adapter bores, pointing to the rotor nut, since this could cause overshooting of the rectangular buckets.

For mechanical stability, all the places must be fitted with identical buckets. The buckets are sorted by weight. The weight 

class is embossed on the side of the bucket: e.g. 90 (the last 2 digits in grams). Opposing buckets must be 

of the same weight class. When reordering, please quote the weight class required.

Before inserting the buckets in the grooves, make sure the grooves are clean. Dirty grooves or pegs will prevent the 

buckets from swinging out evenly.

The specified max. weight of 400 g imprinted on the rotor is the gross weight rating of a bucket (including adapter, tubes 

and contents).

The maximum load (adapter, tubes and contents) of the round bucket is 190 g. The maximum load (adapter, tubes and 

contents) of the rectangular bucket is 240 g.

A maximum of 8 x 15 ml Falcons® or 8 x 15 ml tubes of Duran® glass can be centrifuged in the rotor A-8-17. Prior to the 

centrifugation of 15 ml Falcons®, please insert the provided plastic adapter into the rotor. Prior to the centrifugation of 

tubes of Duran® glass, please insert the round rubber plate into the rotor. Please make certain prior to centrifugation that 

such a rubber plate is found under every glass tube. In order to avoid breakage of the tubes when using centrifuge tubes 

of glass, polystyrene or similar materials, please observe the limiting data with reference to endurance specified by the 

manufacturer.

Only load the rotor symmetrically, so that the rotor and the pivots are evenly loaded during centrifugation. The maximum 

load (adapter, tubes and contents) of the rotor A-8-17 is 8 x 38 g. The maximum permissible tube length is 120 mm.

3.5 Swing-bucket rotors

Fig. 4: 

Rotor and buckets symmetrically 

loaded.

Fig. 5: 

Rotor and buckets asymmetrically 

loaded. Not permitted, because the 

pegs of the buckets are subject to 

differing loads. 

Fig. 6: 

Adapter loaded asymmetrically. 

Not permitted, because the 

pegs of the bucket are not 

uniformly loaded and the 

loading of the adapter bores 

pointing to the rotor nut could 

cause overshooting of the 

rectangular buckets.

3 Operation

Operation

 3
31

The inner part of the aerosol-tight cap is also equipped with a silicone sealing ring. Never remove this sealing ring from 

the cap. Whenever using the cap, make sure that the sealing ring is undamaged and sits uniformly in the groove. 

The round bucket and the aerosol-tight cap are autoclavable (121 °C, 20 minutes). The aerosol-tight cap, including the 

silicone sealing ring, is subject to natural wear and must be replaced when visual inspection reveals wear.

When handling the aerosol-tight cap, remember that polycarbonate has limited chemical resistance to phenol.

Switch on the centrifuge, with the mains power switch if necessary, and then with the switch. The nominal values of 

the last run are displayed. Load the rotor symmetrically and close down the centrifuge lid.

While the centrifuge is running the remaining time is displayed. The last minute is counted down in seconds. When the 

preset time elapses the centrifuge stops automatically and emits a signal tone to indicate the centrifugation is finished. 

The lid of the non-refrigerated Centrifuge 5702 opens automatically following centrifugation. The lid of the refrigerated 

Centrifuge 5702 R / 5702 RH remains closed to maintain the sample temperature and can be opened with the OPEN 

button.

When you switch off the centrifuge 5702 / 5702 R / 5702 RH at the main power switch the display goes blank after a few 

seconds' delay.

The timer setting, the rotation speed and the temperature (only 5702 R / 5702 RH) can be changed during the run by 

briefly pressing the SHORT button. The display begins flashing. You can then set the new centrifugation parameters with 

the TIME and SPEED and the TEMP dial adjustors. The new centrifugation parameters are programmed after 5 seconds. 

time – Alters the running time.

speed – Alters the speed in increments of 100 1/min or rcf.

start – Starts the run. The symbol flashes while the rotor is running.

stop – Stops the centrifuge. The symbol appears briefly as soon as the rotor comes to a 

standstill.

stand-by – Centrifuge switched to stand-by mode.

open – Releases the lid latch.

temp – Changes the nominal temperature value (for 5702 R / 5702 RH only)

short – Press this button with the lid closed to start a short run at maximum speed. 

The centrifuge stops when you release the SHORT button again.

3.6 Operation of round bucket with aerosol-tight caps

Silicone sealing ring

3.7 Centrifugation with timer setting

3.8 Changing the centrifugation parameters during the run

3.9 Short centrifugation

Operation

3 Operation

 3
32

Note that the rcf (g-force) indicated when the display is switched is standardized to 15 ml Falcon® tubes in the 

rotor A-4-38. At 4,400 1/min you can achieve the following maximum rcf with the various adapters.

To ascertain the maximum rcf for a specific adapter you can apply the following formula as per DIN 58 970:

rcf = 1,118 · 10–5 · n2 · rmax

n: rotational speed in 1/min

rmax: max. centrifuging radius in cm

Example: The 85 ml adapter has a maximum radius of 13.5 cm. At 4,000 rpm a maximum rcf of 2,415 x g is reached.

time – The continuous run function is set by turning the TIME dial to either above 

99 minutes or below 0.5 minutes. The timer displays "oo" to indicate that continuous 

running is active. The time is counted upward in minutes.

stop – Ends continuous running

SPEED – Press the dial to toggle the display between 1/min (rpm) and (rcf) and vice versa.

Rotor Adapter Max. centrifuging 

radius (cm) rmax

Max. rcf (g-force),

rounded

A-4-38

Round bucket

 1.5/2.0 ml 13.4 2,900

 1.1 – 1.4 ml 13.2 2,850

 2 – 7 ml 13.2 2,850

 2.6 – 7 ml 13.2 2,850

 4 – 10 ml 13.2 2,850

 9 – 15 ml 13.0 2,800

15 ml Falcon® 13.7 3,000

25 ml 13.5 2,900

50 ml Falcon® 13.5 2,900

85 ml 13.5 2,900

A-4-38

Rectangular bucket

 5 – 7 ml 12.7 2,750

 9 ml 12.7 2,750

15 ml 12.7 2,750

20 ml 12.7 2,750

25 ml 12.7 2,750

A-8-17 15 ml Falcon® 12.8 2,770

15 ml DIN-tube 12.8 2,770

F-35-30-17

Outer ring

15 ml 12.7 2,750

15 ml Falcon® 12.7 2,750

F-35-30-17

Inner Ring

15 ml 10.7 2,300

15 ml Falcon® 10.7 2,300

F-45-24-11 0.2 ml 6.6 1,430

0.4 ml 8.2 1,770

0.5/0.6 ml 7.4 1,600

1.5/2.0 ml 8.2 1,770

F-45-18-17-Cryo without adapter 9.1 1,970

with adapter 8.9 1,930

3.10 Continuous running

3.11 Rcf display and calculation

3 Operation

Operation

 3
33

When working with Ficoll® density gradients or other sensitive applications (e.g. certain types of blood and urine 

centrifugations) slower acceleration and braking ramps can be switched on for the Centrifuge 5702 / 5702 R / 5702 RH. 

This makes the centrifuge accelerate and decelerate gently. This guarantees optimal centrifugation results.

Press the SHORT key for longer than 5 seconds while the centrifuge lid is open. On the Centrifuge 5702, the text in the 

display changes from "br on" (brake on) to "br OF" (brake off). The symbol appears in the display of Centrifuges 

5702 R / RH. The slower acceleration and braking ramps are now activated. The current status will be displayed when the 

SHORT button is pressed for less than 5 seconds while the centrifuge lid is open.

To switch faster acceleration and braking back on, press the short key for longer than 5 seconds again while the centrifuge 

lid is open. The "br on" message appearing briefly in the display signals the reactivation of the faster acceleration and 

braking ramps.

For centrifugation, time can be counted either immediately from the start or not until attainment of the preset speed.

Pressing the START / STOP button for longer than 2 seconds with the centrifuge lid open switches the "at set rpm" mode, 

symbolized by the pictogram .

To exit the "at set rpm" mode again and begin counting down the centrifugation time immediately after starting the 

centrifuge, press the START / STOP button again for longer than 2 seconds with the centrifuge lid open until the pictogram 

 is displayed.

Press and hold down the OPEN button for longer than 2 seconds with the centrifuge lid open to toggle between "b on" 

(signal tone on) and "b OF" (signal tone off). Press the OPEN button for less than 2 seconds with the centrifuge lid open to 

display the current status. With the Centrifuge 5702 R / 5702 RH the selected signal tone is symbolized by the pictogram 

.

The current status is shown when the OPEN button is pressed for less than 2 seconds while the centrifuge lid is open 

(Centrifuge 5702).

To secure the centrifuge parameters against unintentional adjustment, the Centrifuge 5702 and the Centrifuge 5702 R / 

5702 RH allows you to lock in the parameters you need.

Press and hold down OPEN- and SHORT-button simultaneously for at least 5 seconds with the centrifuge lid open. 

After 5 seconds the dial adjuster is disabled and the centrifugation parameters are locked against unintentional 

adjustment. "Lo on" appears in the display of the Centrifuge 5702. In the display of the Centrifuge 5702 R / 5702 RH the 

locked parameters are symbolized by an additional pictogram . The preset parameters can then no longer be altered, 

whether the centrifuge is running or not. The START/STOP button can still be used to start and stop the centrifuge 

however. It is also still possible to switch the signal tone and rcf switch on and off.

With the Centrifuge 5702 R / 5702 RH it is also possible to additionally lock a program called up against unintentional 

resetting. A program already written is called up through the program buttons and then – as described above – the 

program buttons and dial adjustor setting deactivated. 

To enable the dial adjuster again, press and hold down OPEN- and SHORT-button simultaneously for 5 seconds with the 

centrifuge lid open. The display shows "Lo OF" or (5702 R / 5702 RH ). The current status ("Lo on") can be displayed 

on the Centrifuge 5702 by briefly pressing the SHORT and OPEN buttons while the lid is open.

3.12 Adjusting the acceleration and braking ramps

soft

3.13 At set rpm 

3.14 Activating and deactivating the signal tone

3.15 Parameter lock

Operation

3 Operation

 3
34

With the Centrifuge 5702 R / 5702 RH it is possible to store up to two permanent programs (only during standstill): 

First set the required program data with the TIME and SPEED dial adjustors. The function "at set rpm" and the switchedoff braking function can also be stored if necessary in the permanent program.

Program selection is only possible during stillstand.

If dial adjustors or buttons are required for the program setting, the program remains unchanged. 

The text "Pr 1" (Program 1) or "Pr 2" (Program 2) appears in the centrifuge display.

Exit the program by again pressing the program button. The blue lighting of the button extinguishes and the centrifugation 

parameters can be set freely again.

If the centrifuge is not used for more than 8 hours or the lid is not opened, the refrigeration switches off to protect the 

device. 

Remark: In cases of higher ambient temperature, temporary air noises may occur until the desired temperature is 

attained. These are a sign of high refrigeration capacity. Block the ventilation slots under no circumstances!

For ambient temperatures below 18 °C a warming-up time of 1 hour is required before operating.

PROG 1 or 2 – Hold down for 2 seconds until the program button is no longer flashing and lights up 

continuously. A brief signal will sound. The program is now stored.

PROG 1 or 2 – Pressing once calls up the required program. The button for the program activated 

lights up in blue.

temp – The nominal temperature value can be set with the arrow keys from 

– 9 °C to + 40 °C. During stillstand, the nominal temperature setting and the current 

temperature in the rotor chamber are displayed alternately. With the centrifuge 

running, only the current temperature in the rotor chamber is displayed. 

A deviation of more than ± 3 °C from the temperature set is signalled during the run.

fast temp – starts a controlled temperature run with a centrifuge-specific rotation speed, in 

order to quickly reach the selected temperature in the rotor. During the FAST TEMP 

run, "FA" appears in the display, as well as the present temperature and the fixed 

optimal rotational speed. The run ends automatically or by pressing the STOP 

button. A signal tone sounds periodically.

Stand-by refrigeration

– With closed centrifuge lid the rotor chamber is refrigerated before and after a run to 

the selected nominal temperature if this is less than the ambient temperature. Since 

there is no rotation of the rotor, the temperature adaptation takes place slowly. If the 

centrifuge was in standby refrigeration over a longer time or at low temperatures, 

start a brief FAST TEMP run before inserting the samples in order to prevent the 

samples from freezing.

3.16 Programming (for 5702 R / 5702 RH only)

3.17 Program selection (for 5702 R only)

3.18 Refrigeration (for 5702 R only)

3 Operation

Operation

 3
35

In the case of the Centrifuge 5702 RH, we are dealing with a benchtop centrifuge with a regulated heating and cooling 

system. The Centrifuge 5702 RH can be refrigerated or heated precisely within a temperature range from – 9 °C to 

+ 42 °C. By way of preprogrammed temperature profiles, it is possible to set optimized temperature arcs for the available 

swing-bucket and fixed angle rotors. This enables exact temperature control even for sensitive samples.

Setting the preprogrammed temperature profiles:

Pressing the Fast Temp key while the centrifuge lid is open results in the display of the set rotor with the corresponding 

temperature profile. Using the arrow keys it is possible to select other temperature profiles. The displays appearing stand 

respectively for the following rotors:

Pull the power plug and wait for the rotor to come to a stop (this may take as long as 5 minutes!). Emergency lid release 

on underside of device by pull cord: In front of the front right suction foot there is a small white plastic cap in the base 

plate (see "E" in figures 1 and 2, cover flap). Remove the cap and draw the cord out straight downward.

Please be sure to later make certain that the cord is pushed back completely into the housing before closing the lid. 

Press the plastic button into the baseplate again.

The fuse box is located under the main power plug. The fuse box can be removed from the rear. The two fuses can be 

replaced (see Ordering information).

Display Rotor

ro F 35 Fixed-angle rotor F-35-30-17

ro F 24 Fixed-angle rotor F-45-24-11

ro F 18 Fixed-angle rotor F-45-18-17-Cryo

ro A4 rE Swing-bucket rotor A-4-38 with rectangular buckets

ro A4 ro Swing-bucket rotor A-4-38 with round buckets

ro A8 Swing-bucket rotor A-8-17

ro AL L General temperature profile for all rotors

After 5 seconds a selected temperature profile will be automatically adopted and the display will return to the 

operating status.

temp – The temperature nominal value can be set using the arrow keys. During the rest 

period of the centrifuge, the current temperature and the temperature nominal value 

are displayed alternately (current temperature short, temperature nominal value 

long). Only the current temperature is displayed during the run. A deviation of the set 

temperature nominal value of more than ± 3 °C is signalled during the run by a 

blinking temperature display

fast temp – Starts a temperature control run in order to reach the preselected temperature as 

quickly as possible. During the temperature control run, "FA" appears in the display, 

as well as the current temperature and the optimum rotational speed. Refrigeration 

runs at less than room temperature are automatically carried out with a rotorspecific, low rotational speed, while heating runs are carried out initially with a 

maximum and then with a nominal rotational speed. For runs with precisely 

controlled temperatures, we recommend starting a short Fast Temp run immediately 

prior to centrifugation. This prevents an overshooting of the temperature in the rotor 

chamber, such as can sometimes occur after longer standby periods.

Stand-by 

Heating and

refrigeration 

– The rotor chamber is heated or cooled to the selected nominal temperature both 

before and after a run with the lid closed. Because the rotor does not thereby rotate, 

the temperature adjustment occurs slowly. The current temperature in the rotor 

chamber is displayed. For runs with precise temperature control following longer 

standby periods, we recommend starting a brief Fast Temp run immediately prior to 

centrifugation. This prevents potential overshooting of the temperature in the rotor 

chamber.

3.19 Heating and refrigeration (5702 RH)

3.20 Opening the centrifuge in case of power failure

3.21 Device fuses

Operation

3 Operation

 3
36

The outer surfaces of the centrifuge and the rotor chamber should be cleaned regularly with a mild cleaning agent. This is 

for hygiene purposes and to prevent adhering impurities causing corrosion.

If material hazardous to health or aggressive material contaminate the device, the owner is responsible for appropriate 

cleaning and decontamination. 

Before cleaning, unplug the power plug with the lid open, unscrew the rotor using the rotor key supplied and clean it 

separately. Use a mild cleaning agent for cleaning the accessible surfaces of the device. Choose disinfection methods that 

correspond to the current legal regulations and guidelines for your area of application. Use, for example, alcohol (ethanol, 

isopropanol) or alcohol-based disinfectants. 

Do not allow any liquid to get into the gap at the motor shaft outlet. For this reason, the rotor chamber should be cleaned 

only with a damp cloth.

You should also consult your laboratory safety officer with regard to a suitable method of cleaning and disinfecting. Before 

any cleaning or disinfecting method other than that recommended by the manufacturer is used, please check with 

Eppendorf that the intended method will not damage the device or its accessories. In order to ensure long-term, reliable 

work with your centrifuge, please note that aggressive chemicals may damage the rotor and the chamber. Check your 

device once a month for corrosion and damage.

The rubber seals in the rotor chamber should be rinsed off thoroughly with water and lubricated with glycerin or talc after 

every clean to prevent them becoming brittle.

The rotors, buckets, tube holders and adapters should be cleaned once a month or when necessary with a neutral 

cleaning agent to prevent residues of the material being centrifuged from changing the properties of the centrifuge and its 

accessories. The rotor must be taken off for this. 

Never place components in disinfectants or cleaning agents which contain sodium hypochlorite/chlorine or are oxidants. 

This will cause the material to change. Disinfection with glutaraldehyde solution is possible. We recommend Cidex®

activated glutaraldehyde solution. The plastic adapters and rubber plates are dishwasher safe.

Check the tube holders and buckets for residues and corrosion. For thorough cleaning, remove the rubber plates from tube 

holders and buckets and clean all parts separately. 

Then refit the rotor and bolt it into place with the supplied rotor key. Check the rotor, tube holders and buckets once a 

month for mechanical damage.

All rotors, buckets, adapters, caps and tube holders can be autoclaved (121 °C, 20 min). 

The aerosol-tight cap, including silicon sealing ring, rubber mats and rectangular bucket adapters are subject to normal 

wear and must be replaced when a visual inspection reveals wear.

Do not unbolt the rectangular bucket adapters from each other.

On the swing-bucket rotor make sure, in particular, that the pegs and grooves of the buckets are free of dirt. They should 

be lightly lubricated with pivot grease (provided with each swing-bucket rotor) so the buckets can swing freely.

The aerosol-tight buckets must not be stored with their caps sealed!

Clean condensation water and ice buildup regularly from the rotor chamber (by defrosting), using a soft, absorbent towel.

Regularly empty and clean the condensation water collector. Remove this from the left. Please clean the condensation 

water drain regularly.

4.1 Device

4.2 Rotors

4.3 Refrigerated centrifuges

4 Maintenance and cleaning

Maintenance and cleaning

 4
37

When centrifuging glass tubes, please observe that high speeds/rcf’s increase the risk of glass breakage. Please follow 

the manufacturer’s instructions concerning the maximum speed/rcf of centrifuge tubes. In the event of glass breakage, 

carefully remove all splinters and all ground glass from the rotor, the buckets, the adapters and the rotor chamber. You 

may need to replace the rubber mats and adapters to prevent further damage.

Fine splinters of glass may otherwise scratch the surface of the rotors and buckets, reducing their resistance to 

chemicals. The air turbulences within the rotor chamber produce a very fine black powder of abraded metal. In addition 

to causing damage to the rotor chamber, rotor, buckets and adapters, the powder also contaminates the samples.

Check the rotor bores regularly for residues and damage.

When returning centrifuges, please ensure that these devices are fully decontaminated so that they do not present a 

health risk to our service staff.

You will find additional information and a blank of the decontamination confirmation at www.eppendorf.com. 

Do also consult your laboratory safety officer about a suitable decontamination method.

Please fill out the decontamination confirmation and place it together with the device when it is to be sent back to 

Eppendorf.

4.4 Glass breakage

4.5 Returning devices

Maintenance and cleaning

4 Maintenance and cleaning

4
38

If the suggested remedy repeatedly fails, please contact Service.

Error Cause Remedy

Stand-by button lit red. Centrifuge not ready. Press STANDBY button.

No display. No power. Plug power cable in on both ends.

Power failure. Check power fusing of lab / device.

Lid will not open. Power failure. Emergency lid release (see section 3.20).

Rotor still running. Wait for rotor to stop.

Centrifuge shakes 

when starting up.

Rotor unevenly loaded. Stop centrifuge and load evenly.

Centrifuge will not start. Lid not closed. Press lid down or press OPEN button.

Display: LID Lid not released. Press lid down tight, press Start/Stop or emergency lid 

release.

Lid not locked. Close lid again.

Lo on

(only 5702)

Centrifugation parameters

locked against adjustment.

With open centrifuge lid simultaneously press SHORT

and OPEN for 5 seconds (see 3.15) if parameters 

should be readjusted.

P 1

P 2

Program 1 or 2 is called up. Press illuminated program button to exit the program 

level (if required).

FA Display indicates a FAST TEMP 

run.

The run can be interrupted with the START / STOP 

button if required. 

Inb Rotor unevenly

loaded.

Check loading and repeat run.

Int Power failure during run. Check power plug. Wait for rotor to come to a stop. 

Repeat run.

Er 2 Unbalanced rotor switch 

defective.

Inform Service.

Er 3 Error in speed system. Leave device switched on until error message 

disappears (up to 5 min).

Er 5 Lid switch. Close lid, restart.

Er 6 Drive error. Repeat run.

Er 7 Overspeed. Error in drive or speed measurement system.

Er 8 Drive error. Repeat run.

Er 9 – 25 Electronics error. Repeat run.

Er 18 Temperature deviation

> 5 °C fr. nominal value.

Nominal value setting too low or refrigeration defective.

Er 19 Refrigeration unit overheated. Make sure that the air circulation through the cooling 

slots is not impaired.

Er 23

(only 5702)

Motor overheating. Allow motor to cool.

Er 24 Fault in the refrigeration unit. At start of operation: contact Service. After longer 

running time: allow centrifuge to cool down.

5 Troubleshooting

Troubleshooting

 5
39

Technical specifications subject to change!

Line connection: Centrifuge 5702

230 V / 50 – 60 Hz

120 V / 50 – 60 Hz

100 V / 50 – 60 Hz

Centrifuge 5702 R / 5702 RH

230 V / 50 – 60 Hz

120 V / 50 – 60 Hz

100 V / 50 – 60 Hz

Power output: 200 W 380 W

Max. speed: 4 400 rpm 4 400 rpm

Max. centrifugal acceleration: 3 000 rcf 3 000 rcf

Max. load: 4 x 90 ml 4 x 90 ml

Max. kinetic energy: 2 280 Nm 2 280 Nm

Permissible density of material 

being centrifuged:

1,2 g/ml 1,2 g/ml

Ambient temperature: 2 – 40 °C 10 – 40 °C

Max. rel. air humidity: 75 % 75 %

Positioning height: max. 2000 m above NSL max. 2000 m above NSL

Dimensions: Height: 241 mm

Depth: 395 mm

Width: 320 mm 

Height: 265 mm

Depth: 580 mm

Width: 380 mm 

Weight excluding rotor: 20 kg 36 kg

Startup time (230 V): < 25 sec < 25 sec

Deceleration time: < 25 sec < app. 25 sec

Startup time (100 V / 120 V): < 25 sec < 25 sec

Deceleration time: < 25 sec < app. 25 sec

Fuses: 2.5 A time-lag 230 V

5.0 A time-lag 120 V / 100 V

2.5 A time-lag 230 V

5.0 A time-lag 120 V

6.0 A time-lag 100 V

Noise level: < 58 dB (A) < 54 dB (A),

steady state at 4oC;

23oC ambient temperature,

empty rotor

Overvoltage category: II II

Degree of contamination: 2 2

Technical data 

6 Technical data

 6
40

Centrifuge 5702

230 V / 50 – 60 Hz, without rotor 5702 000.019

Centrifuge 5702 R

230 V / 50 – 60 Hz, without rotor 5703 000.012

Centrifuge 5702 RH

230 V / 50 – 60 Hz, without rotor 5704 000.016

Fixed-angle rotor and accessories

Fixed-angle rotor F-35-30-17

Aluminum, 30 places, angle 35°,

for mounting of 15 ml Falcons® or 

15 ml round bottom centrifuge tubes,

complete with stainless steel tube holders for

30 places 5702 704.008

10 places 5702 705.004

Tube holders (stainless steel), for rotor F-35-30-17,

for mounting of 15 ml Falcons® or 

15 ml round bottom centrifuge tubes, set of 10 5702 707.007

Adapter, conical, to support 15 ml Falcons®, 

for rotor F-35-30-17, set of 10 5702 706.000

Rubber mat for 15 ml round bottom centrifuge tubes, set of 10 5702 708.003

Fixed-angle rotor F-45-24-11

Aluminum, angle 45°, 24 places, max.  11 mm

for mounting of 1.5/2.0 ml micro test tubes 5702 746.002

Adapter for 0.2 ml PCR tubes,

for rotor F-45-24-11, set of 6 5425 715.005

Adapter for 0.4 ml micro test tubes,

for rotor F-45-24-11, set of 6 5425 717.008

Adapter for 0,5 ml micro test tubes and

0.6 ml Microtainer®, for rotor F-45-24-11, set of 6 5425 716.001

Fixed-angle rotor F-45-18-17-Cryo

Aluminum, angle 45°, 18 places, max.  17 mm

for mounting of cryotubes (max.  17 mm) and

centrifuge tubes which can be sealed (max.  16.5 mm),

max. length in mm: 50 5702 747.009

Adapter for cryotubes (max.  13 mm) and

centrifuge tubes which can be sealed (max.  12.2 mm),

max. length in mm: 50 5702 752.002

Swing-bucket rotors and accessories

Swing-bucket rotor 4 x 85 ml, type A-4-38,

aluminum, incl. 4 round buckets 5702 720.003

Swing-bucket rotor 4 x 85 ml, type A-4-38,

aluminum, excluding round buckets 5702 740.004

Round bucket 85 ml for A-4-38, set of 4 5702 722.006

Round bucket 85 ml for A-4-38, set of 2 5702 761.001

Caps, aerosol tight, for round bucket 85 ml, set of 2 5702 721.000

Ordering information

7 Ordering information

7
41

Adapter for standard tubes and blood sampling systems for round bucket 85 ml

2 adapters 4 x 1.5 – 2.0 ml micro test tubes 5702 745.006

2 adapters 5 x 1.1 – 1.4 ml (ø adapter bore x max. vessel length in mm: 8.5 x 100) 5702 736.007

2 adapters 5 x 2 – 7 ml (12.5 x 100) 5702 737.003

2 adapters 4 x 2.6 – 7 ml (13.5 x 100) 5702 719.005

4 adapters 4 x 4 – 10 ml (16 x 100) 5702 735.000

9 adapters 4 x 9 – 15 ml (17.5 x 100) 5702 724.009

2 adapters 1 x 15 ml Falcon® (17.2 x 121) 5702 732.001

2 adapters 2 x 15 ml Falcon® * (17.2 x 121) 5702 723.002

2 adapters 1 x 25 ml (25 x 100) 5702 717.002

2 adapters 1 x 50 ml Falcon® (30 x 115) 5702 734.004

2 adapters 1 x 85 ml (38 x 106) 5702 718.009

Rectangular bucket 90 ml for A-4-38, set of 4 5702 709.000

Rectangular bucket 90 ml for A-4-38, set of 2 5702 762.008

* Do not use with aerosol tight caps.

Adapter for standard tubes for rectangular buckets

2 adapters 10 x 5 – 7 ml 5702 710.008

2 adapters 8 x 9 ml 5702 711.004

2 adapters 6 x 15 ml 5702 712.000

2 adapters 4 x 20 ml 5702 713.007

2 adapters 2 x 25 ml 5702 716.006

Swing-bucket rotor type A-8-17 5702 700.002

Adapter, conical, to support 15 ml Falcons®, 

for rotor A-8-17, set of 8 5702 702.005

Rubber pad for 15 ml round bottom centrifuge tubes, set of 8 5702 701.009

Set of fuses 

for 5702 / 5702 R 230 V (2 x 2.5 A time-lag) 5425 351.003

for 5702 / 5702 R 120 V (2 x 5 A time-lag) 5425 353.006

Important note:

Please use the original accessories recommended by Eppendorf. Using spare parts or disposables which we have not 

recommended can reduce the precision, accuracy and life of the centrifuges. We do not honor any warranty or accept 

any responsibility for damage resulting from such action.

Falcon®: Registered trademark of Becton Dickinson

Cidex®: Registered trademark of Johnson & Johnson

Duran®: Registered trademark of Schott

Ficoll®: Registered trademark of Pharmacia Biotech AB

Microtainer®: Registered trademark of Becton Dickinson

F A 45 30 11 A 4 81

Rotor code 

All Eppendorf rotors are designated

according to a simple, logical system 

which describes the technical specifications as a uniform series of numbers

and letters e.g.:

Aerosol-tight 

version

Max. no. tubes/ 

adapters

Max. no tubes/ 

adapters

Fixed-angle Angle of

adapter bore

∅ Tube/ 

Adapter Swing-bucket rotor

∅ tube/adapter 

rotor bore

Ordering information

7 Ordering information

7




Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com 

Eppendorf® and the Eppendorf logo are registered trademarks of Eppendorf AG, Hamburg, Germany.

5702 901.016-11/052013