Praxis / MVZ Aufbereitung Medizinprodukte maschinell evtl. Logo 4.3.3 (3) MUSTER (Stand 1/2022) (bitte individuell anpassen)

#### Ablaufbeschreibung1

#### Wichtig:

➔ Verpackung erfolgt durch sach-/fachkundige Mitarbeitende. Herstellerangaben, die Vorgaben der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) sowie die gemeinsame Empfehlung der ➔ Verpackung erfolgt durch sach-/fachkundige Mitarbeitende. Herstellerangaben, die Vorgaben der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) sowie die gemeinsame Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch- Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ werden beachtet.

Maschinelle Aufbereitung semikritischer und kritischer Medizinprodukte nach Gebrauch

ja	Vorbereitung
nein	Wie: vorreinigen (grobe Verschmutzungen entfernen), zerlegen, Hohlräume durchspülen	Womit: Schutzausrüstung: Geeignete • Handschuhe, flüssigkeitsdichter, langärmeliger Schutzkittel, Mund- Nasen-Schutz, Augen-/Gesichtsschutz trockenes bzw. getränktes Tuch, ggf. • Spritze zum Durchspülen geeignetes Mittel im Hinblick auf • nachfolgende Aufbereitung: Wasser, Reinigungslösung, bzw. Reinigungs- und Desinfektionslösung
Vorbereitung erforderlich? Vorbereitung erforderlich? erforderlich?	Wie: vorreinigen (grobe Verschmutzungen entfernen), zerlegen, Hohlräume durchspülen	Womit: Schutzausrüstung: Geeignete • Handschuhe, flüssigkeitsdichter, langärmeliger Schutzkittel, Mund- Nasen-Schutz, Augen-/Gesichtsschutz trockenes bzw. getränktes Tuch, ggf. • Spritze zum Durchspülen geeignetes Mittel im Hinblick auf • nachfolgende Aufbereitung: Wasser, Reinigungslösung, bzw. Reinigungs- und Desinfektionslösung
nein	Wie: vorreinigen (grobe Verschmutzungen entfernen), zerlegen, Hohlräume durchspülen	Womit: Schutzausrüstung: Geeignete • Handschuhe, flüssigkeitsdichter, langärmeliger Schutzkittel, Mund- Nasen-Schutz, Augen-/Gesichtsschutz trockenes bzw. getränktes Tuch, ggf. • Spritze zum Durchspülen geeignetes Mittel im Hinblick auf • nachfolgende Aufbereitung: Wasser, Reinigungslösung, bzw. Reinigungs- und Desinfektionslösung

ja

U t ei h n ei s g n u t ei r e b f u A r e d ( E T I E S E N I E R N U t ei h n ei s g n u t ei r e b f u A r e d ( E T I E S E N I E R N

Vorbereitung erforderlich?

nein

Ultraschallreinigung der hierfür zugelassenen Instrumente
Wie: Medizinprodukte geöffnet bzw. zerlegt in die • Ultraschall-Reinigungslösung einlegen Korb nicht überladen (Ultraschall-„Schatten“/ • Toträume vermeiden) alle Hohlräume luftblasenfrei mit Lösung füllen • Ultraschallgerät mit Deckel verschließen - • keinesfalls während der Beschallung ins Ultraschallbad fassen! Beschallungszeit (ca. 3 - 5 Min. je nach Hersteller) • Medizinprodukte aus dem Bad entnehmen, • gründlich mit Trinkwasser spülen und trocknen	Womit: Ultraschall-Reinigungsmittel: • (verwendetes Produkt hier eintragen) Konzentration: o Einwirkzeit: o flusenfreie Einwegtücher zum Trocknen • ggf. frische Spritzen •

erstellt: 05.01.2022, gez. Fr. Schnell doc\_f943aa3ea37dac550dbbd60d2d40e983741f78cc\_6200.doc geprüft und freigegeben: 09.01.2022, gez. Dr. Spritze x Seite 1 von 4