εξεταζόμενου να γίνεται γρήγορα και με επαναληψιμότητα.» Η προτεινόμενη αλλαγή δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό 4. Προδιαγραφές «3. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Μέγιστη κάλυψη απεικόνισης (μήκος σάρωσης) ≥ 200cm» και «8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ, Απεικόνιση με ανατομική κάλυψη τουλάχιστο 200cm» Ζητούμε τη μείωση της ανατομικής κάλυψης των ανωτέρω προδιαγραφών από 200cm σε 180cm. Η σύνθεση πηνίων που ζητείται στις προδιαγραφές της παραγράφου 7 (πηνίο κεφαλής αυχένα, πηνίο σπονδυλικής στήλης πηνίο/α για εξετάσεις θώρακα, άνω & κάτω κοιλίας ανατομικής κάλυψης τουλάχιστο 50cm) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά για εξετάσεις ευρείας ανατομικής κάλυψης δεν ξεπερνά αθροιστικά τα 165cm ενώ για κάλυψη του σώματος από την πρόσθια και την οπίσθια πλευρά όπως κοινώς ζητείται στην μαγνητική τομογραφία τα 100cm. Ως εκ τούτου η ανάγκη μέγιστης κάλυψης απεικόνισης (μήκους σάρωσης) 200cm όπως ζητούν οι προδιαγραφές των παραγράφων 3 και 8 δεν επιβεβαιώνεται από τα ζητούμενα πηνία και καθίσταται κλινικά μη χρήσιμη. Πρόσθετα, οι εν λόγω εξετάσεις ευρείας ανατομικής κάλυψης (whole body MRI) κοινώς περιορίζονται σε σημαντικά χαμηλότερες ανατομικές καλύψεις, από το κεφάλι στο μηρό. Προτεινόμενη διατύπωση των προδιαγραφών: «ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Μέγιστη κάλυψη απεικόνισης (μήκος σάρωσης) ≥ 180cm» «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ, Απεικόνιση με ανατομική κάλυψη τουλάχιστο 180cm» Συνεπώς η ζητούμενη αλλαγή δεν θα περιορίσει την κλινική λειτουργικότητα του μαγνητικού τομογράφου και θα διευρύνει τον ανταγωνισμό. 5. Προδιαγραφή «6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΔΕΚΤΗΣ), Ισχύς, KW, τουλάχιστον: >25kW» Η προδιαγραφή δεν επιτρέπει τη συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό. Η ισχύς του συστήματος εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων στα συστήματα 1.5Τ της εταιρείας μας είναι 16kW. Η ισχύς αυτή υπερκαλύπτει τις απεικονιστικές ανάγκες της μεθόδου για όλους τους ασθενείς μέχρι και το μέγιστο σωματικό βάρος των 250 κιλών. Η υπερβάλλουσα ζητούμενη ισχύς δεν θα προσφέρει κάποιο κλινικό πλεονέκτημα στο σύστημα και θα επιβαρύνει τη διαχείριση του ειδικού ρυθμού απορρόφησης (SAR) αλλά και την ενεργειακή κατανάλωση του συστήματος. Ζητούμε την αλλαγή της μέγιστης ισχύος από >25kW σε ≥ 16kW για να επιτραπεί η συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό. Προτεινόμενη διατύπωση της προδιαγραφής: «6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΔΕΚΤΗΣ), Ισχύς, KW, τουλάχιστον: ≥ 16kW» Η ζητούμενη αλλαγή δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό. 6. Προδιαγραφή «7. ΠΗΝΙΑ, Πηνίο σπονδυλικής στήλης. - Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών >20» Το πηνίο σπονδυλικής στήλης (πηνίο ενσωματωμένο στην εξεταστική τράπεζα) χρησιμοποιείται σε περισσότερες εξετάσεις από αυτές της σπονδυλικής στήλης καθώς είναι τμήμα του συνδυασμού πηνίων που χρησιμοποιείται και για όλες τις εξετάσεις σώματος (θώρακος / καρδιάς / κοιλίας / πυέλου). Οι προδιαγραφές του επηρεάζουν ένα μεγάλο ποσοστό των εξετάσεων που πραγματοποιούνται σε ένα μαγνητικό τομογράφο με πολλές από αυτές να κρίνονται ως οι πιο τεχνολογικά απαιτητικές (καρδιάς, κοιλίας, προστάτη κ.α.) Όλοι οι κατασκευαστές μπορούν να προσφέρουν 32 ανεξάρτητα κανάλια στο εν λόγω πηνίο με την απεικονιστική επίδοση σε όλες τις παραπάνω εξετάσεις να είναι η τυπικά ζητούμενη και αντιπροσωπευτική αυτής της κατηγορίας μαγνητικών τομογράφων. Η απαίτηση μόλις 20 καναλιών θα υποβάθμιζε σημαντικά όλες αυτές τις εξετάσεις συγκριτικά με το αναμενόμενο αυτής της κατηγορίας. Προτείνουμε την αναβάθμιση της προδιαγραφής ανεξάρτητων καναλιών του πηνίου σπονδυλικής στήλης από >20 σε ≥32 ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα του συστήματος να προσφέρει εξετάσεις της αναμενόμενης ποιότητας για τη ζητούμενη κατηγορία μαγνητικών τομογράφων. Προτεινόμενη διατύπωση της προδιαγραφής: «Πηνίο σπονδυλικής στήλης. - Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών ≥32» Η προτεινόμενη αλλαγή δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό. 7. Προδιαγραφή «7. ΠΗΝΙΑ, Πηνίο γόνατος. - Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών ≥18» Η προδιαγραφή δεν επιτρέπει τη συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό. Ο μέγιστος αριθμός ανεξάρτητων καναλιών του πηνίου γόνατος που προσφέρει η εταιρεία μας είναι 16. Ο αριθμός αυτός είναι από τους υψηλότερους που η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει και εξασφαλίζει άρτιες εξετάσεις με ανταγωνιστική ποιότητα εικόνας και χρόνους λήψης. Παρατηρούμε επιπλέον ότι άλλα ζητούμενα πηνία όπως αυτά για εξετάσεις ώμου, εύκαμπτα για δύσκολες επιφάνειες και ακόμα θώρακος, άνω & κάτω κοιλίας ζητούνται με μικρότερους αριθμούς ανεξάρτητων καναλιών (16, 4 και 12 αντίστοιχα) με κάποια από αυτά όπως τα ώμου και εύκαμπτα για δύσκολες επιφάνειες, να καλούνται να αντιμετωπίσουν εξετάσεις αντίστοιχων ποιοτικών χαρακτηριστικών και ανατομικών δομών με του γόνατος. Ζητούμε την αλλαγή του αριθμού ανεξάρτητων καναλιών του πηνίου γόνατος από >18 σε ≥ 16 ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό. Προτεινόμενη διατύπωση της προδιαγραφής: «Πηνίο γόνατος. - Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών ≥16» Η ζητούμενη αλλαγή δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό. 8. Προδιαγραφή «8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ, Πακέτο μαστογραφίας, Τεχνική διάχυσης για απεικόνιση μαστού, Volumetric 3D fatsat imaging (VIEWS, BLISS, VIBRANT, RADIANCE), Αντιστάθμιση ψευδο-εικόνων οφειλόμενων σε κίνηση για εξετάσεις μαστού» Οι ανωτέρω τεχνικές απαιτούν τη χρήση εξειδικευμένου πηνίο μαστού το οποίο δεν ζητείται στις προδιαγραφές 7. ΠΗΝΙΑ. Συνεπώς στο σύστημα δεν θα μπορούν να πραγματοποιούνται εξετάσεις μαστού και τα άνω προγράμματα και τεχνικές απεικόνισης δεν προσφέρουν καμιά κλινική αξία στο σύστημα. Προτείνουμε είτε την αφαίρεση των άνω προδιαγραφών είτε την προσθήκη πηνίου μαστού στις προδιαγραφές της παραγράφου 7. ΠΗΝΙΑ. Η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει πηνίο για εξετάσεις μαστού με δυνατότητα αμφίπλευρης απεικόνισης, συμβατότητα με βιοψία και 8 ανεξάρτητα κανάλια λήψης. Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία. Για την εταιρεία Με τιμή, Αλεξάνδρου Απόστολος Account Manager – Radiology – North Greece GE Healthcare