Σχόλια

Όνομα Όνομα NS HEALTHCAR E ABEE ΣΧΟΛΙΑ Όνομα Όνομα NS HEALTHCAR E ABEE ΣΧΟΛΙΑ Άρθρο Άρθρο ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΩΝ NS konstantina.zalaora@sie ΕΠΙ ΤΩΝ 16/11/20 Email Ημ/νία Ημ/νία 22 HEALTHCAR mens-healthineers.com ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ 22 E ABEE ΩΝ «Για το άρθρο 2.3.2 του τρόπου αξιολόγησης των προσφορών: Η συνολική τιμή προσφοράς Κ, υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : Κ = Π + Σ 5 ετών +Τ1 * (5- ρ) * 0.75 όπου: Π είναι η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, της προμήθειας-εγκατάστασης-παράδοσης του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία, όπως έχει δηλωθεί στην γραμμή Α/Α 1 του Πίνακα Α. Σ 5 ετών είναι η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, της πλήρους συντήρησης-επισκευής του μηχανήματος για 5 έτη. Συμπεριλαμβάνοντας το κόστος συντηρησης για 5 έτη μετά το πέρας της εγγύησης στην συνολική τιμή της προσφοράς, είναι αδύνατον να συμμετεχουμε στον διαγωνισμο με 900.000 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) καθώς ο προυπολογισμός δεν αρκει για να χρηματοδοτήσει και το σύστημα μαγνητικής τομογραφίας και την πλήρη συντήρηση 5 ετών, λαμβανοντας υποψιν τον πληθωρισμο και τις πρόσφατες ανατιμήσεις της αγοράς. Προτείνουμε να αφαιρεθεί η τιμή της πλήρους συντήρησης-επισκευής του μηχανήματος για 5 έτη απο την συνολική τιμή της προσφοράς, έτσι ώστε η Εταιρία μας να μπορεί να καταθέσει προσφορά. Με τιμή Για τρην εταιρεία Siemens Healthcare Μον. ΑΒΕΕ
Όνομα Όνομα NS HEALTHCAR E ABEE	Όνομα Όνομα NS HEALTHCAR E ABEE ΣΧΟΛΙΑ Όνομα Όνομα NS HEALTHCAR E ABEE ΣΧΟΛΙΑ Άρθρο Άρθρο ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΩΝ NS konstantina.zalaora@sie ΕΠΙ ΤΩΝ 16/11/20 Email Ημ/νία Ημ/νία 22 HEALTHCAR mens-healthineers.com ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ 22 E ABEE ΩΝ «Για το άρθρο 2.3.2 του τρόπου αξιολόγησης των προσφορών: Η συνολική τιμή προσφοράς Κ, υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : Κ = Π + Σ 5 ετών +Τ1 * (5- ρ) * 0.75 όπου: Π είναι η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, της προμήθειας-εγκατάστασης-παράδοσης του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία, όπως έχει δηλωθεί στην γραμμή Α/Α 1 του Πίνακα Α. Σ 5 ετών είναι η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, της πλήρους συντήρησης-επισκευής του μηχανήματος για 5 έτη. Συμπεριλαμβάνοντας το κόστος συντηρησης για 5 έτη μετά το πέρας της εγγύησης στην συνολική τιμή της προσφοράς, είναι αδύνατον να συμμετεχουμε στον διαγωνισμο με 900.000 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) καθώς ο προυπολογισμός δεν αρκει για να χρηματοδοτήσει και το σύστημα μαγνητικής τομογραφίας και την πλήρη συντήρηση 5 ετών, λαμβανοντας υποψιν τον πληθωρισμο και τις πρόσφατες ανατιμήσεις της αγοράς. Προτείνουμε να αφαιρεθεί η τιμή της πλήρους συντήρησης-επισκευής του μηχανήματος για 5 έτη απο την συνολική τιμή της προσφοράς, έτσι ώστε η Εταιρία μας να μπορεί να καταθέσει προσφορά. Με τιμή Για τρην εταιρεία Siemens Healthcare Μον. ΑΒΕΕ konstantina.zalaora@sie Email mens-healthineers.com	Άρθρο Άρθρο ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΩΝ	Ημ/νία Ημ/νία 22
Άρθρο Άρθρο ΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣ Η ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ Άρθρο Άρθρο ΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣ Η ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΙΑ GE Όνομα Όνομα HEALTHCA RE apostolos.alexandrou@ge. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣ 16/11/20 Email Ημ/νία Ημ/νία 22 HEALTHCA com Η ΓΙΑ 22 RE ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ Αξιότιμοι Κύριοι, H GE Healthcare αποτελεί πρωτοπόρο στο πεδίο της Ιατρικής Τεχνολογίας και της Ιατρικής Απεικόνισης παγκοσμίως, παρέχοντας τεχνολογικές λύσεις υψηλής κλινικής και διαγνωστικής αξίας. Στα πλαίσια πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση για Μαγνητικό Τομογράφο 1,5 Tesla, και σεβόμενοι πάντα το έργο της επιτροπής κατάρτισης των τεχνικών προδιαγραφών, παραθέτουμε τις εξής προτάσεις της εταιρείας μας για την τροποποίηση και αναβάθμιση των προδιαγραφών/όρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή σύγχρονων συστημάτων που θα παρέχουν υψηλή κλινική αξία στο Νοσοκομείο σας: 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός των 900.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν είναι ικανός για την προμήθεια συστήματος μαγνητικής με τη λειτουργικότητα που απαιτείται σε ένα σύγχρονο ακτινολογικό εργαστήριο Δημοσίου Νοσοκομείου της ζητούμενης κατηγορίας 1.5Τ Wide Bore. Ο προϋπολογισμός αυτός θα περιορίσει σημαντικά την δυνατότητα υποβολής προσφορών ανταγωνιστικών τεχνολογιών και την πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες όπως αυτές της τεχνητής νοημοσύνης που πλέον αναγνωρίζεται ότι αναβαθμίζουν σημαντικά την αποδοτικότητα των συστημάτων και την ποιότητα της απεικόνισης. Προτείνουμε την αύξηση του προϋπολογισμού σε 1.500.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για να επιτραπεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - Ιπποκράτειο να συγκεντρώσει προσφορές σύγχρονων τεχνολογιών που θα ανταποκρίνονται επαρκώς στο κλινικό του έργο. 2. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ – Σύστημα επεξεργασίας εικόνας Παρατηρούμε ότι οι προδιαγραφές δεν περιλαμβάνουν σύστημα επεξεργασίας εικόνας. Στις προδιαγραφές 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ, περιλαμβάνονται τεχνικές που απαιτούν επεξεργασία από ιατρό διαγνώστη όπως οι Απεικόνιση αιμάτωσης, Απεικόνιση τανυστή διάχυσης, Αγγειολογικό πακέτο, Πακέτο μαστογραφίας και Πλήρες πακέτο απεικόνισης της καρδιάς. Η παρουσία ιατρού ακτινολόγου / διαγνώστη στην κονσόλα χειρισμού του μαγνητικού τομογράφου όπου μπορούν να ζητηθούν κάποια από τα αναγκαία προγράμματα επεξεργασίας αλλά και ο αναγκαίος χρόνος για τις επεξεργασίες αυτές δεν εξυπηρετεί τη ροή εργασίας και θα δυσκολέψουν την παραγωγικότητα του τμήματος. Όλοι οι διαγωνισμοί δημοσίου για συστήματα μαγνητικής τομογραφίας περιλαμβάνουν σύστημα επεξεργασίας εικόνας είτε υπό τη μορφή σταθερού σταθμού εργασίας είτε υπό τη μορφή server. H εταιρεία μας διαθέτει και τις δύο λύσεις. Προτείνουμε την προσθήκη συστήματος επεξεργασίας εικόνας το οποίο να καλύπτει κατ’ ελάχιστο μετρήσεων 2D και 3D, ανασυνθέσεις 3D MIP, MinIP, MPR, Volume Rendering, αιμάτωσης (perfusion) εγκεφάλου, παραγωγή καμπυλών μεταβολής σήματος για δυναμικές μελέτες και παραγωγή αντίστοιχων παραμετρικών χαρτών, επεξεργασία εικόνων διάχυσης με παραγωγή χαρτών ADC, επεξεργασία εικόνων τανυστή διάχυσης με παραγωγή χαρτών ADC, Trace, Fractional Anisotropy και 3D ανακατασκευή των δεσμίδων λευκής ουσίας, και επεξεργασία εξετάσεων καρδιάς για μελέτη ροής, αιμάτωσης, κλάσματος εξώθησης αριστερής και δεξιάς κοιλίας και βιωσιμότητας του μυοκαρδίου. 3. Προδιαγραφή «2. GANTRY, Χειρισμός εξεταστικής τράπεζας και επικέντρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η βελτιωμένη ροή της εργασίας (να περιγραφούν αναλυτικά). Η τοποθέτηση του εξεταζόμενου να γίνεται γρήγορα και με επαναληψιμότητα.» Ένα από τα βασικά σημεία του σχεδιασμού του gantry σχετικά με την βελτιστοποίηση της ροής εργασίας είναι η ύπαρξη αμφίπλευρων χειριστηρίων επικέντρωσης και χειρισμού της εξεταστικής τράπεζας. Αυτή η λειτουργικότητα μπορεί να προσφερθεί από όλες τις κατασκευάστριες εταιρείες και αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά και απαραίτητα χαρακτηριστικά φιλικού σχεδιασμού προς το χρήστη. Προτείνουμε την προσθήκη της ύπαρξης αμφίπλευρων χειριστηρίων στην προδιαγραφή ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή ροή εργασίας στα επίπεδα που παραδοσιακά προσφέρουν όλοι οι κατασκευαστές. Προτεινόμενη διατύπωση της προδιαγραφής: «Χειρισμός εξεταστικής τράπεζας και επικέντρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η βελτιωμένη ροή της εργασίας (να περιγραφούν αναλυτικά). Ύπαρξη αμφίπλευρων χειριστηρίων εξεταστικής τράπεζας και επικέντρωσης. Η τοποθέτηση του
Όνομα Όνομα HEALTHCA RE	Άρθρο Άρθρο ΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣ Η ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ Άρθρο Άρθρο ΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣ Η ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΙΑ GE Όνομα Όνομα HEALTHCA RE apostolos.alexandrou@ge. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣ 16/11/20 Email Ημ/νία Ημ/νία 22 HEALTHCA com Η ΓΙΑ 22 RE ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ Αξιότιμοι Κύριοι, H GE Healthcare αποτελεί πρωτοπόρο στο πεδίο της Ιατρικής Τεχνολογίας και της Ιατρικής Απεικόνισης παγκοσμίως, παρέχοντας τεχνολογικές λύσεις υψηλής κλινικής και διαγνωστικής αξίας. Στα πλαίσια πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση για Μαγνητικό Τομογράφο 1,5 Tesla, και σεβόμενοι πάντα το έργο της επιτροπής κατάρτισης των τεχνικών προδιαγραφών, παραθέτουμε τις εξής προτάσεις της εταιρείας μας για την τροποποίηση και αναβάθμιση των προδιαγραφών/όρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή σύγχρονων συστημάτων που θα παρέχουν υψηλή κλινική αξία στο Νοσοκομείο σας: 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός των 900.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν είναι ικανός για την προμήθεια συστήματος μαγνητικής με τη λειτουργικότητα που απαιτείται σε ένα σύγχρονο ακτινολογικό εργαστήριο Δημοσίου Νοσοκομείου της ζητούμενης κατηγορίας 1.5Τ Wide Bore. Ο προϋπολογισμός αυτός θα περιορίσει σημαντικά την δυνατότητα υποβολής προσφορών ανταγωνιστικών τεχνολογιών και την πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες όπως αυτές της τεχνητής νοημοσύνης που πλέον αναγνωρίζεται ότι αναβαθμίζουν σημαντικά την αποδοτικότητα των συστημάτων και την ποιότητα της απεικόνισης. Προτείνουμε την αύξηση του προϋπολογισμού σε 1.500.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για να επιτραπεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - Ιπποκράτειο να συγκεντρώσει προσφορές σύγχρονων τεχνολογιών που θα ανταποκρίνονται επαρκώς στο κλινικό του έργο. 2. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ – Σύστημα επεξεργασίας εικόνας Παρατηρούμε ότι οι προδιαγραφές δεν περιλαμβάνουν σύστημα επεξεργασίας εικόνας. Στις προδιαγραφές 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ, περιλαμβάνονται τεχνικές που απαιτούν επεξεργασία από ιατρό διαγνώστη όπως οι Απεικόνιση αιμάτωσης, Απεικόνιση τανυστή διάχυσης, Αγγειολογικό πακέτο, Πακέτο μαστογραφίας και Πλήρες πακέτο απεικόνισης της καρδιάς. Η παρουσία ιατρού ακτινολόγου / διαγνώστη στην κονσόλα χειρισμού του μαγνητικού τομογράφου όπου μπορούν να ζητηθούν κάποια από τα αναγκαία προγράμματα επεξεργασίας αλλά και ο αναγκαίος χρόνος για τις επεξεργασίες αυτές δεν εξυπηρετεί τη ροή εργασίας και θα δυσκολέψουν την παραγωγικότητα του τμήματος. Όλοι οι διαγωνισμοί δημοσίου για συστήματα μαγνητικής τομογραφίας περιλαμβάνουν σύστημα επεξεργασίας εικόνας είτε υπό τη μορφή σταθερού σταθμού εργασίας είτε υπό τη μορφή server. H εταιρεία μας διαθέτει και τις δύο λύσεις. Προτείνουμε την προσθήκη συστήματος επεξεργασίας εικόνας το οποίο να καλύπτει κατ’ ελάχιστο μετρήσεων 2D και 3D, ανασυνθέσεις 3D MIP, MinIP, MPR, Volume Rendering, αιμάτωσης (perfusion) εγκεφάλου, παραγωγή καμπυλών μεταβολής σήματος για δυναμικές μελέτες και παραγωγή αντίστοιχων παραμετρικών χαρτών, επεξεργασία εικόνων διάχυσης με παραγωγή χαρτών ADC, επεξεργασία εικόνων τανυστή διάχυσης με παραγωγή χαρτών ADC, Trace, Fractional Anisotropy και 3D ανακατασκευή των δεσμίδων λευκής ουσίας, και επεξεργασία εξετάσεων καρδιάς για μελέτη ροής, αιμάτωσης, κλάσματος εξώθησης αριστερής και δεξιάς κοιλίας και βιωσιμότητας του μυοκαρδίου. 3. Προδιαγραφή «2. GANTRY, Χειρισμός εξεταστικής τράπεζας και επικέντρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η βελτιωμένη ροή της εργασίας (να περιγραφούν αναλυτικά). Η τοποθέτηση του εξεταζόμενου να γίνεται γρήγορα και με επαναληψιμότητα.» Ένα από τα βασικά σημεία του σχεδιασμού του gantry σχετικά με την βελτιστοποίηση της ροής εργασίας είναι η ύπαρξη αμφίπλευρων χειριστηρίων επικέντρωσης και χειρισμού της εξεταστικής τράπεζας. Αυτή η λειτουργικότητα μπορεί να προσφερθεί από όλες τις κατασκευάστριες εταιρείες και αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά και απαραίτητα χαρακτηριστικά φιλικού σχεδιασμού προς το χρήστη. Προτείνουμε την προσθήκη της ύπαρξης αμφίπλευρων χειριστηρίων στην προδιαγραφή ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή ροή εργασίας στα επίπεδα που παραδοσιακά προσφέρουν όλοι οι κατασκευαστές. Προτεινόμενη διατύπωση της προδιαγραφής: «Χειρισμός εξεταστικής τράπεζας και επικέντρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η βελτιωμένη ροή της εργασίας (να περιγραφούν αναλυτικά). Ύπαρξη αμφίπλευρων χειριστηρίων εξεταστικής τράπεζας και επικέντρωσης. Η τοποθέτηση του apostolos.alexandrou@ge. Email com	Άρθρο Άρθρο ΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣ Η ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ	Ημ/νία Ημ/νία 22