ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Ente Sanitario di Diritto Pubblico

LEGNARO – PD

Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), della fornitura in somministrazione di incubatori, refrigerati e non, di durata quinquennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Numero di gara: 7138761 CIG Lotto 1: 7557683D4C Il sottoscritto ……………. nato a …………. il …………….. c.f. ……………., in qualità di legale rappresentante/……………………. dell’impresa offerente DICHIARA che i prodotti proposti possiedono le caratteristiche tecniche minime di seguito elencate, come precisate nel Capitolato Tecnico, a pena di inammissibilità alla procedura. Tali caratteristiche tecniche sono obbligatorie e non possono essere modificate, fermo il principio di equivalenza. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME TECNICHE MINIME Dichiarazione VOLUME INTERNO MINIMO (LT) INTERNO MINIMO ¨ SI ¨ NO SI NO 250 lt lt (LT) STRUTTURA INTERNA ACCIAIO INOX AISI 304 INTERNA ACCIAIO INOX ¨ SI ¨ NO SI NO MATERIALE COSTRUZIONE COSTRUZIONE AISI 304 RUMOROSITA’ CON GRUPPO RAFFREDDANTE INSERITO CON GRUPPO ¨ SI ¨ NO SI NO <60 dbA dbA RAFFREDDANTE INSERITO SISTEMA RAFFREDDAMENTO ¨ SI ¨ NO SI NO MEDIANTE COMPRESSORE COMPRESSORE RAFFREDDAMENTO ¨ SI ¨ NO SI NO SBRINAMENTO AUTOMATICO AUTOMATICO ELIMINAZIONE AUTOMATICA ACQUA DI CONDENSA AUTOMATICA ACQUA DI ¨ SI ¨ NO SI NO CONDENSA ¨ SI ¨ NO SI NO SISTEMA RISCALDAMENTO RISCALDAMENTO MEDIANTE RESISTENZA ELETTRICA RESISTENZA ELETTRICA ¨ SI ¨ NO SI NO VENTILAZIONE FORZATA ¨ SI ¨ NO SI NO RANGE DI T° DI T° T° MINIMA: ≤ 1°C T° max: = ≥ +60°C MINIMA: ≤ 1°C T° max: = ≥ +60°C UNIFORMITA' DELLA TEMPERATURA (a +4°C - t° esterna 20°C a +37°C - t° esterna 20°C) DELLA TEMPERATURA +/- 0.5°C ALL’INTERNO DELLA CAMERA (con ventilazione inserita) 0.5°C ALL’INTERNO DELLA CAMERA ¨ SI ¨ NO SI NO (a +4°C - t° esterna 20°C (con ventilazione inserita) a +37°C - t° esterna 20°C) UNIFORMITA' DELLA TEMPERATURA (a +50°C - t° esterna 20°C) DELLA +/- 0.7°C ALL’INTERNO DELLA CAMERA (con ventilazione inserita) 0.7°C ALL’INTERNO DELLA CAMERA ¨ SI ¨ NO SI NO TEMPERATURA (con ventilazione inserita) (a +50°C - t° esterna 20°C) STABILITA' DELLA TEMPERATURA (a +37°C - t° esterna 20°C) DELLA +/- 0,3°C NEL TEMPO (con ventilazione inserita) 0,3°C NEL TEMPO (con ventilazione ¨ SI ¨ NO SI NO TEMPERATURA inserita) (a +37°C - t° esterna 20°C)
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	Dichiarazione
VOLUME INTERNO MINIMO (LT)	250 lt	¨ SI	¨ NO
MATERIALE COSTRUZIONE	STRUTTURA INTERNA ACCIAIO INOX AISI 304	¨ SI	¨ NO
RUMOROSITA’ CON GRUPPO RAFFREDDANTE INSERITO	<60 dbA	¨ SI	¨ NO
SISTEMA RAFFREDDAMENTO	MEDIANTE COMPRESSORE	¨ SI	¨ NO
SBRINAMENTO AUTOMATICO	¨ SI	¨ NO
ELIMINAZIONE AUTOMATICA ACQUA DI CONDENSA	¨ SI	¨ NO
SISTEMA RISCALDAMENTO	MEDIANTE RESISTENZA ELETTRICA	¨ SI	¨ NO
VENTILAZIONE	FORZATA	¨ SI	¨ NO
RANGE DI T°	T° MINIMA: ≤ 1°C T° max: = ≥ +60°C	¨ SI	¨ NO
UNIFORMITA' DELLA TEMPERATURA (a +4°C - t° esterna 20°C a +37°C - t° esterna 20°C)	+/- 0.5°C ALL’INTERNO DELLA CAMERA (con ventilazione inserita)	¨ SI	¨ NO
UNIFORMITA' DELLA TEMPERATURA (a +50°C - t° esterna 20°C)	+/- 0.7°C ALL’INTERNO DELLA CAMERA (con ventilazione inserita)	¨ SI	¨ NO
STABILITA' DELLA TEMPERATURA (a +37°C - t° esterna 20°C)	+/- 0,3°C NEL TEMPO (con ventilazione inserita)	¨ SI	¨ NO