قناع إف إف بي  قناع إف إف بّي (قناع الوجه المُرشِّح) (يسمى أيضًا قناع الوقاية التنفسية أو ببساطة قناع تنفسي) هو نوع من الأقنعة الواقية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي، ويؤمن الحماية من الجسيمات المعلقة مثل جسيمات الغبار والفيروسات المختلفة في الهواء. يحدد معيار إي إن 149 ثلاث فئات لهذه الأقنعة تبعًا لكفاءة ترشيحها: إف إف بّي1، وإف إف بّي 2، وإف إف بّي 3. يُعتبر القناع مثالًا على قناع تنفس ذي مُرشِّح ميكانيكي.  يُغطي القناع نصف الوجه، ما يعني حمايته الذقن والأنف والفم. يجب أن يحقق القناع معايير محددة مع اجتيازه اختبارات الفعالية. يعتمد تقييم الفعالية على معدل الترشيح (اختراق المُرشِّح، ويشار إليه أيضًا بالكفاءة)، بالإضافة إلى درجة التسرب حول الحواف. يجب ضبط القناع بشكل صحيح ليتلاءم مع الوجه.  على عكس القناع الجراحي الفموي، يحمي هذا النوع من الأقنعة مرتديها من استنشاق العوامل المُعدية أو الملوثات على شكل هباء جوي أو قطيرات أو جسيمات صلبة صغيرة.  يحدد معيار إي إن 149 متطلبات الأداء لثلاث فئات من أقنعة نصف الوجه المُرشِّحة للجسيمات: إف إف بّي 1 وإف إف بّي 2 وإف إف بّي 3. تشتمل الحماية التي يوفرها قناع إف إف بّي 2 (أو إف إف بّي 3) على الحماية التي توفرها أقنعة الفئات ذات الأرقام الأقل.  يجب أن يُكتب رقم الفئة على القناع المطابق للمعيار، إلى جانب اسم المعيار وسنة نشره، مع أي رموز معمول بها، مثل: «إي إن 149: 2001 إف إف بّي1 إن آر دي». تستخدم بعض الشركات المصنعة لون الرباط المطاطي لتحديد فئة القناع، ولا يحدد معيار إي إن 149 أي ترميز لوني من هذا القبيل، ومن ثم تنوع استخدام المُصنّعين للألوان.  يمتلك أقل قدرة على الترشيح بين الأقنعة الثلاثة.  يُستخدم بشكل رئيسي كقناع للغبار (على سبيل المثال للأعمال اليدوية دي آي واي). قد يتسبب الغبار في أمراض الرئة، مثل السحار السيليسي، والسحار الفحمي، والأسبستوز، والسحار الحديدي (خاصة الغبار الناتج عن الفحم، والسيليكا، وخام الحديد، والزنك، والألمنيوم، والإسمنت).  يوفر هذا القناع الحماية ضمن مجالات مختلفة مثل صناعة الزجاج والمسابك والبناء وصناعة الأدوية والزراعة، ويتميز بفعاليته ضد مساحيق المواد الكيميائية. يمكن أن يقي هذا القناع أيضًا من الإصابة بفيروسات الإنفلونزا مثل إنفلونزا الطيور أو المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة المرتبطة بفيروس كورونا (سارس)، والبكتيريا المسببة لكل من الطاعون الرئوي والسل، ويُعتبر مشابهًا لقناع ن95. نسبة ترشيح الهباء الجوي: 99% في الحد الأدنى.  معدل التسرب الداخلي: 2% في الحد الأقصى.  يُعدّ قناع إف إف بّي 3 الأكثر ترشيحًا بين أقنعة إف إف بّي، ويحمي من الجسيمات فائقة الدقة مثل الأسبست والخزف، لكنه لا يوفر أي وقاية من الغازات وخاصة أكسيد النيتروجين.  قد يصبح ارتداء قناع تنفس لفترة طويلة غير مريح بسبب إعاقة التنفس وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة داخل القناع، ما دفع إلى تجهيز بعض الأقنعة بصمام زفيري للتخفيف من هذه المشكلات وزيادة الراحة. يسمح هذا الصمام بخروج هواء الزفير بحرية من القناع، ومن ثم الحد من تكثيف الهواء ونقص نفوذية المُرشِّح والإزعاج عند ارتدائه. تحتوي أقنعة إف إف بّي 3 عمومًا على طبقات ترشيح سميكة للغاية ومقاومة أعلى، ما يجعل التنفس أكثر صعوبة. لهذا السبب، تُزود معظم هذه الأقنعة بصمام زفير.  يوفر القناع ذو الصمام الزفيري الحماية نفسها التي يقدمها القناع دون وجود الصمام. على أي حال، تجدر الإشارة إلى خروج الهواء غير المرشح عبر صمام الزفير بحرية من القناع، لذلك لا تقي مثل هذه الأقنعة الآخرين والبيئة المحيطة من العوامل المَرضية التي يمكن أن يزفرها مرتدي القناع في حال إصابته بالأمراض المنتقلة عبر الهواء أو القطيرات التنفسية (مثل كوفيد-19). يُفضل في هذه الحالات استخدام الأقنعة دون صمامات الزفير لحماية الآخرين. يُذكر أيضًا احتمالية تعطل صمام الزفير، ما قد يزيد من خطر تسرب الملوثات أو الغبار السام.  يجب أن يوضع القناع قريبًا من الوجه قدر الإمكان، ولذلك تسمح الصفيحة المعدنية الصغيرة بضبط موضع القناع على جسر الأنف. لا يُنصح بوجود لحية، ويجب تقصير الأربطة عند ارتداء الأطفال الصغار للأقنعة بواسطة زر.  يجب مشاركة ارتداء الأقنعة مع غسل اليدين المتكرر والفعال من أجل تحقيق هدفها في الوقاية من الأمراض المعدية. لا ينبغي لمس القناع في أثناء استخدامه (أو يجب غسل اليدين على الفور). يجب استبدال القناع عند البلل، وتتم إزالته عبر نزعه من الخلف دون لمس الجزء الأمامي من القناع ثم رميه في وعاء مغلق مناسب قبل غسل اليدين مرة أخرى. يجب ألا يحتوي القناع على صمام زفير لحماية الأشخاص الآخرين (وليس مرتديها فقط).  نشر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (آر آي في إم) نصيحة (موجزة) حول كيفية تعقيم ومن ثم إعادة استخدام أقنعة إف إف بّي المُجاز استخدامها لمرة واحدة، وذلك خلال تفشي جائحة فيروس كورونا في هولندا في مارس عام 2020 وما سببته من نقص كبير في الأقنعة الجراحية.  يجب أن تحقق أقنعة إف إف بّي معايير معينة، عبر استيفاء القناع معيار إي إن 149 ليصنف كقناع إف إف بّي.  يُحدد هذ المعيار الأوروبي، الذي يعود تاريخ إصداره الأول إلى عام 2001، الحد الأدنى من خصائص معدات الوقاية التنفسية، ويشمل الاختبارات في المعامل والاختبارات الميدانية ومتطلبات معينة لضمان مطابقة الأقنعة لكافة الشروط. يجري تحليل النقاط التالية:  تلجأ بعض المنظمات الأوروبية إلى إصدار شهادة فحص تؤكد تحقيق الشروط وتحدد خصائص المنتجات:  بات تعريف قناع الوقاية التنفسية مع نشر إصدار عام 2009 من المعيار: «قناع لنصف الوجه مُرشِّح للجسميات». أُضيف الاختصاران إن آر (NR) وآر (R) بعد إف إف بّي 1 وإف إف بّي 2 وإف إف بّي 3:   تشمل اللواحق الإضافية:  يُؤخذ في الاعتبار إمكانية وجود الرموز القديمة على الأقنعة المُصنَّعة قبل إصدار المعيار الجديد.  تُصنف أقنعة إف إف بّي التنفسية ضمن معدات الوقاية الشخصية (بّي بّي إي). يمثل ما يلي الإشعار الذي يجب وجوده على كل قناع:  تستخدم بعض السلطات القضائية الأخرى معايير مشابهة لمعايير إف إف بّي لضبط أقنعتها أيضًا. تشمل الأمثلة عليها ما يلي: