标题：便携式红外多组分气体分析仪
简介
ZYYD4-020便携式红外多组分气体分析仪 
ZYYD4-020可同时分析中红外有吸收的气体，可选择不同量程范围，联机CALCMET分析软件有光谱库提供众多的成分供用户参考，可以分析出未知气体组分。 
ZYYD4-020的校准采用简单的每种组分分别标定，只需出厂进行一次初始标定后，无需再次标定。 
升级组分方法非常简便，用户只需用新的组分标气进行一次标定即可完成。 
日常维护工作量和费用很低，每1到2年进行一次检查维护。
技术特点
1.1 *气体分析仪主机，使用傅立叶变换红外分析原理 
1.2 *便携式，方便携带，抗震性强，适于野外工作 
1.3 *即能使用220V交流电源也可使用12V直流电源及车载电源工作 
1.4 *直接连续采样，无需预浓缩等前处理，实时分析，能进行定性、定量监测 
1.5 采用防潮光学窗口材料，适用于潮湿的工作环境 
1.6 中红外全光谱分析900－4200cm-1 
1.7 *同时得出不少于50个组分的分析结果 
1.8 可连续记录存储现场谱图和数据 
1.9 可进行历史数据回放，全真模拟现场过程 
1.10 可自动搜寻查找未知气体成分，并可自动进行谱库查找，适用于对现场环境的各种气体分析，提供不少于200种气体参考光谱库 
1.11 出厂气体组分标定后,无需再次标定，提供标定图谱库和参考图谱库 
1.12 *操作软件为中文界面语言，并能显示浓度数值和光谱图 
1.13 *具有国家正式计量器具批准证书（CPA认证）
技术参数
主要应用于现场分析高温、湿热、带腐蚀性的气体 
分辨率不低于8cm-1 
扫描速度不少于10次/秒 
测量精度不小于相应标定量程的±2% 
检测器：PMCT-HF 
红外光源：Sic, 1550K 
分束器：ZnSe 
窗口： ZnSe 
波长范围：900 - 4200 cm-1 
分析单元工作温度50oC 
*测量时间：1s、5s、20s、1m、3m、5m任选 
*多次反射光程不小于9.8m 
样气室材料：100%黄金涂层 
数据接口：RS-232 D型9孔 
内 *采样泵：内置采样泵，2升/分钟 
连续采样，实时分析。 
粉尘过滤要求：2&micro; 
主机重量不大于16kg 
*出厂标定组分：50种 
*分析软件：中文界面
气体组分表
用于定性及定量出厂标定气体组分表
(详见标定组分表) 
英文名称 中文名 分子式 
Water vapour 水 H2O 
Carbon dioxide 二氧化碳 CO2 
Carbon monoxide 一氧化碳 CO 
Nitrous oxide 一氧化二氮 N2O 
Nitrogen monoxide 一氧化氮 NO 
Nitrogen dioxide 二氧化氮 NO2 
Sulphur dioxide 二氧化硫 SO2 
Ammonia 氨气 NH3 
Hydrogen chloride 氯化氢 HCl 
Hydrogen cyanide 氰化氢 HCN 
Hydrogen fluoride 氟化氢 HF 
Methane 甲烷 CH4 
Ethane 乙烷 C2H6 
Ethylene 乙烯 C2H4 
Propane 丙烷 C3H8 
Hexane （正）己烷 C6H14 
Cyclohexane 环己烷 C6H12 
Benzene 苯 C6H6 
Toluene 甲苯 C7H8 
Styrene 苯乙烯 C8H8 
m-Xylene 间二甲苯 C8H10 
o-Xylene 对二甲苯 C8H10 
p-Xylene 邻二甲苯 C8H10 
Acetic acid 乙酸 C2H4O2 
Formaldehyde 甲醛 CH2O 
Acetone 丙酮 C3H6O 
Methanol 甲醇 CH3OH 
Ethanol 乙醇 C2H5OH 
Phenol 苯酚 C6H6O 
Dichloromethane (Freon 30) 二氯甲（氟里昂30） CH2Cl2 
Chloroform (Trichloromethane, Freon 20) 氯仿 CHCl3 
1,1-Dichloroethane 1,1-二氯乙烷 C2H4Cl2 
1,2-Dichloroethane (Freon 150) 1,2-二氯乙烷（氟里昂150） C2H4Cl2 
Trichloroethylene 三氯乙烯 C2HCl3 
Tetrachloroethylene 四氯乙烯 C2Cl4 
Phosgene 光气 COCl2 
Methyl acetate 乙酸甲酯 C3H6O2 
Ethyl acetate 乙酸乙酯 C4H8O2 
Methyl acrylate 甲基丙稀酸酯 C4H6O2 
Trimethylamine 三甲胺 C3H9N 
Nitrobenzene 硝基苯 C6H5NO2 
Chlorobenzene (Phenyl chloride) 氯苯 C6H5Cl 
Ethylbenzene 乙苯 C8H10 
Acrylonitrile 丙稀腈 C3H3N 
Carbon disulfide 二硫化碳 CS2 
Aniline 苯胺 C6H5NH2 
Chloroethene (vinyl chloride) 氯乙烯 C2H3Cl 
Acrolein (Acrylic aldehyde) 丙稀醛 C3H4O 
Acetaldehyde 乙醛 C2H4O 
Acetic anhydride 乙（酸）酐 C4H6O3
详细信息
主要特点
ZYYD4-020便携式红外多组分气体分析仪 
用于对现场环境空气的快速分析，可应用于应急监测，污染源调查，劳动卫生，消防，防化等领域 
ZYYD4-020使用Temet独有傅立叶变换红外光谱仪、特制温控分析单元和信号处理电路，结构非常牢固，抗震性强，适于野外工作，是现场快速分析的理想工具。 
ZYYD4-020可同时分析中红外有吸收的气体，可选择不同量程范围，联机CALCMET分析软件有光谱库提供众多的成分供用户参考，可以分析出未知气体组分。 
ZYYD4-020的校准采用简单的每种组分分别标定，只需出厂进行一次初始标定后，无需再次标定。 
升级组分方法非常简便，用户只需用新的组分标气进行一次标定即可完成。 
日常维护工作量和费用很低，每1到2年进行一次检查维护。 
1、 技术特点： 
1.1 *气体分析仪主机，使用傅立叶变换红外分析原理 
1.2 *便携式，方便携带，抗震性强，适于野外工作 
1.3 *即能使用220V交流电源也可使用12V直流电源及车载电源工作 
1.4 *直接连续采样，无需预浓缩等前处理，实时分析，能进行定性、定量监测 
1.5 采用防潮光学窗口材料，适用于潮湿的工作环境 
1.6 中红外全光谱分析900－4200cm-1 
1.7 *同时得出不少于50个组分的分析结果 
1.8 可连续记录存储现场谱图和数据 
1.9 可进行历史数据回放，全真模拟现场过程 
1.10 可自动搜寻查找未知气体成分，并可自动进行谱库查找，适用于对现场环境的各种气体分析，提供不少于200种气体参考光谱库 
1.11 出厂气体组分标定后,无需再次标定，提供标定图谱库和参考图谱库 
1.12 *操作软件为中文界面语言，并能显示浓度数值和光谱图 
1.13 *具有国家正式计量器具批准证书（CPA认证） 
2、 技术参数 
主要应用于现场分析高温、湿热、带腐蚀性的气体 
分辨率不低于8cm-1 
扫描速度不少于10次/秒 
测量精度不小于相应标定量程的±2% 
检测器：PMCT-HF 
红外光源：Sic, 1550K 
分束器：ZnSe 
窗口： ZnSe 
波长范围：900 - 4200 cm-1 
分析单元工作温度50oC 
*测量时间：1s、5s、20s、1m、3m、5m任选 
*多次反射光程不小于9.8m 
样气室材料：100%黄金涂层 
数据接口：RS-232 D型9孔 
内 *采样泵：内置采样泵，2升/分钟 
连续采样，实时分析。 
粉尘过滤要求：2&micro; 
主机重量不大于16kg 
*出厂标定组分：50种 
*分析软件：中文界面 
3、 用于定性及定量出厂标定气体组分表(详见标定组分表) 
英文名称 中文名 分子式 
Water vapour 水 H2O 
Carbon dioxide 二氧化碳 CO2 
Carbon monoxide 一氧化碳 CO 
Nitrous oxide 一氧化二氮 N2O 
Nitrogen monoxide 一氧化氮 NO 
Nitrogen dioxide 二氧化氮 NO2 
Sulphur dioxide 二氧化硫 SO2 
Ammonia 氨气 NH3 
Hydrogen chloride 氯化氢 HCl 
Hydrogen cyanide 氰化氢 HCN 
Hydrogen fluoride 氟化氢 HF 
Methane 甲烷 CH4 
Ethane 乙烷 C2H6 
Ethylene 乙烯 C2H4 
Propane 丙烷 C3H8 
Hexane （正）己烷 C6H14 
Cyclohexane 环己烷 C6H12 
Benzene 苯 C6H6 
Toluene 甲苯 C7H8 
Styrene 苯乙烯 C8H8 
m-Xylene 间二甲苯 C8H10 
o-Xylene 对二甲苯 C8H10 
p-Xylene 邻二甲苯 C8H10 
Acetic acid 乙酸 C2H4O2 
Formaldehyde 甲醛 CH2O 
Acetone 丙酮 C3H6O 
Methanol 甲醇 CH3OH 
Ethanol 乙醇 C2H5OH 
Phenol 苯酚 C6H6O 
Dichloromethane (Freon 30) 二氯甲（氟里昂30） CH2Cl2 
Chloroform (Trichloromethane, Freon 20) 氯仿 CHCl3 
1,1-Dichloroethane 1,1-二氯乙烷 C2H4Cl2 
1,2-Dichloroethane (Freon 150) 1,2-二氯乙烷（氟里昂150） C2H4Cl2 
Trichloroethylene 三氯乙烯 C2HCl3 
Tetrachloroethylene 四氯乙烯 C2Cl4 
Phosgene 光气 COCl2 
Methyl acetate 乙酸甲酯 C3H6O2 
Ethyl acetate 乙酸乙酯 C4H8O2 
Methyl acrylate 甲基丙稀酸酯 C4H6O2 
Trimethylamine 三甲胺 C3H9N 
Nitrobenzene 硝基苯 C6H5NO2 
Chlorobenzene (Phenyl chloride) 氯苯 C6H5Cl 
Ethylbenzene 乙苯 C8H10 
Acrylonitrile 丙稀腈 C3H3N 
Carbon disulfide 二硫化碳 CS2 
Aniline 苯胺 C6H5NH2 
Chloroethene (vinyl chloride) 氯乙烯 C2H3Cl 
Acrolein (Acrylic aldehyde) 丙稀醛 C3H4O 
Acetaldehyde 乙醛 C2H4O 
Acetic anhydride 乙（酸）酐 C4H6O3 
--------------------------------------------------------------------------------
仪器介绍  
ZYYD4-020便携式红外多组分气体分析仪 
用于对现场环境空气的快速分析，可应用于应急监测，污染源调查，劳动卫生，消防，防化等领域 
ZYYD4-020使用Temet独有傅立叶变换红外光谱仪、特制温控分析单元和信号处理电路，结构非常牢固，抗震性强，适于野外工作，是现场快速分析的理想工具。 
ZYYD4-020可同时分析中红外有吸收的气体，可选择不同量程范围，联机CALCMET分析软件有光谱库提供众多的成分供用户参考，可以分析出未知气体组分。  
ZYYD4-020的校准采用简单的每种组分分别标定，只需出厂进行一次初始标定后，无需再次标定。 
升级组分方法非常简便，用户只需用新的组分标气进行一次标定即可完成。  
日常维护工作量和费用很低，每1到2年进行一次检查维护。 
1、 技术特点： 
1.1  *气体分析仪主机，使用傅立叶变换红外分析原理 
1.2  *便携式，方便携带，抗震性强，适于野外工作 
1.3  *即能使用220V交流电源也可使用12V直流电源及车载电源工作 
1.4  *直接连续采样，无需预浓缩等前处理，实时分析，能进行定性、定量监测  
1.5  采用防潮光学窗口材料，适用于潮湿的工作环境 
1.6  中红外全光谱分析900－4200cm-1 
1.7  *同时得出不少于50个组分的分析结果 
1.8  可连续记录存储现场谱图和数据 
1.9  可进行历史数据回放，全真模拟现场过程 
1.10 可自动搜寻查找未知气体成分，并可自动进行谱库查找，适用于对现场环境的各种气体分析，提供不少于200种气体参考光谱库 
1.11 出厂气体组分标定后,无需再次标定，提供标定图谱库和参考图谱库 
1.12 *操作软件为中文界面语言，并能显示浓度数值和光谱图 
1.13 *具有国家正式计量器具批准证书（CPA认证） 
2、 技术参数  
主要应用于现场分析高温、湿热、带腐蚀性的气体 
分辨率不低于8cm-1 
扫描速度不少于10次/秒 
测量精度不小于相应标定量程的±2% 
检测器：PMCT-HF 
红外光源：Sic, 1550K 
分束器：ZnSe 
窗口： ZnSe 
波长范围：900 - 4200 cm-1 
分析单元工作温度50oC 
*测量时间：1s、5s、20s、1m、3m、5m任选 
*多次反射光程不小于9.8m 
样气室材料：100%黄金涂层 
数据接口：RS-232 D型9孔 
内 *采样泵：内置采样泵，2升/分钟 
连续采样，实时分析。 
粉尘过滤要求：2&micro; 
主机重量不大于16kg 
*出厂标定组分：50种 
*分析软件：中文界面 
3、 用于定性及定量出厂标定气体组分表(详见标定组分表) 
英文名称 中文名 分子式 
Water vapour 水 H2O 
Carbon dioxide 二氧化碳 CO2 
Carbon monoxide 一氧化碳 CO  
Nitrous oxide 一氧化二氮 N2O 
Nitrogen monoxide 一氧化氮 NO 
Nitrogen dioxide 二氧化氮 NO2 
Sulphur dioxide 二氧化硫 SO2 
Ammonia 氨气 NH3 
Hydrogen chloride 氯化氢 HCl 
Hydrogen cyanide 氰化氢 HCN 
Hydrogen fluoride 氟化氢 HF 
Methane 甲烷 CH4 
Ethane 乙烷 C2H6 
Ethylene 乙烯 C2H4 
Propane 丙烷 C3H8 
Hexane （正）己烷 C6H14 
Cyclohexane 环己烷 C6H12 
Benzene 苯 C6H6 
Toluene 甲苯 C7H8 
Styrene 苯乙烯 C8H8 
m-Xylene 间二甲苯 C8H10 
o-Xylene 对二甲苯 C8H10 
p-Xylene 邻二甲苯 C8H10 
Acetic acid 乙酸 C2H4O2 
Formaldehyde 甲醛 CH2O 
Acetone 丙酮 C3H6O 
Methanol 甲醇 CH3OH 
Ethanol 乙醇 C2H5OH 
Phenol 苯酚 C6H6O 
Dichloromethane (Freon 30) 二氯甲（氟里昂30） CH2Cl2 
Chloroform (Trichloromethane, Freon 20) 氯仿 CHCl3 
1,1-Dichloroethane 1,1-二氯乙烷 C2H4Cl2 
1,2-Dichloroethane (Freon 150) 1,2-二氯乙烷（氟里昂150） C2H4Cl2 
Trichloroethylene 三氯乙烯 C2HCl3 
Tetrachloroethylene 四氯乙烯 C2Cl4 
Phosgene 光气 COCl2 
Methyl acetate 乙酸甲酯 C3H6O2 
Ethyl acetate 乙酸乙酯 C4H8O2 
Methyl acrylate 甲基丙稀酸酯 C4H6O2 
Trimethylamine 三甲胺 C3H9N 
Nitrobenzene 硝基苯 C6H5NO2 
Chlorobenzene (Phenyl chloride) 氯苯 C6H5Cl 
Ethylbenzene 乙苯 C8H10 
Acrylonitrile 丙稀腈 C3H3N 
Carbon disulfide 二硫化碳 CS2 
Aniline 苯胺 C6H5NH2 
Chloroethene (vinyl chloride) 氯乙烯 C2H3Cl 
Acrolein (Acrylic aldehyde) 丙稀醛 C3H4O 
Acetaldehyde 乙醛 C2H4O 
Acetic anhydride 乙（酸）酐 C4H6O3