标题：安检机
安检机的原理
借助于输送带将被检查行李送入X射线检查通道而完成检查的电子设备。行李进入X射线检查通道，将阻挡包裹检测传感器，检测信号被送往系统控制部分，产生X射线触发信号，触发X射线射线源发射X射线束。一束经过准直器的扇形X射线束穿过输送带上的被检物品，X射线被被检物品吸收，最后轰击安装在通道内的双能量半导体探测器。探测器把X射线转变为信号，这些很弱的信号被放大，并送到信号处理机箱做进一步处理。
技术指标
通用尺寸：500mm×300mm（简称SF5030）；  SF-5030
650mm×500mm（简称SF6550）；
800mm×650mm（简称SF8065）；
1000mm×800mm（简称SF10080）；
1000mm×1000mm（简称SF100100）
下面仅以SF5030单能量安检机和SF6550多能量安检机为代表： 
通道尺寸500mm×300mm
  
500mm×300mm（简称sms-5030）单能量安检机，采用逐行扫描方式和智能算法，使得图像稳定清晰、分辨率高，便于对金属武器等小件物品进行检查。设备体积小、重量轻、耗电低，自诊断功能完善，便于操作和维修，适用于机场、海关、车站、港口、核电站、政府机关、邮检中心、法院、大使馆、会议场所及等地对小件物品的安全检查。
安检机的基本指标
◆通道尺寸．．．．．．．．．．．．500（宽）×300（高）mm
◆重量．．．．．．．．．．．．．约300kg
◆分辨力．．．．．．．．．．．直径0.101 mm单根是实心铜丝
◆穿透力．．．．．．．．．．．．．10 mm钢板
◆泄漏剂量．．．．．．．．．．．．．0.3μGy /小时（距外壳5 mm）
符合对辐射装置要求的健康安全规定和所有发布的国际标准
◆胶卷安全性．．．．．．．．．．．．．对ISO1600胶卷安全
X射线发射器
◆管电压．．．．．．．．．．．．．100~160KV（可调）
◆管电流．．．．．．．．．．．．．0.4~1.2mA（可调）
◆X射线投照方向．．．．．．．．．．．．．底部向上（底照式）
◆X射线发射角．．．．．．．．．．．．．60°
◆冷却方式．．．．．．．．．．．．．密封油冷
◆工作周期．．．．．．．．．．．．．100%（不需要预热周期）
图像系统
◆X射线传感器．．．．．．．．．L形光电二极管阵列探测器（单能量），12bit深度
◆灰度级．．．．．．．．．．．．．4096
◆图像分辨率．．．．．．．．．．．．．1024×768
◆图像处理．．．．．．．．．．．．．24bit实时处理，彩色/黑白图像，反像显示，边缘增强，图像增强、图像加亮、图像减暗、图像回拉、报警功能、图像检索
◆图像保存．．．．．．．．．．．．．实时存储200000幅
◆灰度分辨．．．．．．．．．．．．．能分辨厚度为1mm-60mm、厚度差不小于1mm的铝阶梯
◆有机物分辨．．．．．．．．．．．．． 能分辨厚度为1mm-120mm的聚甲基丙烯酸酯，并赋予不同饱和度的橙色
◆混合物分辨．．．．．．．．．．．．．能分辨厚度为1mm-60mm的铝，并赋予不同饱和度的绿色
◆无机物分辨．．．．．．．．．．．．．能分辨厚度为0.2mm-14mm的钢，并赋予不同饱和度的蓝色
◆材料分辨．．．．．．．．．．．．．能分辨具有相同X射线衰减能力、不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙6板橙色
◆有效材料分辨．．．．．．．．．．．．．能分辨1.5mm、2.0mm和3.5mm三种厚度钢板后面的具有相同X射线衰减能力、不同等效原子序数的三种材料样本，并分别赋予绿色和蓝色
输送机系统
◆输送带带速．．．．．．．．．．．．． 0.22m/s
◆额定负载．．．．．．．．．．．．． 100kg
◆输送承载方式．．．．．．．．．．．．．皮带
◆输送带运行方向．．．．．．．．．．．．．双方向运行
◆被检物品通过率．．．．．．．．．．．．．720个/h
安装数据
◆贮存温度/温度．．．．．．．．．．．．．-40℃～+70℃/10%～90%（不结露）
◆工作温度/温度．．．．．．．．．．．．．0℃～+40℃/10%～90% （不结露）
◆电源．．．．．．．．．．．．．220VAC（+10%～-15%），50HZ±3HZ
◆功耗．．．．．．．．．．．．．约0.6千伏安
◆噪声．．．．．．．．．．．．．<65db
通道尺寸650mm×500mm 　
  SF6550650mm×500mm（简称sms-6550）多能量安检机，采用以计算机控制和图像处理为核心的最新技术，使得分辨率更高、图像更为清晰、鲜明、更便于对被检测物品的识别。该设备的通道尺寸适中，占地面积少，适用于机场、海关、车站、港口、核电站、政府机关、邮检中心、法院、大使馆、会议场所、仓库等地对中小型物品的安全检查。
安检机的基本指标
◆重量．．．．．．．．．．．．．约600kg
◆通道尺寸．．．．．．．．．．．．．650（宽）×500（高）mm
◆分辨力．．．．．．．．．．．．．直径0.101 mm单根实芯铜丝
◆穿透力．．．．．．．．．．．．．38 mm钢板
◆泄漏剂量．．．．．．．．．．．．．0.3μGy /小时（距外壳5 mm），符合对辐射装置要求的健康安全规定和所有发布的国际标准
◆胶卷安全性．．．．．．．．．．．．．ISO1600胶卷安全
X射线发射器
◆管电压．．．．．．．．．．．．．100~160KV（可调）
◆管电流．．．．．．．．．．．．．0.4~1.2mA（可调）
◆X射线投照方向．．．．．．．．．．．．．底部向上（底照式）
◆X射线发射角．．．．．．．．．．．．．60°
◆冷却方式．．．．．．．．．．．．．密封油冷
◆工作周期．．．．．．．．．．．．．100%（不需要预热周期）
图像系统
◆X射线传感器．．．．．．．．．．．．．L形状光电二极管阵列探测器
◆灰度级．．．．．．．．．．．．．4096
◆图像分辨率．．．．．．．．．．．．．1024×768
◆图像处理．．．．．．．．．．．．．24bit实时处理，彩色/黑白图像，反像显示，边缘增强，图像增强、图像加亮、图像减暗、图像回拉、报警功能、图像检索  
◆图像保存．．．．．．．．．．．．．实时存储200000幅
◆灰度分辨．．．．．．．．．．．．．能分辨厚度为1mm-60mm、厚度差不小于1mm的铝阶梯
◆有机物分辨．．．．．．．．．．．．． 能分辨厚度为1mm-120mm的聚甲基丙烯酸酯，并赋予不同饱和度的橙色
◆混合物分辨．．．．．．．．．．．．．能分辨厚度为1mm-60mm的铝，并赋予不同饱和度的绿色
◆无机物分辨．．．．．．．．．．．．．能分辨厚度为0.2mm-14mm的钢，并赋予不同饱和度的蓝色
◆材料分辨．．．．．．．．．．．．．能分辨具有相同X射线衰减能力、不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙6板橙色
◆有效材料分辨．．．．．．．．．．．．．能分辨1.5mm、2.0mm和3.5mm三种厚度钢板后面的具有相同X射线衰减能力、不同等效原子序数的三种材料样本，并分别赋予绿色和蓝色  
◆输送带带速．．．．．．．．．．．．． 0.22 m/s
◆最大负载．．．．．．．．．．．．． 120kg
◆输送承载方式．．．．．．．．．．．．．皮带
◆输送带运行方向．．．．．．．．．．．．．双方向运行
◆被检物品通过率．．．．．．．．．．．．．720个/h
安装数据
◆贮存温度/温度．．．．．．．．．．．．．-40℃～+70℃/10%～90%（不结露）
◆工作温度/温度．．．．．．．．．．．．．0℃～+40℃/10%～90% （不结露）
◆电源．．．．．．．．．．．．．220VAC（+10%～-15%），50HZ±3HZ
◆功耗．．．．．．．．．．．．．约0.8千伏安
◆噪声．．．．．．．．．．．．．<65db
安检机的安全使用指导
只用经过适当培训的人才才能安装和使用安检机。
在任何时候都必须严格遵守辐射安全规则，避免辐射伤害。
1）只有经过适当培训的人员才能安装和使用安检机。
2）只有技术人员在维修时才能拆除盖板或者防护部件。
3）不要在户外使用X射线安全检查设备。
4）安检机必须在规定的工作电压下工作。设备使用之
前必须检查使用的电压。
5）安检机必须有良好的接地。安装现场使用的设备插
座必须有接地端子。
6）如有电压波动超过规定的地区，建议使用交流稳压器。
7）不要把任何不属于X射线安全检查设备的电子部件接到X射线安
全检查设备的电源分配器上。
8）任何不恰当的修改可能会损坏X射线安全检查设备。禁止用户对
设备进行不恰当的改动。
9）安检机只能用于检查物品，严禁用于检查人体或动物。
10）超过6个月没有使用的设备请不要开机，必须由专业人员对射
线发生器进行重新启动。
11）禁止坐或站在传送带上。
12）不要接触输送带的边缘和滚筒。
13）当设备运行时，身体的任何部分都不要进入检查通道。
14）确保行李在检测通道内或出口端没有被堆叠，如果行李阻塞了
检查通道，在清理之前应首先关机。
15）设备不能在有损坏的铅门帘的情况下运行。
16）防止各种液体流入设备，如发生这种情况，请立即关机。
主要用途
安检机广泛适用于机场、火车站、汽车站、政府机关大楼、大使馆、会议中心、会展中心、酒店、商场、大型活动、邮局、学校、物流行业、工业检测等场所。[1]
日常维护与保养
设备应该进行定期检查并做相关的调整。维护工作必须是经过相关培训后，得到设备生产厂商认可的人员进行。在设备的硬件维护保养过程时，必须在断电以后才能够进行。
1、正常的维护工作
设备应该安装在通风、灰尘少、干燥的环境中，忌高温、潮湿和日光的直接照射。
保养时先对设备除尘，用毛刷和吸尘器将灰尘清除干净。
发现元件或者接线头有松动的现象，要立刻进行紧固。
有元器件锈蚀时，必要情况下进行更换。
如果有元器件损坏时，应查明原因，排除故障后再行更换新的器件。器件更换以后，相关的参数都要进行调整，然后才能正常使用。
维护时不能让异物或者液体进入设备，以防引起漏电或者引发事故。
2、维护和保养的具体内容
检查设备上方的电源指示灯：在设备上电时，绿色的指示灯亮。
检查设备上方的X射线指示灯：射线发射时，红色的指示灯亮。
检查通道上方的紧急停止按钮：按下紧急停止按钮，设备能立刻断电。按钮没有复位时，设备不能进行再次启动。
检查通道上方的钥匙开关：钥匙开关接通以后，起动按钮才能起动设备。射线停止按钮能够将射线控制器的电源断开。如果钥匙开关变得不够灵敏，要进行更换。
检查触摸屏上是否和屏幕图像对应：按下缩放键，图像能够缩放；按下图像处理键，显示的图像能够做相应的变换。
检查入口的光障：在运转的传送带上放上不透明的物体，射线能够正常开启。设备断电后，用干的绸布将光障的镜头和通道壁上安装的玻璃擦拭干净。
检查电动滚筒：按下相应的按键，电动滚筒能够按预定的方向运转及停止。滚筒的噪声正常，不漏油。
检查探测盒和准直器上的行程开关：拆下任意一块盖板，射线都能够停止发射。
检查传送带的偏离：检查传送带是否相对于马达已经偏离。
检查散热口检查散热口是否被遮挡，并清除其上的灰尘。[2]
贮存条件、贮存期限及注意事项
当设备在发运前需拆除时，重复安装的逆过程。
系统应存贮在干净和干燥的地方，过热和过潮会损坏系统部件。若设备长期不用时，应存贮在原先的包装箱内.
设备的贮存环境条件是：
1、在运输或贮存包装状态下，设备必须能在不超出下列范围的环境条件下放置15周以下：
储存温度：－20～+60℃(不冷凝)；
湿度：20%～95%；
2、需要长期存放的设备，应有良好的贮存条件，库房应清洁干燥，通风良好，周围不得有腐蚀性气体，相对湿度不大于80%，设备应在包装箱内。
安检机特点及参数对比
型号及特点21ehero-503021ehero-655021ehero-8065最少检出能力Lead(Pb)0.2mm, Fe sphere &Oslash;0.28SUS wire &Oslash;0.28 x 1mmX-ray 输出Max.65kV/120kVMax.65kV/120kVMax.65kV/120kV195W/480W195W/480W195W/480W集装箱检测速度Max. 60m/分Max. 75, 43m/分Max. 75, 43m/分Min 10m/分Min 10m/分Min 10m/分宽度270mm420mm620mm最大通过高度145mm/165mm170mm/190mm300mm最大荷重10kg(5kg带面 速度超过40m/min时)带面高度750 ± 50mmControl computerPentium-4 15" Touch ScreenMonitorOperation SystemWindows 2000 Professional不良形象管理存储于USB port, 移送可能(HACCP 对应)修饰功能模型注册功能产品图像，形象 亮度 修饰功能（总16种）/最大10,000个可以产品注册(HACCP 对应)Product ManagementDaily/Month/Model Product Capacity AnalysisEquipmentMTBF, MTTR, Error Log, Error AnalysisManagementTeachingAuto Teaching, Manual teachingImage ManagementImage Save/ Print/ Analysis(Defect Size measurement) (HACCP 对应)WashingIP66, Easy to wash(Water Washing)X-ray派出量最大派出量< 1uSv/Hour启动环境0°C ~ 35°C电源/产品重量220V 端口 Max.320kg220V 端口 Max.480kg220V 端口Max.580kg外形尺寸1700x809x655.5mm (HxWxD)1700x1200x775mm (HxWxD)1800x1800x1155mm (HxWxD)消费电力0.8kw0.9kw1.6kw