标题：变压器变比组别测试仪
变压器变比组别测试仪概述
英文
变压器变比组别测试仪（Transformer group tester）
别称
变压器变比测试仪，变比测试仪，变比组比测试仪等。
用变比电桥测量变压器的变比，操作过程繁琐，且测量范围狭窄，已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要  求。为此，我厂采用现代电子技术，研制出了新一代全自动变比组别测试仪，它具有体积小，重量轻，精度高，稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作，界面清晰，变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。
变压器变比组别测试仪主要特点
用变比电桥测量变压器的变比，操作过程繁琐，且测量范围狭窄，已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此，我厂采用现代电子技术，研制出了新一代全自动变比组别测试仪，该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。它具有体积小，重量轻，精度高，稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作，界面友好，变比组别可一次测完。
1、所有操做均可在中文菜单提示下完成；
2、量程宽，可测变比1-2000（自动切换）；精度高，变比1-500范围内测量精度0.2%；501-2000范围内测量精度0.5%；
3、标定参数只需输入一次；在不知变比的情况下也可以测量（但是此时不能正确计算误差）；
4、可以从1分接开始，连续测完所有分接位，测试数据能自动存储，特别适合多级有载调压变压器；
5、测试形式灵活，可以单测一个分接位也可以连续测多个分接位；
6、高低压接反时，仪器能自动判断停止测试，并提示：“高低压接线反”；
7、当试品有短路时，按动测量键后，仪器显示：“测试电源故障”，仪器有保护，停止供电；
8、可以打印全部测试结果。打印内容一目了然，分接位与标定值、相别、实测值、误差一一对应；
9、内设时钟，可以显示或打印试验日期。
10、数据可以存U盘。
变压器变比组别测试仪功能
1．自动测量接线组别。　2．自动进行组别变换。　3．自动切换相序。　4．自动切换量程。　5．自动校表。　6．输入标准变比后，能自动计算出相对误差。　7. 一次测量完成，自动切断试验电压 。　8. 设置数据,测量结果自动保存，可查看以前数据。　9. 测量有载变压器,只输入一次变比。　10.配有串行R232接口。　11.配有微型打印机，也可将数据结果直接打印出来。
变压器变比组别测试仪特性
1、可精确测量各种配电变压器的容量，无源测量，方便、准确。
2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。
3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。
4、可自动进行波形畸变校正，温度校正，电压校正，电流校正（非额定电流条件下的短路试验），操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果，非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。
5、电压回路宽量限：电压最大可测量到750V，不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。
6、电池剩余电量百分数指示功能，绝非简单的亏电报警。
6、大屏幕、高亮度的液晶显示，全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话，触摸按键使操作更简便，宽温液晶带亮度调节，可适应冬夏各季。
7、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。
8、测试结果存储功能，可存储200组容量测试数据。
变压器变比组别测试仪主要技术性能及指标
1、测量范围K=1—2000
2、试品误差范围不受限制
3、测量精度1-500 0.2%±3个字；501—2000 0.5%±3个字
4、分接位20
5、分接值 任意
6、接线组别0-12
7、测量时间 测量一相≤4秒
8、数据存储20组
9、显示方式 宽温、宽幅、加背光液晶
10、使用环境 温度-10—+50℃；湿度≤85%
11、使用电源AC 50HZ 220V±10%
变压器变比全自动测试仪参数
1、输入特性
有源部分：
电压测量范围：0~10V
电流测量范围：0~10A
无源部分：
电压测量范围：0~750V 宽量限。
电流测量范围：0~100A内部全部自动切换量程。
2、准确度
电压、电流、频率：±0.2%
功率：±0.5%（CosΦ>0.1），±1.0%（0.02<CosΦ<0.1）
3、工作温度：－10℃~ +40℃
4、充电电源：交流160V~260V
5、 绝缘：⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV（有效值），历时1分钟实验。
6、体积：32cm×24cm×13cm
7、重量：3Kg
变压器变比组别测试仪操作方法
1．联线： 关掉仪器的电源开关，按下面的方法接线。　单相变压器 三相变压器　仪器 变压器 仪器 变压器　A A A A　B X B B　C 不接 C C　a a a a　b x b b　c 不接 c c　变压器的中性点不接仪器，不接大地。接好仪器地线。将电源线一端插进仪器面板上的电源插座，另一端与交流220V电源相联。　注意：切勿将变压器的高低压接反！　设置接线方法设置标准变比开始数据测量查看历史数据 ↑:选择 确认:执行　2.打开仪器的电源开关,稍后液晶屏上出现主菜单，如下图　选中的菜单反向显示（黑底白字）　此时可 按 “ ↑”键 选择功能菜单　按 “确认”键执行相应功能　注： 按下按键，放开按键，为一次按键输入　设置接线方法 接法:Yy设置标准变比开始数据测量查看历史数据 ↑:选择 确认:保存　3．接法设置,进入接线方法设置后，液晶屏显示如下　此时 按“ ↑ ” 键选择接法　按“确认” 键保存接法，返回主菜单　设置接线方法 设置标准变比 变比=25.000开始测量数据查看历史数据 →:移位 ↑↓:增减 确认:保存　4．设置标准变比,进入标准变比设置后，液晶屏显示如下　此时　按“ → ”键选择数据位,选中的数据反向显示　按“↑”“↓”键修改数据。　选中数字后，按“↑”“↓”键，数字由0到9循环变换，如果是第一位，数字只能由1到9循环变化，不会出现0 。　选中小数点后，按“↑”“↓”键，小数点循环移动。　设置接线方法 设置标准变比 调压比=0.00%开始测量数据查看历史数据 →:移位 ↑↓:增减 确认:保存　如果变压器有档位,这里设定的标准变比,是中间档的标准变比。按“确认”键保存变比后，液晶屏显示如下　调压比的设置方法和标准变比的设置方法相同。　如果变压器有档位，按实际值设定，反之，设定为0.00%。按“确认”键保存调压比后，返回主菜单　5.开机预热5分钟后，选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示如下　接法=Yy？ 变比=25.000？ →:否 确认:是 ↑↓:换档　屏幕上显示的变比值是本次测量需要的实际标准变比值，按“↑”“↓”键可以修改此值。每次修改的幅度=设置的标准变比×调压比。测量完成后,显示如下　第3次　共3次组别：12点AB：25。008　0．03%BC：25。010　0．04%CA：25。000　0．00% ↑：翻页　→:打印 确认:返回　每次测量完成后，仪器自动保存数据，最多保存30个数据,超过　30后，本次数据存入第30次，第一次数据清除，即先进先出。　第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置，右边显示历史数据的个数。　第二行为组别。　第三行左边为AB相的变比,第三行右边为AB相的相对误差,依此类推。　如果测单相变压器,只有前三行显示。　如果实测变比的相对误差大于10 %,显示“>10%”, 如果实测变比的相对误差小于-10 %,显示“<-10%”。　按“↑”键，查看数据。　按“←”键，进入打印菜单，可打印本次数据，打印全部数据，可清除全部历史数据。　按确认键，返回主菜单。
变压器变比试验的目的
1.检查变比是否与铭牌值相符，以保证达到要求的电压变换。
2.检查电压分接开关指示位置是否正确。
3.检查各线圈的匝数比，可判断变压器是否存在匝间短路。
4.测出三相变压器本身变压比的不平衡度。
5.提供变压比的准确程度，以判断变压器能否并列运行。
注意事项
1. 保险1为2A,保险2为0.5A。如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后，如果进行测量，在显示“ 正在测量，请等待！ ”后停住。请关机，更换相同容量的保险，重测。　2.连线要保持接触良好。仪器应良好接地！　3.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线,如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。　4.仪器工作时，如果出现液晶屏显示紊乱，按所有按键均无响应，或者测量值与实际值相差很远，请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。　5.显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。　亮度电位器是多圈电位器，有10圈！　6.仪器应存放在干燥通风处，如果长期不用或环境潮湿，使用前应加长预热时间，去除潮气。　7.通讯口调试时使用。
产品清单
1.测试仪一台　2.电源线一根　3.测试线一套　4.产品使用说明书一本　5.合格证一个　6.仪器的检测报告一张