标题：无创血压测量系统
简介
用传统的血压计测量老鼠等小动物的血压时，我们会遇到的很多问题，如被测量的小鼠无法适应造成血压值不具有代表性，血压产生的振动波微弱很难检测到或是夹杂噪音，小鼠在测量过程中骚动破坏了测量过程等。针对这些问题我们专门设计了这款小动物类专用的血压计-------无创血压测量装置和系统。它用于慢性实验中动物动脉血压的观测, 动物不需麻醉、无创伤、使用方便。采用国际上流行的尾袖法无创测量血压原理，适用的动物包括大、小白鼠、猫、狗等。
BP-6A无创血压测量系统建立在8通道生物机能实验系统基础之上，每次最多可同时自动测量6只不同动物的血压。
现国内最为代表性的成都泰盟科技有限公司生产的BP-6A型全自动无创血压测量系统。如下图所示：
  成都泰盟 BP-6A
特点
BP-6A全自动无创血压测量系统是成都泰盟科技有限公司在原BP-6系统基础上改进而来。BP-6A全自动无创血压测量系统建立在8通道生物机能实验系统基础之上，每次最多可同时自动测量6只不同动物的血压。具有如下特点：
1）通用8道生物机能实验系统拓宽该系统的适用范围；
2）全自动的无创血压测量过程：系统自动充放气，自动实时测量并存贮测量结果；
3）一次可同时测量6只大鼠血压，大大提高了实验人员的工作效率；
4）测量多项无创血压生理指标，包括：收缩压、舒张压、平均压、心率等；
5）方便的测量方式和测量数据的导出；
6）专用脉搏探测器能够探测出大鼠的舒张压。 
组成
该系统由通用8道生物机能实验系统、BP-6A恒温箱、鼠尾脉搏探测和阻断器、大鼠固定笼以及BP-6A服务器构成。
8通道信号采集系统
通用8道生物机能实验系统不仅可以完成无创血压测量功能，还可记录其它生物信号，如张力、心电等，大大拓宽了该系统的适用范围。
BP-6A恒温箱
为最多6只大鼠同时提供恒温环境，同时减少实验动物的外界干扰。该箱体内嵌微电脑控制系统，可以自动控制血压测量过程中的充放气，鼠尾脉搏信号的转接和传送等。 
BP-6A恒温箱控制面板
  成都泰盟 BP-6A恒温控制面板鼠尾脉搏探测和阻断器
一体化鼠尾脉搏探测器和鼠尾脉搏阻断器，其中探测器用于获取鼠尾正常脉搏信号，而阻断器用于阻断鼠尾正常脉搏信号。
其它附件
BP-6A系统的其它附件包括：大鼠固定器，USB连线，信号连接线等 。
性能指标
1、★实时实验过程中全自动测量大鼠的收缩压，舒张压，完成实验也就完成了数据测量；
2、可用于慢性实验中动物动脉血压的无创伤性测量，动物不需麻醉、无创伤、使用方便；
3、★一次可同时测量6只大鼠血压，包括：高、中、低、阴性、阳性和空白对照组，大大提高了实验人员的工作效率；
4、★可同时测量多项生理指标，包括：收缩压、舒张压、平均压、心率，可以直接将这些指标写入到Excel中，便于统计分析；
5、采用光电探测技术探测大鼠尾部的脉搏波，稳定可靠；
6、★采用微电脑恒温技术，可将实验箱环境恒温在实验需要的任何温度（一般为36℃）；
7、★可自动充气进行血压阻断，平缓放气过程保证测量数据的准确性；
8、可自定义各种自动实验方式，可定义自动充气阻断的最高压力值，充气时间，重复测量次数，重复测量的时间间隔等；
9、全自动完成实验，一旦参数设定，按启动按钮，所有充放气过程全自动完成，无需人工干预便可得到原始实验数据；
10、配置适应于不同体重大鼠的实验鼠笼，便于实验顺利完成；
11、配套各种专用的药理计算工具，包括使用Bliss法计算LD50、ED50，计算PA2、PD2、PD2’，计算药物半衰期；
12、与该系统同时配套的8道生物信号采集系统还可完成其它通用生理、药理和病生实验项目，比如8通道血管张力实验、8通道脑电记录等。 
使用方法
实验原理BP-6 动物无创血压测试系统采用尾袖法测量动物的血压，测量原理与人体手臂血压测量方法相似。即通过对动物肢体或尾部加压，阻断其血压，以不能记录肢体或尾部脉搏为准；然后逐渐减压，当尾部重新出现脉搏波时（即内外压相等时），获得动物的收缩压；继续减压，直至脉搏波逐渐增至最大，得到动物的舒张压。操作步骤1. 使用专门的连接线连接加热箱控制面板上的脉搏传感器输出口与动物无创血压采集系统 8 道系统，具体的连接方法为：
BP-6A无创动物血压测试箱面板上的压力输出接口通过连接线接到 BP-6A无创动物血压采集处理系统的 CH1通道； BP-6A无创动物血压测试箱面板上的 CH1～CH6 分别通过连接线依次连接到 BP-6A无创动物血压采集处理系统的 CH2～CH7；
2. 将传感器上的接头插到对应机箱内的连接器接头上，将进气口的气管连接在机箱内对应的充气口接口上。
3. 将动物血压测量系统通过USB连接线连接到电脑上，打开TM_WAVE软件，进入到软件界面。
4. 打开BP-6A的电源，系统开始进行加热，默认温度为32℃，可按动加热箱控制面板上的温度按键，设定实验所需的加热温度，一般情况设置为36℃，其余可使用系统默认设置。
5. 将大鼠放入鼠笼内固定（注意一定要保持大鼠腹壁向下），固定好后将其整体放入加热箱内。
6. 将大鼠鼠尾穿过传感器，并尽可能将传感器置于鼠尾根部。
7. 在无创机箱后覆盖一层厚的深色窗帘，减小光线对大鼠的影响。
8. 从实验项目菜单中选择“无创血压测量”命令，选择工具条上“启动实验”按钮，软件界面中即有信号出现。
9. 实验开始后，老鼠需要20min才能出现稳定波形。
10. 待出现稳定的脉搏波后，将温度设置为32℃，再按下机箱控制面板上的“启/停”键，系统开始按照设定的参数对大鼠尾部血流进行加压阻断，手动调节放气速度至“12～15mmHg/s”，再调节增益值的大小，防止信号饱和或放大倍数过小，便可得到最佳的阻断波形。
11. 系统默认的加气阻断时间为10min，可根据实验要求更改，但最少不能短于1min。
12. 达到设定时间后，系统会自动停止运行或者按“启/停”键停止实验，将波形保存以供分析。实验指标评价1、设定压力： 用于设定自动充气最高气压，当系统自动充气到该气压时将停止充气，做短暂的保气后开始放气。系统默认设置为200mmHg。
2、时间：
间隔时间：系统每次加气的时间间隔。系统默认设置为10min，可根据实验要求更改，但最短不能超过1min。
工作时间：系统自动充气工作时间。
已用时间：自动充气功能已经工作的时间。
保气时间：自动充气后气压保持时间的长短，系统默认设置为8S。
3、温度：设定加热箱内的温度。系统默认为32℃。注意事项1.大鼠鼠尾后半部分皮肤粗糙，相对鼠尾根部温度较低，实验中应尽量将传感器放置在鼠尾根部。
2.本实验是束缚性实验，必须对大鼠进行正式实验前的训练。训练方法：将BP—6A的温度设定到36℃，将大鼠放入鼠笼后整体放入加热箱内，让其适应环境。对个别不适应环境的大鼠（主要表现为焦虑，不安静，应激反应大）进行剔除。
3.实验开始时温度设置在36℃，待出现稳定脉搏波后再将温度调整为32℃。若在开始时将温度设置为32℃，会延长脉搏波出现的时间。
4.实验过程中应尽量减少打开机箱门的次数，否则会延长加热时间，其产生的噪音也会延长出现稳定脉搏波的时间。
5.若开始实验后40min都没有出现稳定波形，可调整鼠尾的位置（因为传感器是固定在箱体底部，若大鼠尾巴摆动，血管可能偏离传感器）；也可在传感器压片两侧塞上棉花团，来调节压片的松紧度。
6.如果实验的大鼠少于 6 只，应该用橡胶塞将未使用通道的充气口阻塞。
7.实验过程当中应保持安静。
用户代表
由于该系统方便好用，数据测量精确，用户反应一直很好，部分具有代表性的用户包括： 
北京大学医学部、北京广安门医院、长春市新药开发中心、成都中医药大学、杭州医学院、广州中医大学中药学院药理教研室、河北大学医学院实验中心、河南科技大学医学院机能实验室、湖北民族学院医学院实验中心、湖南中医药研究院、解放军第四军医大学中心实验室、山西医科大学药理教研室、上海交通大学、中南大学湘雅医学院、西安交通大学医学院、厦门大学医学院、中山大学基础医学院等等。