标题：过滤式防毒面具
简介
过滤式防毒面具中用于防护毒剂蒸汽的是防毒炭。防毒炭是由活性炭制成的。在活性炭的孔隙表面，浸渍了铜、银、铬金属氧化物等化学药剂，就成了活性炭。它对毒剂蒸汽防护作用有:新型过滤式防毒面具(6张)
1、毛细管的物理吸附:
2、炭上化学药剂与毒剂发生反应的化学变化:
3、空气中的氧和水，在炭上化学药剂的催化作用下，与毒剂发生反应.
以上这些作用，对现有已知毒剂均能产生可靠的防护作用。而对大家熟悉的一氧化碳（煤气中的主要成分）就不能防护了。
用途特点
防毒面罩是一种过滤式大视野面屏,双层橡胶边缘的个人呼吸道防护器材,能有效的保护佩戴人员的面部 眼睛和呼吸道免受毒剂,生物战剂和放射性尘埃的伤害.可供工业 农业 医疗 科研等不同领域人员使用. 即可供军队,警察和民防使用.
功能特点
面具密合框为反折边,佩戴舒适,易气密,可满足95%以上成年公民的佩戴.  过滤式防毒面具面具五根拉带可以随意调节,可松紧适宜.
面具的镜片保护层采用阻水罩结构,可保证面罩在使用过程中性能良好.
面具的大眼窗镜片由光学塑料制成,具有开阔视野,良好的光学,耐冲击性能.
面具还装有通话器,通话传音清晰,传声损失小.
防毒面罩可根据客户接触的介质防护对象选择不同种类的滤毒盒.
防毒面罩按国家GB2890-95<<防毒面具通用技术条件>>生产.
技术规格
规格型号：球形视窗防毒面具全面罩；材质：硅胶 增强聚碳酸酯镜片；防毒时间:同选定滤毒罐的性能过滤式防毒面具面罩主体(6张)
适用环境:适用于危害呼吸系统但不会立即危害生命健康的场所
防护范围:粉尘、重烟、雾滴、毒气、毒蒸气、粉剂配料地点,家具喷涂,以及那些肉眼看不见的微小物质
呼气阻力:≤98Pa(30L/min)；接口：快速旋拧卡口；重量：510克（不含滤毒件）
视野: 总视野:≥75%，双目视野: ≥60%，下方视野: ≥40度，面罩镜片透光率：≥89%
罩体采用柔软无毒的硅胶材料制成，反折边密合框可满足95%的成年人佩戴，确保长时间佩戴时仍具有高度舒适性；头网式头带设计，佩戴牢固，确保气密性，完全满足需要佩戴安全帽或者安全头盔的作业需要，可防止在头部出现压力集中点，进一步增加舒适性；球形视窗设计，视野清晰开阔无畸变，有效减少压抑感，视窗由抗冲击聚碳酸酯材料制成并涂有防雾防刮擦涂层，具有高强度和高透光性，在确保视线良好的同时能有效保护眼睛和面部；合理的面罩内部气流设计，可有效防止视窗结雾、确保视线清晰；优化的罩内口鼻罩设计，呼出气体的复吸量减至最小；设有语音振膜，确保佩戴面罩的同时具有良好的语言沟通；特有的快速旋拧卡口，可连接滤毒盒；轻量化设计，仅重510克，可有效减轻长时间佩戴的疲劳感。
使用和维护
① 使用面具时,由下巴处向上佩戴,再适当调整头带,戴好面具后用手掌堵住滤毒盒进气口用力吸气,面罩与面部紧贴不产生漏气,则表明面具已经佩戴气密,可以进入危险涉毒区域工作.
② 面具使用完后,应擦尽各部位汗水及赃物,尤其是镜片,呼气活门,吸气活门要保持清洁,必要时可以用水冲洗面罩部位,对滤毒盒部分也要擦干净.
③ 如在具有传染性质的病毒环境使用后,面罩及滤毒盒可用1%过氧已酸消毒液擦拭,清洗消毒,必要时面罩可浸泡在1%过氧乙酸消毒液中,但滤毒盒不可浸泡,也不可进水以防失效.而且经消毒液消毒后,应用清水擦拭,晾干后再用.
注意事项
使用前详细阅读产品说明书.
一 防毒面具属有毒,有害环境使用产品,未经过专业培训过的人员不得随意拆卸,减少其零部件及维修产品.
二 防毒面具不得在65℃以上环境中使用及高温环境中存放.
三 滤毒盒吸湿后会降低防毒能力,平时注意严防进水.
四 面具应储存在阴凉干燥的地方,并不得接触有机溶剂.
组成部分
防毒面具主要是由过滤元件、罩体、眼窗、呼气通话装置以及头带等部件组成，它们各有各的职责，同时又能默契配合。
过滤元件
过滤元件是防毒面具上忠诚的把关卫士，它只允许人体须臾不可缺的清洁空气通过。世界各国的面具五花八门，面具上的过滤元件也是形状各异，但它们内部结构的设计思路却大同小异。其内部装有对付气溶胶（悬浮在空气中的微小颗粒）的过滤层，又叫滤烟层，实际上是一层特制过滤纸。它既要高效率地滤除有害物气溶胶粒子，又要对人体的呼吸不产生明显的阻力。
过滤元件内还装有专门对付毒气蒸汽的防毒炭。它跟普通民用活性炭不同、防毒炭不仅要有非常发达的微孔结构，使其有足够大的“肚子”，能尽量多“吃”毒剂，而且要有充分发达的中孔、大孔，以使具有吸附作用的道路畅通，满足吸附速率的要求。防毒炭除要求孔隙结构合理外，还须经特殊的化学药剂处理，因为，对付各种毒魔单靠物理吸附作用是远远不够的，必须借助催化剂，进行物化反应，使其大量“吸毒”，成为身手不凡的“瘾君子”。
新的防毒炭对付毒剂的能力很强。然而，随着时间的推移，防毒炭会产生一种惰性，这就是自然界的陈化作用。为了防止这种惰性的过早出现，面具设计师们必须对防毒炭进行防陈化处理。催化与陈化是两门根深的学问，其关键技术，各国都秘而不宣。过滤元件有的安在面具左边；有的安在下颌处；有的还带导气管，无论安置得怎样巧妙，都像是个赘物。据说，现在发现了一种会“吃”毒剂的酶，如果这种酶用到过滤元件上，面具设计将出现质的飞跃。
面具罩体
面具罩体是将防毒面具各部件构成一整体的主要部件。乍看，它无非就是一块橡皮，没什么大多的学问。然而，它要适合多种头型的人佩戴，既要密合，不让有毒物乘隙而入，又不至给人造成面部压疼，这的确不是一件易事。仅就其与面部贴合的部位，即专家们所称的密合框而言，面具设计师们便绞尽了脑汁。常规过滤式防毒面具(8张)
最初，密合框由一片橡皮制成，称单片密合框。它能与面部吻合，结构及制造工艺均十分简单，但戴后常使人面部的突出部位感到难以承受的压痛，动态气密性也较差。
以后，出现了单反折边密合框结构。它是在平面密合框的基础上再加一圈反折边，依靠橡胶的弹性拉力在人面部形成密合力。呼气时面具内压力大于外界压力，是一种正压气密性好的密合框结构。单反折边密合框无疑比单片密合框前进了一大步，然而，在满足战术使用要求上依然还存在较大差距。目前，比较先进的密合框有气垫管型、双反折边型和波纹状结构型等。
佩戴方法
佩戴防毒面具时，使用者首先要根据自己的头型大小选择合适的面具。佩戴防毒面罩时，将中、上头带调整到适当位置，并松开下头带，用两手分别抓住面罩两侧，屏住呼吸，闭上双眼，将面罩下巴部位罩住下巴，双手同时向后上方用力撑开头带，由下而上戴上面罩，并拉紧头带，使面罩与脸部确实贴合，然后深呼一口气，睁开眼睛。
检查面罩佩戴气密性的方法是：用双手掌心堵住呼吸阀体进出气口，然后猛吸一口气，如果面罩紧贴面部，无漏气即可，否则应查找原因，调整佩戴位置直至气密.
佩戴时应注意不要让头带和头发压在面罩密合框内，也不能让面罩的头带爪弯向面罩内。另外，使用者在佩戴面具之前应当将自己的胡须剃刮干净。[1]
滤罐规格
型号：5号（CO型）；规格：小型滤毒罐（二级过滤件）过滤式防毒面具滤毒罐(6张)
接口标准：RD40 可与硅胶防毒面具全面罩配套使用，也可与所有符合EN148-1标准的防毒面具配套使用
重量：265克；材质：铝；标色：白色
防毒类型：一氧化碳；防护对象：一氧化碳
5号（CO型）小型滤毒罐按照国标GB2890-2009标准生产、包装、标色、检验。采用优化的罐体内部结构设计，内部结构件及外壳均采用全铝制造并进行阳极氧化处理，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、体积小、呼吸阻力小、防毒时间长等特点，内部所装填防毒材料为高效载体活性炭药剂，在活性炭药剂装填量减少减轻重量的同时，防毒时间较国内同类产品大幅提高，防毒时间达到了GB2890-1995规定的5号小型滤毒罐防毒时间30分钟，透过量为52mL，累积量42毫升，后十分钟加权量49mL，呼吸阻力仅为88.2Pa，所有技术指标全部合格，重量更轻，佩戴者长时间佩戴不易产生疲劳感。
小型滤毒罐规格表: 
产品型号及规格
材质
重量
GB2890-2009 标色
防护对象举例
防毒类型
1号（B型）小型滤毒罐
铝
210克
灰色
无机气体或蒸汽：氢氰酸、氯化氢、砷化氢、光气、双光气、氯化苦、苯、溴甲烷、二氯甲烷、路易氏气、芥子气、磷化氢
综合防毒
3号（A型）小型滤毒罐
铝
210克
褐色
有机气体与蒸汽：苯氯气、丙酮、醇类、苯胺类、二氯化碳、四氯化碳、三氯甲烷、溴甲烷、氯甲烷、硝基烷、氯化苦
综合防毒
4号（K型）小型滤毒罐
铝
210克
绿色
氨、硫化氢
单一防毒
5号（CO型）小型滤毒罐
铝
265克
白色
一氧化碳
单一防毒
7号（E型）小型滤毒罐
铝
210克
黄色
酸性气体和蒸汽：二氧化硫、氯气、硫化氢、氮的氧化物、光气、磷和含氯有机农药
综合防毒
8号（H2S型小型滤毒罐
铝
210克
蓝色
硫化氢或氨
单一防毒