标题：恒温恒湿机
规格型号
型号一：
型号规格
工作室尺寸mm
外形尺寸mm
温度范围
BJYSL-DHS-100
450×450×500
1150×1050×1750
A:-20℃～150℃ 
BJYSL-DHS-225
500×600×750
1200×1100×1900
B:-40℃～150℃
BJYSL-DHS-500
700×800×900
1450×1400×2150
C:-60℃～150℃
BJYSL-DHS-800
800×1000×1000
1500×1550×2200
D:-70℃～150℃
BJYSL-DHS-010
1000×1000×1000
1720×1580×2280
ED:-80℃～150℃
型号二：
容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101-LH
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS-225-LH
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-LH
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-800-LH
800×1000×1000
1550×1600×2250
LRHS-1000-LH
1000×1000×1000
1850×1600×2250

辅助结构
1、温度循环系统：试验箱采用特制空调型低噪音长轴风扇电机，耐高低温不锈钢多翼式叶轮，以达强
  立式恒温恒湿度对流垂直扩散循环
2、辅助结构：密封：门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭
门把手：采用无反作用门把手，操作更简便
脚轮：机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
3、观察窗（有效视界）：观察窗采用多层中空钢化玻璃，内侧胶合片式导电膜加热除霜（清楚观察试验过程）
观察窗尺寸：310×270mm（对应容积：101L、225L） 430×440mm（对应容积：504L、800L、1000L）
4、试验箱标准配置：测试孔：在机器左侧安装?50mm，用于外接测试电源线或信号线使用（孔径和孔数需在订货前另说明）
标配样品架二层
样品架承重：≤30kg/层  台式恒温恒湿
配有凝结水接水盘，并排除箱外
产品特点
1、 拥有自主知识产权和外观设计专利以及掌握环境试验箱核心技术
2、 控制仪表采用日本原装进口“优易控”UMC1200，可实行远程监控
3、 制冷系统采用法国原装泰康压缩机组，并配有凝结水接水盘
4、 核心电气元器件均采用施耐德等进口知名品牌
5、 沿袭国外环境试验设备先进设计理念，水电分离
6、 浅槽加湿，新颖独特，抽屉式加水方式，超大水箱设计
7、 工作室底部采用引流槽设计，防止蒸气凝结，最大限度保护测试工件
8、 照明系统采用飞利浦套件，观测窗采用漏斗形设计，观测视野更开阔
9、 独特的漏电保护设计，操作更安全
10、精益求精，专注于每一个细节，使用更倾心
产品用途
恒温恒湿机（恒温恒湿试验箱|可程式恒温恒湿试验机|高低温交变湿热试验箱）主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件，适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具等各行业。
产品选型
恒温恒湿机是非常专业的空气净化设备，非专业人士对其认知不足，在选配时往往按被除湿场所的面积进行简单选型。恒温恒湿机使用场所（如高等实验室、净化车间等）对其设备的温湿度波动范围要求严格。因此，恒温恒湿机等空气净化设备不能单纯依据使用场所的面积来选型，以上海尚代为代表的专业恒温恒湿机供应商是根据使用场所的总体湿负荷而选型。具体而言，是依据其面积、层高、初始湿度值目标湿度值、室内密闭程度、散湿源、新风补给等综合因素计算得出总焓差、单位时间除湿量/加湿量，以及制冷量/制热量等关键参数后进行恒温恒湿机综合选型匹配。
符合国家标准
GB/T2423.3-2006
机械钣金结构
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板或304B氩弧焊制作而成，箱体外胆采用A3钢板喷塑。
采用微电脑温度湿度控制器，控温控湿精确可靠。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用多层玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。
可选配记录仪，打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线，4～20mA标准信号。
箱体左侧配一直径50mm的测试孔。恒温恒湿机(20张)
设备特点
★造型设计完美：圆弧造型及表面喷涂处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。 
★大型观察窗视野宽广明亮：采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯，  无须雨刷除雾，保持清晰的观测效果，可随时观察试品的状况。 
★水电分离确保安全：加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，提高安全性。 
★冷冻及控制系统先进可靠：原装进口欧美全封闭压缩机，进口环保冷媒，世界知名品牌的冷冻器件，原装进口LCD触摸屏控制器，界面友好，操作简单易学
详细介绍
参数型号
CLM-HS-100
CLM-HS-225
CLM-HS-500
CLM-HS-800
CLM-HS-010
工作室尺寸
D×W×H
450×450×500
500×600×750
800×700×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸
D×W×H
1020×880×1580
1070×1030×1825
1370×1130×1975
1570×1230×2125
1570×1430×2125
总功率
2.8KW
3.5KW
3.8KW
4.2KW
4.5KW
净重
170kg
200kg
240kg
330kg
410kg
性能指标温度范围
H:-20℃~130℃M:-40℃~130℃L:-70℃~130℃
湿度范围
20~98% R?H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R?H
升温时间
-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min
温湿度运行控制系统控制器
进口微电脑湿温度集成控制器（温度直接显示百分数）
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R·H，
​指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R·H
温湿度传感器
铂铂金电阻·PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系统
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮
使用材料外箱材质
优质碳素钢板，表面磷化静电素喷
内箱材质
SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质
超细玻璃纤维棉
门框隔热
双层耐高温老化硅橡胶门密封条

加湿及除湿系统
1. 采用电子并立方式微动加湿系统，附二只磁簧开关，可减少因电子式而产生错误动作。 
2. 加湿筒采整座不锈钢制成。 
3. 采蒸发器盘管露点温度(ADP)层流接触除湿方式。 
4. 附过热、溢流双重保护装置，可安心使用。 
5. 加湿、除湿系统完全独立。 
6. 供应加湿筒水应尽量采纯水或RO逆渗透水。
十一、送风循坏系统
1. 采多翼离心式循坏风扇，加强轴心加耐高低温之旋转叶片铝合金制成，以达强制对流。 
2. FLOW THROW送风方式；水平扩散垂直热交换弧形循环。 
3. 可调式侧吹出风口及护纲回风口。
十二、电路控制系统
a. 采用韩国大型液晶触摸屏LCD中英文文字与数据资料银幕显示交谈方式。 
b. 可记忆多组程式(PTN)，而各组程式(PTN)可反复循环执行。 
c. 微电脑全自动PID+SSR控制方式，既方便又隐定。 
d. 温度，湿度可做自动控制，且各组程式可相互连结(LINK)执行。 
e. 微电脑智慧型多功能控制，具有各组冷冻压缩机、电磁阀、加温HEATER、加湿HEATER….等全自动控制输出功能。 
f. 各系统的主要元件配件备有安全检知介面装置，当异常故障发生时，立即切断电源。
十三、安全保护系统
1. 系统控制回路保险丝。 
2. 附有无熔丝保护开关。 
3. 超温、断水过热保护开关。 
4. 冷冻压缩机过负载保护装置。 
5. 系统过电流保护装置。 
6. 故障指示灯。 
7. 控制器设定错误故障显示及警示。
十四、工作原理
恒温恒湿机由制冷系统，加热系统，控制系统，湿度系统，送风循环系统，和传感器系统等组成，上述系统分属电气和机械制冷两大方面。下面叙述几个主要系统的工作原理和工作过程。 
1.制冷系统：制冷系统是恒温恒湿机的关键部分之一。一般来说，制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷，机械制冷采用蒸汽压缩式制冷，它们主要由压缩机，冷凝器，节流机构和蒸发器组成。如果我们试验的温度低温要达到-55℃，单级制冷难以满足要求，因此恒温恒湿机的制冷方式一般采用复叠式制冷。恒温恒湿机的制冷系统由两部分组成，分别称为高温部分和低温部分，每一部分是一个相对独立的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收来自低温部分的制冷剂的热量而汽化；低温部分制冷剂的蒸发则从被冷却的对象（试验机内的空气）吸热以获取冷量。高温部分和低温部分之间是用一个蒸发冷凝器联系起来，它既是高温部分的冷凝器，也是低温部分的冷凝器。 
2.加热系统：加热系统相对制冷系统而言，是比较简单。它主要有大功率电阻丝组成，由于试验要求的升温速率较大，因此加热系统功率都比较大，而且在试验机的底板也设有加热器。 
3.控制系统：控制系统是综合试验箱的核心，它决定了试验机的升温速率，精度等重要指标。现在试验机的控制器大都采用PID控制，也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式。由于控制系统基本上属于软件的范畴，而且此部分在使用过程中，一般不会出现问题。 
4.湿度系统：温度系统分为加湿和除湿两个子系统。 
加湿方式一般采用蒸汽加湿法，即将低压蒸汽直接注入试验空间加湿。这种加湿方法加湿能力，速度快，加湿控制灵敏，尤其在降温时容易实现强制加湿。 
除湿方式有两种：机械制冷除湿和干燥除湿。机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下，使大于饱和含湿量的水汽凝结析出，这样就降低了湿度。干燥器除湿是利用气泵将试验箱内的空气抽出，并将干燥的空气注入，同时将湿空气送入可循环利用的干燥进行干燥，干燥完后又送入试验箱内，如此反复循环进行除湿。现在大部分综合试验箱采用前一种除湿方式法，后一种的除湿方法，可以使露点温度达到0℃一下。适用于有特殊要求的场合，但费用较贵。 
5.传感器系统：传感器主要是温度和湿度传感器。温度传感器应用较多的是铂电组和热电偶。湿度的测量方法有两种：干湿球温度计法和固态电子式传感器直接测量法。由于干湿球法测量精度不高，现在的恒温恒湿箱正逐步的以固态传感器代替干湿球来进行湿度的测量。 
6.送风循环系统：空气循环系统一般有离心式风扇和驱动其运转的电机构成。它提供了试验机内空气的循环。
十五、注意事项
特殊试验的处理：
1. 本机于机侧附有测试孔，可接于箱内测试线路时使用。 
2. 测试中若欲观察箱内变化状况时，可将室内灯(LIGHT)开关开启，经由窗口知悉内部之变化情形。 
3. 本机若在0℃以下运转时，应尽量避免打开箱门，因为做低温时，若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位之封冰现象，尤以温度愈低状况愈严重，若必须打开，则应尽量缩短开门时间。 
4. 当完成低温运转时，务必设定温度条件60℃施行干燥处理约半小时，以免影响下一作业条件之测定时间或结冰现象。 
5. 冰冻机之散热器(冷凝器)应定期保养，保持清洁。 
6. 加湿桶入水管，必须将所存留之空气完全排出，以防水无法进入。 
★特别注意：当机器完成低温运转后，若无上列第6点工作，亦务必设定常温条件(30±5℃)使箱内之温度在停机时为常温状态，以免影响箱内温度很低而产生的结冰现象，以及窗口玻璃结雾现象。 
7.于操作当中，除非有绝对必要，请不要打开箱门，否则可能导致下列不良后果： 
－ 高温湿气冲出箱外 十分危险。 
－ 箱门内侧仍然持高温 造成伤害。 
－ 高温空气可能触发火灾警报，产生误动作。 
8. 请注意本机必须安全确实地接地，以免产生静电感应。 
9. 避免于三分钟内关闭再开启冰冻机组。 
10. 如果箱内放置发热试料时，试料电源控制请使用外加电源，不要直接使用本机电源。 
11. 电路断路器，温度超温保护器，提供本机测试品以操作者的安全保护，故请定期检查。 
12. 正确的装置湿球的纱布，方能保证量取正确的相对湿度。 
13. 绝对禁止试验爆炸性，可燃性及高腐蚀性物质。 
14. 请详阅控制器说明书及相关说明书后，方可操作恒温恒湿机。 
恒温恒湿机
综述：本设备适用于各类电子电工产品及其他产品、零部件和材料，进行高低温恒定、渐变、突变或湿热试验等环境模拟可靠性试验，可程式恒温恒湿机依国标GB/T10586-2006及IEC68-2设计制造
GB/T2423.1-2001试验A低温 GB/T2423.2-2001试验B:高温（部分）GB/T2423.3-2006试验Cab：恒定湿热GB/T2423.4-1993试验Db：交变湿热 GB/T2423.34-2005试验Z/AD：湿热组合或者其他设备性能范围内的温湿度试验
钣金材料:
试验箱内外均由SUS镜面不锈钢板；内箱两侧带有试品轨道架的上下均有可调的挂孔条；保温隔热最少10cm的硬质聚胺酯发泡;内箱前门处连接采用优质电木及玻璃纤维板门框做热传导隔断，低温隔热性能优异；门上气密封条为双道宽耐温范围的硅胶发泡。
试验空间送风循环
成熟的送风系统统一采用耐高低温多叶片铝风轮由电机驱动上侧百叶送风下侧回风，-70-100℃范围均小于2℃（依据国标10点分布
控制系统：
采用韩国TEMI880低能耗(20W)控制系统控制精度可以精确到±0.3℃。
高分屏
5.7英寸LCD彩色触摸屏交互式参数输入方式，分辨率高达800*480
高存储容量：
120 组 / 1200 段全部反复: 最多 999次（可无限反复）,部分反复: 最多 99次支持 PC-Link, MODBUS（ASCII, RTU）协议。并有实时温湿度以及曲线显示
便捷连机
控制器采用R232接口，如实时监控历史曲线回放数据下载，设置编辑操作机台
螺线镍铬合金电热管加热器，高精度温度波动度的有力保障，超长寿命。
加湿器
加湿采用浅槽式加湿法。湿度测量采用干湿球方法，由控制器自动完成并控制加湿实现加湿功能.加湿器需采用耐高温、绝缘性好、使用寿命长的全封闭不锈钢加热管。设置有自动供水装置，以防止由于水的不断蒸发而消耗水箱中的水。
二级保护
温度过升防止器（保护被试品和试验箱体）
恒温恒湿机专业术语
恒温恒湿试验箱（test chamber）密闭和箱体或空间，其中某部分能满足规定的试验条件。
温度设定值（temperature setpoint）用试验箱控制装置设定的期望温度。
恒温恒湿机实际温度（achieved temperature）稳定后，试验箱工作室内任意一点的温度。
恒温恒湿机温度稳定（temperature stabilization）工作室内所有点的温度均达到温度设定值并维持在给定的容差范围内。
温度波动度（temperature fluctuation）稳定后，在给定的任意时间间隔内，工作室内任一点的最高和最低温度之差。
工作空间（working space）试验箱内能将规定的条件维持在规定容差范围内的一部分。
东莞贝尔恒温恒湿机温度梯度（temperature gradient）稳定后，在任意时间间隔内，工作空间内任意两点的温度平均值之差的最大值。
温度变化速率（temperature rate of change）在低气压试验箱工作空间中心测得的两个给定温度之间的转变率，以℃/min为单位。
工作空间的温度偏差（temperature variation in space）稳定后，在任意时间间隔内，低气压试验箱工作空间中心温度的平均值和工作室内其他点的温度的平均值之差。
恒温恒湿机极限温度（temperature extremes）稳定后，工作室内所达到的最高和最低测得温度
执行标准
GB/T50114-2001《暖通空调制图标准》
GB/T14294-1993《组合式空调机组》
GB/T26809-2011《恒温槽与恒温循环装置低温恒温循环装置》