标题：开封百特流量仪表有限公司
百特简介
开封百特流量仪表有限公司坐落于仪表之乡河南开封，交通便利，地处中心枢纽，是一家流量仪表生产及配套的专业公司。占地面积13亩，生产车间3000多平方米，仓库1000多平方米，主要采用英国肯特公司工艺技术，购置50台先进成熟机械设备，拥有完整、精确的效验装置，生产性能稳定可靠。
本公司集流量仪表及相关产品研发设计、生产、制造、销售服务于一体，是以高科技为主的科技型企业，公司目前主要产品有智能电磁流量计、智能涡街流量计、节流装置、涡轮流量计、浮子流量计和自动化成套设备等，规格齐全、形式多样，可满足不同场合的不同需求，并能按客户要求设计生产特殊标准的流量计产品。产品广泛应用于石油、化工、环保、冶金、轻纺、造纸、食品等工业部门及市政管理、水利建设、河流疏浚等领域的流量计。
Company  culture
· 百特宗旨：追求卓越，和谐共赢
· 经营理念：艰苦奋斗、以人为本
· 质量方针：品质第一、用户至上
· 经营方针：诚信经营、顾客至上
开封百特流量仪表有限公司已通过ISO9001:2000国际质量体系认证，企业的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
百特与您携手，共赢未来！
百特产品
一、电磁流量计1、概述 
KN-LDB型管道式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量，亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中，测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆，上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时，则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬（橡胶，特氟隆等）实现与流体和测量电极的电磁隔离。 
2、特点 
·智能电磁流量计测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。 
·智能电磁流量计测量管无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低。 
·智能电磁流量计传感器可带接地电极，实现仪表良好接地。 
·智能电磁流量计传感器采用先进加工工艺，使仪表具有良好的抗负压能力。 
·转换器采用液晶背光式显示，可使反射阳光下或暗室内的读数变得容易。 
·通过红外线遥控设定参数，在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。 
·智能电磁流量计转换器具有自诊断报警输出，空负载检测报警输出，流量上下限报警输出，两极流量值报警输出等功能。 
·智能电磁流量计不仅可用于一般的过程检测，还适用于矿浆、纸浆及糊状液的测量。 
3、详细参数
仪表型号KN-LDB型（执行标准：JB/T9248-1999）仪表通经 DN10-DN3000公称压力 0.6 ～ 70MPa精度等级 0.5级或1.0级安装方式 法兰安装，可选法兰夹持、螺纹连接环境温度 -25℃～+60℃介质温度 分体型： 氯丁橡胶衬里、聚氨酯衬里：-10℃～+8℃ PTFE衬里、PFA衬里、F46衬里：-10℃～+160℃ 一体型： -10℃～+80℃介质电导率 >5μs/cm可测最低流速 0.1米/秒可测最高流速 15米/秒量程比 1:20，可按客户要求订制显示器 标配信号输出 脉冲/4-20mA（负载电阻0-750Ω）供电电源 220VAC,允差15%或+24VDC，纹波≤5%通讯接口 可选RS485/RS232通讯协议 MODBUS、HART、Profibus等测量管体（衬里）材质 氯丁橡胶、聚氨酯、PTFE、PFA、F46等耐腐材料测量元件（电极）材质 316L不锈钢、钛合金、哈氏合金、钽合金、铂铱合金、碳化钨等防爆等级 Exd[ia]qIICT5/ExmbⅡT4结构形式一体型、分体型、沉浸型、防爆型防护等级 IP65、IP68可选 （IP65：尘密、防喷水；IP68：尘密、可连续浸水，只限分体型）整机功耗 <15W常用流速-流量对照表流速（m/s）； 流量（m3/h） 口径（mm）
0.512345678910
100.140.280.570.851.11.41.72.2.32.52.8150.320.641.31.92.53.23.84.55.15.76.3200.571.12.33.44.55.76.87.99.01011250.881.83.55.37.18.81112141617.6321.42.95.88.712141720232628.9402.34.59.01418232732364145.2503.57.1142128354249576470656.01224364860728496107119809.01836547290109127145163180100142857851131411701982262542821252244881321772212653093533974411503264127191254318382445509572636200571132263394525656787919041017113125088177353530707883106012361413159017673001272545097631017127215261780203522892545350173346692103913851731207724232769311634644002264529041356180922612713316536174069452345028657211451717228928613434400645785150572550035370714132120282635334239494656526359706960050910172035305240695087610471228139915610180700692138527694154553969248308969311078124631384780090418093617542672359043108521266014469162781808690011452289457868679156114451373416023183122060222891100014132826565284781130414130169561978222608254342826012002035406981391220816278203472441728486325563662540694140027695539110781661722156276953323438773443124985155390160036177235144692170428938361734340750642578766511172346180045789156183122746936625457815493764094732508240691562200056521130422608339124521656520678247912890432101736113040二、涡街流量计
适用介质：蒸汽、气体、液体 　　仪表精度：±1.0%R, ±0.5%R, 　　仪表材质：不锈钢 　　现场液晶显示：带 　　口径范围：DN15—DN300mm 　　安装方式：法兰卡装 　　1、概述 　　LUGB型涡街流量计是根据卡门（Karman）涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。 　　该仪表采用先进的差动技术，配合隔离、屏蔽、滤波等措施，克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题，并采用了独特的传感器封装技术和防护措施，保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式，基本型测量单一流量信号；复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构，以适应不同的安装环境。 　　2、仪表特点与用途 　　特点： 　　无可动部件，长期稳定，结构简单便于安装和维护 　　采用消扰电路和抗振动传感头，具有一定抗环境振动性能 　　采用超低功耗单片微机技术，1节3.2V10AH锂电池可使用5年以上 　　由软件对仪表系数非线性进行修正，提高测量精度 　　压力损失小，量程范围宽 　　采用EEPROM对累积流量进行掉电保护，保护时间大于10年 　　用途： 　　本仪表可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理，油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。 　　3、技术参数公称通经（mm）15，20，25，40，50，65，80，100，125，150，200，250，300仪表材质1Cr18Ni 9Ti公称压力（Mpa）PN1.6Mpa；PN2.5Mpa； PN4.0Mpa被测介质温度（℃）－40～+250℃；－40～+350℃环境条件温度－10～+55℃，相对湿度5%～90%，大气压力86～106Kpa精度等级测量液体：示值的±0.5 
测量气体或蒸汽：示值的±1.0、±1.5量程比1:10；1:15阻力损失系数Cd<2.6输出信号可选4-20mA或脉冲供电电源传感器：+12VDC 、+24VDC（可选） 
变送器：+24VDC 
现场显示型：仪表自带3.2V锂电池信号传输线STVPV3×0.3（三线制），2×0.3（二线制）安装方式法兰夹持或一体化法兰连接传输距离≤500m信号线接口内螺纹M20×1.5防爆等级ExdIIBT6防护等级IP65允许振动加速度1.0g测量范围与压力等级仪表口径（mm）液体测量范围（m3/h）气体测量范围(m3/h)
DN151.2-6.25-25
DN201.5-108-50
DN251.6-1610-70
DN321.9-1915-150
DN402.5-2622-220
DN503.5-3836-320
DN656.2-6550-480
DN8010-10070-640
DN10015-150130-1100
DN12525-250200-1700
DN15036-380280-2240
DN20062-650580-4960
DN250140-1400970-8000
DN300200-20001380-11000
百特服务
秉承客户至上，以诚为本，以信待人的经营理念，追求产品的高质量，高技术及服务的高效率、高水准的目标，逐步成长为流量仪表的先进企业。百特全体员工欢迎您前来我公司考察指导，促进我们的成长壮大。所有产品保质保量，质保18个月，竭诚为客户服务，达到客户满意为止。