标题：包装检测仪器
概　述
顾名思义，包装检测仪器就是指用于包装材料、包装成品等进行检测与控制的试验仪器。包装检测的项目一般情况下又包括：阻隔性能、物理机械性能、滑爽性、厚度、溶剂残留、耐蒸煮性能、密封性能、瓶盖扭力、顶空气体分析、印刷质量等方面。 　 
  
包装在今日已经被广泛的用于各类商品的包装，尤其以食品、医药、医疗器械等行业应用最多。随着我国对包装安全的重视，相关部门对包装进行质量控制与监督的力度也逐渐加大，法规陆续颁布，将包装材料的检测与质量控制已纳入各单位质量控制的重要项目之一。所以，包装检测仪器的需求在今日逐渐增加。[1]
分　类
1、行业食品包装检测仪器：用于各种食品外包装的检测 　
药品包装检测仪器：医药用品包装检测 　
日化包装检测仪器：生活日用品外包装检测 　
化工产品包装检测仪器：用于化工产品、胶粘剂等产品外包装检测 　
医疗器械包装检测仪器：医疗器械产品外包装检测 2、检测项目阻隔性能检测仪器：透氧、透气、透湿等 　
物理机械性能检测：抗拉强度与伸长率、剥离强度、热合强度、穿刺、热收缩、冲击性能、摩擦系数、厚度、瓶盖扭矩、耐蒸煮性能、密封性能、抗揉搓、耐压等。
摩擦系数检测
厚度检测
溶剂残留检测
耐蒸煮检测
包装密封性能检测
瓶盖扭矩检测
顶空气体检测 　
印刷质量检测：色彩、墨层牢度、油墨溶剂残留等
包装检测的意义
检测目的□ 验证包装材料及整体包装的可靠性；  □ 发现导致产品破损的主要因素； 
□ 为减少冗余包装材料和包装方案设计合理化提供量化基础数据； 　
□ 为产品运输最优方案设计提供量化基础数据。 检测意义□ 包装测试的意义之一，能够最终减低企业物流综合成本： 　
※ 测试包装材料性能，降低材料寻找成本； 　
※ 测试包装可靠性，降低产品破损率，减少经济损失，降低售后维护成本； 　
※ 减少冗余包装材料，促进包装材料合理化，降低包装材料成本； 　
※ 促进包装及运输方案合理化，减低物流综合成本。 　
□ 包装测试的意义之二，避免企业品牌价值的损失，未来潜在销售的下降： 　
※ 产品真实损坏，导致的企业品牌价值损害； 　
※ 包装材料的损坏，给人造成感觉上的产品损坏而导致的企业品牌价值损害。 
包装检测仪器
阻隔性检测1、透氧仪、氧气透过率测试仪：采用库仑电量法（等压法）测试原理，首创三腔独立集成块专利技术，确保三个测试腔体控温控湿一致，提高测试精度，实验效率得以提高。透氧仪执行GB/T 19789-2005 包装材料 塑料薄膜和薄片氧化透过性试验 库伦计检法、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、ISO 15105-2、JIS K7126-B、YBB 00082003等标准，适用于塑料薄膜、高阻隔性材料、太阳能背板、片材、复合材料、镀铝膜、共挤膜等膜、铝箔、片状材料及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属等材料的瓶、袋、罐、盒等包装容器的氧气透过率测试。 　
2、气体透过率测定仪：压差法测试原理，执行GB 1038标准，适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶、轮胎气密性、渗透膜等在各种温度下的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗透系数的测定。  压差法气体渗透仪
3、透湿性测试仪：目前有四种测试方法-红外检测法、称重法、电解法、湿度法，适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料、高阻隔材料、太阳能背板、金属箔片、防水卷材及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属等材料的瓶、袋、罐、盒等包装容器的水蒸气透过率的测定。通过水蒸气透过率的测定，达到控制与调节包装材料等产品的技术指标、满足产品应用的不同需求。物理性能检测1、包材厚度检验测厚仪：采用机械式测量方法，适用于塑料薄膜量程范围内各种材料的精确厚度测量。符合GB 6672(塑料薄膜和薄片厚度的测定--机械测量法)、GB/T 451.3-2002(纸和纸板厚度的测定)、GB/T 6547、ASTM D645、ASMT D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817等测试标准。 
2、包装密封性测试仪：执行（GB/T 15171软包装袋密封性能试验方法）、ASTM D3078等相关标准，适用于食品、制药、日化等行业软包装件的密封试验。 　
3、摩擦系数仪：执行GB/T 10006-1988（塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法）标准，适用于测量塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、输送带、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性，可以控制调节材料生产质量工艺指标。 　
4、瓶盖扭力测试仪：用于瓶装包装产品、吸嘴包装产品、软管包装产品的瓶盖锁紧、开启的扭矩值大小测试。其扭矩值是否合适，对产品的中间运输、以及最终的消费都具有很大的影响。济南兰光瓶盖扭矩仪测量精度高，稳定性好，是生产过程中不可或缺的试验设备。 　
5、包装顶空分析仪：适用于密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器的氧气、二氧化碳气体含量、混合比例的测定；适合在生产线、仓库、实验室等场合快速、准确地对气体组分含量与比例做出评价，从而指导生产，保证产品货架期。
6、智能电子拉力试验机：用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。  智能电子拉力试验机印刷检测1、摩擦试验机/磨擦试验机：国标和美标产品，适用于印刷品印刷墨层耐磨性、PS版感光层耐磨性及相关产品表面涂层耐磨性的测试试验。有效分析印刷品的抗擦性差、墨层脱落、PS版的耐印力低及其它产品的涂层硬度差等问题。 　
2、光源、看板台：可全天候的应用于印刷、制漆、油墨、塑料、印染等各行各业涉及色彩观察与配色比对之作业场合。 　
3、墨层结合牢度试验机：YGJ-02 胶粘带压滚机 和BLJ-02 圆盘剥离试验机配合使用，适用于凹版印刷工艺生产的塑料薄膜和玻璃纸装潢印刷品（包括复合膜印刷品）进行印刷墨层结合牢度的测试试验。亦用于真空镀膜、表面涂布、复合等相关工艺形成的面层之附着状态的测试试验。 　
4、油墨溶剂残留检测仪：为包装行业检测溶剂残留而精心设计的一款专业化检测仪器，非常适合包装及相关企业进行溶剂残留、气味分析、油墨溶剂残留、溶剂纯度分析之应用。
如何选择包装检测仪
1、 性能检测仪器不同于一般性的消耗品，不单单只运行个三年五载就行。稳妥的方式就是选那些信誉良好，专业性强，市场保有量高的厂家的产品。采购人员不应过多的注重价格，应当综合的分析性价比。2、价格现代企业都在降低成本，所以价格是采购方考虑的一大因素之一，但实际上，作为检测仪器不能光看其售价，还有其后续使用的成本，质量的稳定性等多个方面都是总体成本构成的很重要部分：在激烈的市场竞争当中，作为仪器厂商也是尽可能的将价格调到最低，但这种数字上的差异，即反应出了质量上的不同。选择配件的不同，当然就会造成价格上的不一致，当然选件的不同又决定了仪器运行的持续性及稳定性，而这一些又决定了总体成本。3、 品牌对于检测仪器品牌在一定程度上是产品市场保有量及产品质量的一个体现，使用这样的产品往往有保证。4、 口碑市场才是检验产品的有效途径，产品在同行中的使用越多，说明仪器与行业的匹配性越好，也说明其运行，稳定性，精度等各方面都适合并满足行业的需求。5、 功能作为包装类厂家都深深的体会出市场要求质量控制的项目越来越多，而这时如果仪器能够一机多用那可谓是市场之呼声，在此情况下作为采购方也要相当的谨慎，有些仪器的多功能是合理的，也有一些是不合理的。[2]