标题：抽脂仪
组成部分
1.主控制器（一般都是电脑控制和负责显示，没有主控制器不能使用）  
2.储脂桶（负责存储脂肪的容器，不可缺少的设备） 
3.吸脂硅胶管（负责连接吸脂手柄和储脂桶的桥梁，没有吸脂硅胶管不能使用） 
4.吸脂手柄（是控制吸脂针的运动和输送脂肪的器皿，没有吸脂手柄无法抽脂和输送脂肪） 
5.吸脂针（用来把脂肪抽离出身体的工具，不可缺少的设备） 
6.防倒流过滤器（防止抽离出身体的脂肪倒流回去，是不可缺少的,属于重要设备） 其他设备 医用静音空压机（降低抽脂仪发出的声音，安抚病人心态，某些抽脂仪集成。）
产品种类
负压抽脂仪  
20世纪70年代中期，Arped和Geoge Fisoher 创造了负压吸脂术，并经历了湿性抽脂仪和干性抽脂仪。1987年Klein发明了肿胀麻醉技术。
超声波抽脂仪
1992年国外Zocchi首先应用，相对于负压吸脂术超声波抽脂仪由超声波发动机、传感器、连接线以及钛金属头组成。其原理改进基于2点：◇超声波在液体传导时产生的膨胀与压缩周期作用。◇人体脂肪组织与液体相似的低密度特性。
双泵共振抽脂仪
利用共振原理，在电脑程序准确控制下的吸管模拟取脂肪细胞固有频率相同的机械性共振波进行损坏大厚脂肪细胞，吸收大小脂肪。并且缩短了手术时间，具有对患者损伤小、出血少、吸脂时间短、术后平坦特点。
聚能震波抽脂仪
聚能震波抽脂仪以压缩气体为动力，吸头以600次/分的频率前后运动，6mm的振幅左右运动；工作时形成平行和往复的复合运动，即“章动”。能充分发挥“浅层抽吸技术”，通过吸头“章动”方式，“蚕食样”抽吸方法，深浅分层抽吸，使吸除更容易，并大大减少了对肌肉、神经、血管等非脂肪组织的损伤。手术平整、均匀、速度快；抽吸彻底，纯度高。采用进口高科技无油真空吸引系统，负压低、损伤轻，出血少。患者痛感轻、恢复快、无麻木感。兼具以往各种抽脂仪的长处，安全、高效，是目前国际上最先进的吸脂设备。
新一代产品避免了原手柄震动引起的手感不适，不再震手了！医生操作更简单、轻松，吸脂手术更省时省力！
立式标准型聚能震波抽脂仪：JNZB-A  
1．轻触开关，全数码显示，操作灵便
2．低噪音，大功率，配置齐全
3．内置蠕动注液系统
4．可外接正压系统
手推标准型聚能震波抽脂仪：JNZB-B
1．手推式设计，进口配置，噪音低
2．抽速快，吸引能力强，纯度高，使用寿命长
3．内置蠕动注液系统
手推经济型聚能震波抽脂仪：JNZB-C
1．手推式设计，国产配置，经济实用
2．抽速快，吸引能力强，纯度高，使用寿命长
3．内置蠕动注液系统
立式豪华型聚能震波抽脂仪：JNZB-D
1.全电脑控制，液晶触摸显示屏
2.内置蠕动注液系统
3.抽速快，吸引能力强，纯度高
4.使用寿命长，可持续运行6000小时无故障
5.双动力系统，双手柄配置，可两人同台操作。
6.外置正压系统
产品特点
聚能震波吸脂六大独一无二
一、独一无二的气动原理，手术过程不产热、无辐射、无灼伤、无漏电隐患。整个手柄可高温、高压消毒，达到完全安全保障。
二、独一无二的低频、双向的复合章动， 超越目前所有吸脂技术。
三、独一无二的吸头平行运动，告别了各种隧道式抽拉，轻松达到平整效果。
四、独一无二的低负压（—0.092MPA）、高抽气速率（160L/分）相结合是高效安全的保障。
五、独一无二的“章动”浅层抽吸，可使吸脂更彻底，达到完全吸脂，吸脂彻底不反弹。
六、独一无二的国内独家专利产品，获得欧盟CE认证，证件齐全，“三甲”医院中标设备。
聚能震波吸脂的三大优势
一、省时省力：独有的运动方式，轻松往复一次，相当于共振往复抽动上百次的功效，极大地减轻了医生的体力，节省了手术时间。比共振吸脂省时一倍以上，共振需耗时2个小时以上的手术，聚能震波吸脂只需50分钟，聚能震波吸脂平均吸脂速度10分钟1000ml混合液。
二、神经血管损伤小：选择性抽吸，有效保留神经血管等非脂肪组织，低负压抽吸，损伤很小，术中出血少，术后麻木感轻，痛感小，淤青少，恢复快。在抽吸出来的脂肪筒中，挑不出神经血管筋膜等组织。吸脂后，通过腹壁切除手术的切口可以看到，吸脂后完好保留的神经血管等。
三、脂肪纯度高：聚能震波吸脂在振动频率600次/分，振幅6mm的运动方式下，对于脂肪的作用功率最强，脂肪在震波作用下，迅速成糜状，可轻易被吸出，纯度很高，比负压和共振吸脂的纯度高很多，常规负压吸脂水与脂肪的比例为1：1，共振为2：1，而聚能震波吸脂比例为1：2。
产品对比
各款抽脂仪性能对比  
目前整形行业中，吸脂术较其它整形手术来讲，市场份额大、手术更安全。利润高、回报大。占整个行业的主项。吸脂设备品种繁杂，让选购者不知如何挑选。根据各种吸脂设备特性作如下对比，供选购者参考
1．普通负压吸脂
普通负压吸脂，通过很强的吸力（高负压），将脂肪吸入吸头，然后靠医生手的往复抽动，将脂肪拉断吸出。由于其负压高，神经血管一同被吸入拉断吸出，故出血多，损伤大。医生操作非常费力，易造成吸脂不彻底。医生往复抽动呈隧道式抽拉，术区极易造成凹凸不平。因此，吸脂效果不好，纠纷多。由于血管损伤大，脂肪黄豆粒大，易造成拴塞，安全性差。已属淘汰产品。
2．超声电子吸脂
吸脂设备继普通负压后，进入了超声时代（体内、体外超声）。但由于其手柄产热、吸脂需两步动作，先超声乳化，再负压去抽，整个过程繁琐而缓慢。很快被淘汰。之后意大利电子吸脂进入我国，其靠两个电极产生磁场，将脂肪细胞击碎，然后用3mm吸管抽出体外。该设备由于价格高、速度慢，基本不被认可。
超声和电子的特点主要是术后平整、但速度太慢。因而临床又重新使用普通负压，超声和电子作为概念用于广告炒作。
3． 进口共振
进口共振是第四代吸脂设备，其靠振动电机产生振动将脂肪打碎，极大地减轻了医生的体力劳动。低负压吸引创伤轻、出血少。但由于其内置振动电机，手柄发热，故障率高，整个手柄无法高温高压消毒；且有电磁辐射。在吸脂过程中，速度极慢，近几年已基本被淘汰。由于该设备是当时唯一有进口许可的抽脂仪，且价格较高；因此，购买力多集中在公立医院；但许多医院购买后，因速度太慢，故障率高；医生不愿意使用，仍然使用普通负压。造成了极大的浪费。
共振吸脂的弱点，由于其特定配置，振动频率高、单向振动，击碎脂肪功率差，虽然省力但速度慢（比普通负压慢），许多医院购置后，临床医生不愿使用，仍使用普通负压。
4． 聚能振波吸脂
聚能振波吸脂术，是继共振吸脂之后推出的第五代吸脂术。它兼具了共振吸脂的长处，扬长避短。在负压配置上采用了具有国际先进水平的进口无油负压泵，该泵无需加油，噪音低、体积小、功率大，故障率低。五至十年不需维护保养。
聚能振波在振动手柄上采用了气动而非电动，震动频率改为低频双向。经专家研究发现，震动频率在600次/分、振幅6mm的震动方式下，吸头击碎脂肪的功率最强。由于其特有的振动（回旋气动通道）方式，吸头在体内既有前后运动、又有左右运动，，其在体内的运动方式不是往复的隧道式抽拉，而形成了一个平行的运动轨迹。破碎脂肪快速、均匀。所以，术后部位非常平整，无凹凸不平现象。聚能振波破碎脂肪功率强，吸脂纯度高，，对神经血管等非脂肪组织有效保留，脂肪呈糜状，不易造成拴塞。安全性高。
医生在手术中用聚能振波和普通负压同时手术发现，同等时间，聚能振波吸出量比普通负压多1/3，纯度高1/3。1000mm吸出混合液中用普通负压抽脂，水和脂肪基本是一半水、一半脂肪。聚能振波抽脂水占1/3、纯脂肪占2/3。
目前，国际上生产聚能振波抽脂仪的只有二家，比利时和阳光中天医疗器械有限公司，且产品在性能、配置上都优于比利时产品。且三证齐全。比利时聚能震波，使用的是韩国有油负压系统，配置低，使用寿命短，故障率高。易出现漏油漏气现象。而且无准入中国的注册。现已基本退出中国市场。 
自体脂肪移植系统系列
自体脂肪移植充填术是整形美容医疗专业机构经常使用的一种手术方法，创伤小，恢复快，自体脂肪可塑性好，术后可以长期留存体内无后患，故患者心理上容易接受。
但目前原始的手术方法繁琐复杂、脂肪细胞提纯分离比较困难，术中暴露操作易造成脂肪污染，人工冲洗提纯，造成脂肪分离不净，移植注入体内的脂肪纯净度和有效性差，使脂肪移植手术成活率低，脂肪容易液化。
在移植过程中，脂肪从大的注射器转移到小的注射器中时，来回转换造成了脂肪的二次死亡和损伤，也造成脂肪成活率下降。
抽吸脂肪时的压力、流量及选取脂肪、提纯脂肪的方法，推注移植到体内的压力、层次、均匀度等因素，都成为决定脂肪移植成活率高低的重要因素。
鉴于原始脂肪移植的诸多弊端和大毫升注射器在抽吸、推注脂肪时费力、不均匀等问题。本公司依据脂肪移植特点，经过大量临床实验和专家论证研究，研发生产了自体脂肪移植系统。该系统从抽吸、提纯、到推注、移植等各个环节，最大限度的减少对脂肪的损伤和破坏，使整个过程更简捷、方便，极大地提高了脂肪移植的成活率，缩短了手术时间，将注液、脂肪抽吸、提纯、注入为一体，填补了目前脂肪移植技术的空白，同样在国际脂肪移植领域也具领先水平。
自体脂肪移植系统，从脂肪抽吸、提纯、推注移植到体内的整个过程，完全在密封的20～60ml常规注射器内完成，方便了施术医生的操作，简化了手术流程，保障脂肪移植全过程在密封及无菌的环境下操作，避免了手术中的二次污染；吸出脂肪经过离心提纯分离后，有效地将水、血性物质、死亡的脂肪分离出来，保证了脂肪移植注入到体内的有效和纯净，使脂肪移植成活率大大提高，减少了脂肪液化、吸收，避免了原始脂肪移植手术中，反复移植，及移植失败的弊端，极大的提高了一次性脂肪移植的手术成功率。
该系统采用常规注射器，在抽吸时，模拟医生利用注射器手工在体内的抽吸方式，分段抽吸，均匀稳定，精确控制抽吸压力，保证了脂肪的活性；在将脂肪推注到体内时，可自行设置精确推注、缓慢推注、大剂量推注等多项功能；利用精确推注功能，可精确地定量控制填充部位的所需剂量；利用缓慢推注功能，帮助医生在移植部位行倒退注入时，均匀，散状推注到移植部位，推注省力，填充均匀，避免了脂肪的损伤和死亡，更有利于脂肪的成活，保障脂肪充分的血供，极大地提高了脂肪的成活率。
多功能脂肪移植系统具备聚能震波抽脂仪和脂肪移植机的全部功能，一机多用，既可以大面积吸脂也可以做任何部位的移植，功能齐全，技术先进，为大型整形医疗机构和公立医院的首选产品。
多功能脂肪及PRP干细胞提纯离心机
一、性能及原理
DT5-2型多功能脂肪及PRP干细胞提纯离心机，可专业用于脂肪提纯和PRP提纯；使用10ml、20ml、50ml、60ml、100ml.的常规注射器。快速分离提纯脂肪和PRP，不会发热，不损伤脂肪和干细胞，极大地保障了脂肪移植和PRP移植的成活率，减少了移植手术的繁杂过程，保证了脂肪移植中的有效脂肪及脂肪成活率。该机经过大量临床研究和试验，为提高脂肪的成活率，在离心转速、时间、离心力、直径等方面做了大量研究，研制出专业脂肪移植和PRP移植的多功能提纯离心机，提高了手术效率，缩短了手术时间，最大程度地提高了手术中的脂肪及PRP的成活率，使移植手术简单便捷，是整形医生首选的最佳助手。
二、功能
1.微机控制，自动化程度高，直流无刷电机，无碳刷粉尘污染。
2..触摸面板，数字显示；傻瓜型设计，操作简单便捷。
3.设有变频电机驱动，运行平稳、噪音低、省电、提纯效果好。
4.不平衡门盖自锁保护功能，可达到多种报警、预警，安全可靠。
5.多种型号套筒配置，容量从10ml-400ml随意选取，适应范围宽，使用简单方便，用量随意控制。
6.根据提纯需求，能分别显示时间、转数和剩余时间及转速，及时掌握提存时间转数等参数。灵活控制。
7.适合所有规格常规注射器，耗材成本低，经济方便，可使用常规10ml、20ml、30ml、50ml、60ml、100ml注射器。
点阵激光
点阵激光技术是近年来美国最新最热，也是全球皮肤界最受关注的最新皮肤美容技术，特介于有创和无创之间的一种微创治疗，可以直接控制点阵激光输出模式，包扣点阵大小，密度，距离，形状，每个微孔的直径和深度，激光作用点可直达真皮层并形成锥形小孔，刺激组织胶原蛋白的增生和重组，锥形孔的收缩促使皮肤变得细腻、光滑、富有弹性，使皮肤得到质的改善。皮肤组织具有创伤自我修复能力，当创伤很小时，皮肤能够完全复原，因此，点阵激光每一微小光束，对组织来说都是一个微创伤，这种创伤足以启动组织的再生能修复功能，使皮肤得到有效修复，但由于其创伤及其微小，不会形成疤痕。
点阵激光适用于人体组织的切割、烧灼、汽化、凝固、照射及面部整体或局部换肤、改善粗糙皮肤和色素光斑、祛除细纹、老化引起的肤色不均匀及浅表痘疤的治疗，祛除毛孔粗大，座疮及外伤性疤痕等，在皮肤科、普外科、妇科、肛肠科、五官科等适合用于CO2激光治疗的科室。
点阵激光特点：
1、双手柄设置：具备超脉冲激光头和点阵扫描头双手柄设置，一机二用，多样选择。
2、具有连续、脉冲、超脉冲三种工作方式。
3、微细单点，最小20um的微孔，创伤轻，恢复快，不易造成色沉。是目前市场上孔距最小的点阵激光。
4、平衡七关节臂，操作灵活，轻巧方便，使用寿命长，不易产生跑光，偏光现象。
5、离散扫描，疼痛小，减少热损伤，降低并发症。
6、多种图形选择，适合不同部位。
7、治疗持久，最长可保持5-10年。
8、微机控制，人性化设计，操作简单，稳定性好。
治疗范围：
1、全面部换肤，促进新嫩肌肤的生成。
2、祛除皱纹，紧致老化皮肤。
3、治疗痤疮，修复痤疮疤痕。
4、修复烫伤、手术遗留性瘢痕。
5、祛除顽固性色斑、色素沉着，恢复光损伤皮肤。 祛除皮肤上良性赘生物及黑痣。
术后弹力服系列
采用进口设备，高档面料，设计合理，使用，做工精细，考究，弹性大且柔软、舒适、透气性好、加压均匀，无过敏现象，不易变形。对疤痕的压力治疗有良好的效果，也是整形抽脂术后塑体和巩固体形的首选。
产品类别：束胸套、高腰臀腿裤、高腰提臀短裤、小腿套、大腿套、单层腹带、肩臂套、下颌套、半面套、全面套等。