标题：大型地网接地阻抗测试仪
产品概述
大型地网变频大电流接地特性测量系统 
大型地网变频大电流接地阻抗测量 系统
变频抗干扰接地阻抗测量仪
1、大型地网变频大电流接地特性测量系统：系统输出功率大（2-20KW），电压高（0-1000V），输出电流大（0-50A）。精确测量接地阻抗，接地电抗，接地电阻，接触电压，跨步电位差，场区地表电位梯度，接触电压，接触电位差，跨步电压，转移电位，导通电阻，土壤电阻率等参数，可全面测量大型地网的各项特性参数，完全满足新版DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》的要求。
2、大型地网变频大电流接地阻抗测量系统：系统输出功率大（5-20KW），输出电压（0-1000V），输出电流（0-50A）。精确测量接地阻抗，接地电阻，接触电位差，接地电抗，导通电阻，土壤电阻率等参数。
3、变频抗干扰接地阻抗测量仪：系统输出功率2kW，输出电压（0-200-400V）.测试输出电流（0-10A）。精确测量接地阻抗，接地电阻，接地电抗，导通电阻，土壤电阻率等参数。可满常规接地网的测量。
产品别称
接地电阻测试仪、大地网接地电阻测试仪、大型地网接地阻抗测试仪、大型地网接地阻抗测试系统、变频大电流多功能地网接地特性测量系统、接地阻抗测试、接地阻抗测试仪、大型地网变频接地阻抗特性测试系统，接地装置特性参数测量系统，变频大电流多功能测试仪，异频接地阻抗测试仪，抗干扰异频地网接地阻抗测试仪，异频接地电阻测试仪，接地电阻异频测试仪，大地网接地电阻测试仪，超大型接地网接地阻抗测量仪，大型接地网异频接地电阻测试仪，地网接地电阻测量系统，大型地网接地电阻测试仪、异频接地电阻测试仪，基于异频法的大型接地网接地电阻测试仪，大地网接地电阻测试仪，变频大电流多功能接地阻抗测试系统，基于异频法的大型接地网接地电阻测试、逐点变频大型地网接地特性测量系统、大型地网变频接地特性测试系统等。
技术特点
☆采用军用电子对抗数字滤波技术，抗干扰能力极强。(关键性能) 
选频特性尖锐，通频带±0.3Hz。实测 200V的干扰在±1Hz偏频测量引起的误差低于 0.1mV,干扰抑制能力达到万分之一以上,远胜于部分进口仪器百分之几的抗干扰能力,保证了测试精度。系统还单独增加设计有 50Hz陷波器，可完全滤除 50Hz工频干扰。 
☆系统输出功率大（2-20KW），电压高(0-1000V)，输出电流大（0-50A） 
彻底解决了同类设备输出功率和电压偏小，现场难以升流的问题。目前的地网测量设备大多功率偏小，如较常见的设备输出为 100V/5A（500W),150V/10A(1500W)。由于输出功率和输出电压较小，现场大多难以产生足够的电流，实际远远无法达到设备标称的试验电流（如 5A），很多情况下被测信号变得很小而难以准确测量。本系统的大功率（5-20KW）信号源可保证产生足够大的回路电流，提高信噪比，可准确测量接触电压，跨步电压等微小量。 
☆逐点步进精确选频测试，非误差较大的双点变频。 
本系统采用 40-70Hz步进 1Hz多点变频测试，克服了双点变频法的局限性，从而可得接地系统的频率特性。能明确发现和剔除因同频谐波干扰而产生的测量坏值，测量结果更加符合实际值。部分仪器受技术限制，使用精度较低的简单 LC滤波电路加简单软件处理，选择与工频偏差较远的双点变频（如40/60Hz）,其抗干扰效果、测量精度和数据可重复性有待验证，并可能受特定频率干扰信号的影响。双点变频测量不是地网抗干扰测量的理想方法。 
☆可准确测量接地阻抗，跨步电位差，接触电位差，土壤电阻率，场区地表电位分布，地网电流分布等参数。 
☆同时测量指定频率下的电压、电流大小，及电压电流之间的相位差，自动计算出接地阻抗及其中电阻分量，电抗分量。 
☆有独立的高精度选频电压表，内置人体模拟电阻，可方便的测量跨步电压，接触电压。 
☆自动转换量程。采用高级增益编程放大技术，保证了在高低量程范围的测量精度，无需手动换挡，简单方便。 
☆各量程可分别进行校准，保证了精度。 
☆高稳定度的变频源，纯正弦波输出，保证了测试结果的等效性，并有过压、过流和过热等保护功能。 
☆大屏幕显示测试数据，一键鼠标式旋钮，傻瓜式操作。 
☆可保存 2000组以上数据，与计算机联机上传数据，方便分析处理。带 SD数据存储卡，可很方便的下载数据。 
☆内置可充电电池，可连续工作 8小时以上。
系统参数
电源电压：AC220V或380V，50Hz
输出功率： 10KW（2KW～20KW可选，可定制）
输出电压：0～600V或 1000V（可定制）
测试输出电流：0～50A
频率调节范围：45～65Hz 
步进频率：1Hz 
抗干扰能力：通频带±0.3Hz，衰减>80dB/Hz
测量范围：0.001～1000Ω
分辩率：1mΩ 
测量精度：1.0级
使用环境温度：-20℃～+50℃
产品功能
1.精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗；
2.精确测量大型接地网场区地表电位梯度；
3.精确测量大型接地网接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压；
4.精确测量大型接地网转移电位；
5.测量接地引下线导通电阻；
6.测量土壤电阻率
组成部件：
变频大电流多功能地网接地特性测量系统由大功率变频信号源、耦合变压器、高精度多功能选频万用表及其它附件等组成。 　
大型地网变频大电流接地阻抗测量系统
产品概述：
变频大电流多功能接地阻抗测量系统由：DF910K变频接地阻抗测量仪，隔离变压器，和导通测量仪及其他附件组成。主要功能：精确测量接地阻抗、接地电阻，接地电抗，导通电阻和土壤电阻率。 该系统采用当前最先进的数字滤波选频测量技术，具有超强的抗干扰能力，彻底消除了由工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰给测量带来的误差；输出纯正弦波大功率信号做为测试电源，输出功率达10KW，双点或多频点采集数据，特别适用于地网接地阻抗的测量。该系统测量数据精确稳定，抗干扰能力强，数据可重复性好,处于国内领先水平。 
技术特点：
☆采用军用电子对抗数字滤波技术，抗干扰能力极强。(关键性能) 
选频特性尖锐，通频带±0.5Hz。实测 200V的干扰在±1Hz下测量引起的误差低于 0.1mV,干扰抑制能力达到百万分之一以上,远胜于部分进口仪器百分之几的抗干扰能力,保证了测量精度，测量数据可重复。 
☆可多点精确选频测试
由于采用了具有超强抗干扰能力的数字滤波技术，设备可采用与工频很接近的多点频率进行测量，如（47,49,51,53Hz等）。如采用与工频偏差较远的双点变频（如 40，60Hz，30Hz，120Hz等）,其测试结果与工频测试结果的等效性有待研究。 
☆系统输出功率 10KW，电压 0-1000V，电流 0-20A，对于测量各种大小地网可保证现场能产生足够的测试电流。 
我们知道，回路电流等于电压除以电阻。为了保证产生足够的电流，设备必须能提供足够高的电压和功率。如设备额定输出为5A，100V，总功率 500W，在大多现场测量时是远远达不到5A电流值的，有时甚至只能产生数百毫安电流。对于大型地网强干扰的环境下，这样小的测试电流根本无法保证测量的准确性。本设备输出电压高（1000V），功率大（10KW），可保证现场产生足够的电流，保证测量结果的准确性和可重复性。 　
☆功能多，可测量接地阻抗，接地电阻，电抗，土壤电阻率。 
☆系统自动转换量程。采用高级增益编程放大技术，保证了在高低量程范围的测量精度，无需手动换挡，简单方便。 
☆各量程可分别进行校准，保证了精度。 
☆高稳定度的变频源，纯正弦波输出，保证了测试结果的等效性，并有过压、过流和过热等保护功能。 　☆大屏幕显示测试数据，傻瓜式操作。 　
☆可保存 2000组以上数据，与计算机联机上传数据，方便分析处理 　
系统参数：
电源电压：AC220V或 380V，50Hz 　
输出功率：标配 10KW（5KW～20KW可选）
输出电压：标配 0～400～800V（0～1000V可选）
测试输出电流：标配 0～25A（0～60A可选）
频率调节范围：45～65Hz多频点可选
抗干扰能力：通频带±0.3Hz，衰减>80dB/Hz；
测量范围：0.001～1000Ω 
分辩率：1mΩ 
测量精度：1.0级
使用环境温度：-20℃～+50℃
变频抗干扰接地阻抗测量仪
产品概述：
变频抗干扰地网接地阻抗测量仪主要功能：精确测量接地阻抗、接地电阻，接地电抗，土壤电阻率。 
该设备采用当前最先进的数字滤波选频测量技术，具有超强的抗干扰能力，彻底消除了由工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰给测量带来的误差；输出纯正弦波大功率信号做为测试电源，输出功率达 2KW，双点或多频点采集数据，特别适用于地网接地阻抗的测量。该系统测量数据精确稳定，抗干扰能力强，数据可重复性好，处于国内领先水平 
技术特点： 
☆采用军用电子对抗数字滤波技术，抗干扰能力极强。(关键性能) 
选频特性尖锐，通频带±0.5Hz。实测 200V的干扰在±1Hz下测量引起的误差低于 0.1mV, 干扰抑制能力达到百万分之一以上,远胜于部分进口仪器百分之几的抗干扰能力,保证了测量精度，测量数据可重复。 
☆可多点精确选频测试 
由于采用了具有超强抗干扰能力的数字滤波技术，设备可采用与工频很接近的多点频率进行测量，如（47,49,51,53Hz等）。如采用与工频偏差较远的双点变频（如 40/60Hz，30Hz，120Hz等）,其测试结果与工频测试结果的等效性有待研究。 
☆功能多，可测量接地阻抗，接地电阻，电抗，土壤电阻率。 　
☆系统输出功率 2KW，电压 0-400V，电流 0-5A，对于一般的中小型地网可保证现场能产生足够的测试电流。 　☆系统自动转换量程。采用高级增益编程放大技术，保证了在高低量程范围的测量精度，无需手动换挡，简单方便。 
☆各量程可分别进行校准，保证了精度。 
☆高稳定度的变频源，纯正弦波输出，保证了测试结果的等效性，并有过压、过流和过热等保护功能。 　
☆大屏幕显示测试数据，傻瓜式操作。 　 
☆可保存 2000组以上数据，与计算机联机上传数据，方便分析处理 
系统参数：
电源电压：AC220V 
输出功率：2KW 
输出电压：0～200V～400V
测试输出电流：最大 10A（200V）或 5A（400V）
测量频率：45～65Hz多点频率可选
抗干扰能力：通频带±0.5Hz，衰减>80dB/Hz； 
波形畸变率：≤1% 　
测量范围：0.001～1000Ω 
分辩率：1mΩ
测量精度：1.0级
使用环境温度：-20℃～+50℃ 
设备重量：29Kg