标题：炉温跟踪仪
简述
  炉温跟踪仪是测量各种热加工过程产品温度分布的一种仪器。仪器本身可以在高温下工作，仪器和工件一起进入炉内，得到整个工艺过程产品的表面和中心的实际温度曲线、烘炉温度分布情况，以便快速及时的解决烘烤过程中存在的问题，达到提高产能，提高产品质量，降低生产成本和产品报废有力的好帮手。
应用领域
炉温跟踪仪广泛应用于化工原料、涂料制造、航天工业、汽车工业、船舶工业、建材行业、电器行业、IT通信的行业等。
例：一辆轿车的生产，下列生产工序需要使用的炉温跟踪仪：
1. 车身涂装、内饰涂装、仪表盘涂装、保险杠涂装
2. 汽车电子回流焊、波峰焊接
3. 汽车铝合金轮、发动机机壳、活塞的热处理
4. 汽车铝合金轮、发动机机壳、活塞的涂装　
5. 汽车冷凝器、汽车空凋的钎焊
6. 汽车齿轮箱的热处理
7. 汽车玻璃的退火
其他行业也在各自的工序当中需要用到炉温跟踪仪。
产品型号
型号分别为：
普遍特性
1、硬件设计全部采用先进的CMOS低压芯片(3.3DVC),确保整个系统极其稳定,可靠和采样温度的精准；
2、即使电压低至1.9VDC,仍然保证采样温度精准；
3、效率高，连续存储温度数据20组，同时下载至计算机分组分析处理；
4、分析系统可基于PC（Windows）及PDA（Pocket )进行数据分析；
5、计算机USB接口进行 通信/充电 ,无需充电器；
6、功耗低，采用锂电池供电，连续使用长达120小时以上，快速充电10分钟即可使用；
7、多层隔热保护，采用不锈钢精制而成，可应对最严酷的无铅制程和承受苛刻的工业环境；
8、体积小、存储容量大（120,000数据点），采用FLASH存储芯片，任何意外均不会丢失数据；
9、记录仪一旦移出炉外,将自动终止采样,不需人为干预；
10、存储温度数据20组后,系统将按时间自动覆盖最早的数据；
11、每组温度数据均详细记录采样的起始时间, 采样频率, 采样总点数和热电偶的位置；
12、开始采样前,自动检测各通道热点偶的连接状况；
13、精确计算由于热点偶在测温板位置的不同,而引起的进炉时间差,并自动进行补偿；
14、检测当前电池电量；
15、操作简单方便，所有数据均采用数据库管理，可使用向导快速导入工艺制程分析；
16、软件操作配备中简、中繁、英文、韩文、日文等语言版本；
17、高温保护，仪器内部温度超出70℃自动关闭测试功能，超出80℃自动关闭电源；
18、采样频率设置（0.01秒～60秒）；
19、测量精度±1℃（0℃～1370℃），采集方式为温度触发启动；
20、智慧化控制，任何情况均有指示灯提示（电量过低、充电状态、数据下载、数据清除、
内存溢满、高温警告、仪器重置等）；
相关技术参数
内存Memory2500000数据点可连续采集20组资料​采样频率Sampling frequency0.01s-60s精度Accuracy±1℃分辨率Resolution0.1℃工作电压Operating voltageDC1.9V-DC4.2V电池Battery聚合物锂电1440mAh仪器功耗Instrument power≤40mAh仪器尺寸Instrument Size200L*68W*18Hmm内部最高工作温度Maximum run temperature80℃
不同温度系统
0°~550°炉温跟踪仪
0°~1370°炉温跟踪仪
不同的温度系统对应不同的试用环境。追求炉温跟踪仪的效用最大化。
隔热箱特点
隔热箱应用目前国内自主研发的高温无水隔热箱、复合式隔热箱、真空炉隔热箱只有苏州世旺掌握整套成熟技术，他们承诺针对售出的每套隔热箱系统统一质保二年，二年内因质量问题损坏一律更换新设备
1、针对低中温炉子（1000度以下）的温度均匀性测试一律采用高温无水隔热箱。
2、针对于高温（1000度以上）长时间测试，为了配合炉子入口尺寸和内部结构的局限性，采用复合式隔热箱，此技术为传统的有水隔热与最为先进的无水隔热相结合的科学配套方案。
3、随着真空炉的应用越来越广泛，无水隔热箱的技术更显得尤为重要，真空炉无水隔热箱采用了独特的技术，已成功应用于相关企业，填补了目前国内真空炉测试的空白。
高温无水隔热箱特点高温无水隔热箱一般应用于1000度以下环境的中，其特点为：
1、使用方便快捷：安装使用过程非常简单，无需进行对人体有害的隔热材料现场填充工作，即可直接进炉测试。
2、无任何安全隐患：采用世界最先进的长寿命的隔热技术，不会因为排压、焊接等问题导致在使用过程中发生损毁、爆炸事故。
3、使用寿命极长：一律采用进口耐高温不锈钢制作，绝热材料及相关科学配方在使用过程中绝不损耗，使用寿命长达10年以上。
复合式隔热箱特点此技术为传统的有水隔热与无水隔热相结合的科学配套方案，隔热箱主要应用于极其苛刻的高温炉窑 ， 这种炉窑温度高，时间长，炉门及炉内尺寸局限，针对此情况必需在有限的尺寸范围内设计出绝热容量最大化，其特点为：
1、使用方便快捷： 只需将水箱注满水，盖上外盖，即可进炉测试 ，不需要在水箱外边加一个框，然后再在框里填充大量对人体有害的隔热棉。
2、是否注满水一目了然：设计者在设计时已充分考虑到使用者的担心，注水时有假满现象，万一水没有注满将烧毁整套设备，我们的隔热箱排除此问题，注水时能清楚知晓。
3、排压顺畅：有水隔热存在的问题是水汽化后需要排出，排多了隔热箱性能急剧下降，影响隔热性能，导致烧毁，排少了，水箱内压力过大，导致爆炸事故的产生，我们的设计者在设计时精心计算，既能保证排气量，也不会影响隔热性能。
4、水箱设计合理：仪器摆放在水箱内部的什么位置，水箱四周的空间布局，看似简单的问题却影响了很多思考者，设计得不合理直接导致水箱内有水，但仪器却已烧毁。
5、耐用：此隔热箱使用的是无水隔热与有水隔热相结合的科学配套方案，水箱外有无水隔热装置的保护，水箱不会因为长期使用造成氧化，使钢材变薄，焊接处破裂，能有效延长隔热箱的使用寿命。
真空炉无水隔热箱特点真空炉炉温均匀性测试，要求不能因为其它外在因素导致影响炉温的均匀性，传统的有水隔热箱有使用时会产生大量的水蒸汽，因此无法使用，
必需使用无水隔热箱，真空炉内压力较大，使得无水隔热箱的技术在设计时必需符合其使用特殊性，避免因压力问题导致变形，我们的设计者
在经过反复实验后，最终使此技术得到认证，现已已应用于相关企业，并取得极佳的效果，得到客户的一致认同。
1、使用方便快捷：跟高温无水隔热箱使用方法一样，只需盖上盖子，即可直接进炉测试，无需进行对人体有害的隔热材料现场填充工作。
2、不影响炉温：在使用过程中不会产生任何影响炉温稳定性的气体，有效保证了测试结果的准确性。
3、不变形：一律采用进口优质耐高温不锈钢，其设计独到之处是增加了减压系统，使得炉内与隔热箱内的压力相差无几，有效保证了测试的通过。
探头种类
Cable length cm
导线长度cmCable Type
导线类型Application
应用Probe Type
探头类型Max.T.
最高温度Pictuer
图片150/300/500铁氟龙空气夹式300℃/570℉  150/300铁氟龙空气磁性300℃/570℉  150/300/500铁氟龙工件表面夹式300℃/570℉  150/300/500铁氟龙工件表面磁性300℃/570℉  150/300/500铁氟龙通用圆环&Oslash;6mm300℃/570℉  150/300/500铁氟龙通用线型300℃/570℉  150/300ss编织线空气磁性480℃/900℉  150/300ss编织线工件表面夹式480℃/900℉  150/300ss编织线通用圆环&Oslash;6mm480℃/900℉  150/300ss编织线空气夹式480℃/900℉  150/300/500可弯曲管通用圆环&Oslash;6mm1000℃/1830℉