标题：行李安检机
什么叫行李安检机？
行李安检机，又名安检仪，安检X光机，行李安检机，通道式X光机，物检X光机，X射线安检仪，X光行李安检机，X射线检测仪，X射线异物检测机，X光安检机，X光行包检测仪，三品检测仪，三品检查机，三品检查仪，查危仪。
安检机的原理
借助于输送带将被检查行李送入X射线检查通道而完成检查的电子设备。行李进入X射线检查通道，将阻挡包裹检测传感器，检测信号被送往系统控制部分，产生X射线触发信号，触发X射线射线源发射X射线束。一束经过准直器的扇形X射线束穿过输送带上的被检物品，X射线被被检物品吸收，最后轰击安装在通道内的双能量半导体探测器。探测器把X射线转变为信号，这些很弱的信号被放大，并送到信号处理机箱做进一步处理。
安检机技术指标
通用尺寸：500mm×300mm（简称5030）； 650mm×500mm（简称6550）；  800mm×650mm（简称8065）； 
1000mm×800mm（简称10080）； 
1000mm×1000mm（简称100100） 
通道尺寸500mm×300mm 
5030A单能量安检机，采用逐行扫描方式和智能算法，使得图像稳定清晰、分辨率高，便于对金属武器等小件物品进行检查。设备体积小、重量轻、耗电低，自诊断功能完善，便于操作和维修，适用于机场、海关、车站、港口、核电站、政府机关、邮检中心、法院、大使馆、会议场所及等地对小件物品的安全检查。
安检机的基本指标
外形尺寸：1580（长）x722（宽）X1150（高）mm
通道尺寸：500（宽）X300（高）mm
传送速度：0.22米/秒
拖动重量：50公斤
分辨力：直径0.101mm金属线
穿透力：10mm钢板
胶卷安全性：对IS01600胶卷安全
X射线发射器
射线束方向：底照式
管电流：0.4—1.2mA（可调）
管电压：80KV（可调）
泄漏剂量：0.05uGy/h
射线束发散角：60°
冷却/工作周期：密封式油冷/100
图像系统
X射线传感器．．．．．．．．．L形光电二极管阵列探测器（单能量），12bit深度 
灰度级．．．．．．4096 
图像分辨率．．．．1536×1280 
图像处理．．．．．RGB24bit彩色实时处理，彩色/黑白图像，反像显示，边缘增强，图像增强、图像加亮、图像减暗、图像回拉、报警功能、图像检索 
图像保存．．．．．实时存储200000幅 
灰度分辨．．．．．能分辨厚度为1mm-60mm、厚度差不小于1mm的铝阶梯 
有机物分辨．．．． 能分辨厚度为1mm-120mm的聚甲基丙烯酸酯，并赋予不同饱和度的橙色 
混合物分辨．．．．能分辨厚度为1mm-60mm的铝，并赋予不同饱和度的绿色 
无机物分辨．．．．能分辨厚度为0.2mm-14mm的钢，并赋予不同饱和度的蓝色 
材料分辨．．．．．能分辨具有相同X射线衰减能力、不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙6板橙色 
有效材料分辨．．．能分辨1.5mm、2.0mm和3.5mm三种厚度钢板后面的具有相同X射线衰减能力、不同等效原子序数的三种材料样本，并分别赋予绿色和蓝色
输送机系统
输送带带速．．．．．．．． 0.22m/s 
额定负载．．．．．．．．．100kg 
输送承载方式．．．．．．．皮带 
输送带运行方向．．．．．．双方向运行 
被检物品通过率．．．．．．720个/h
安装数据
贮存温度/温度．．．．．．．．．-40℃～+70℃/10%～90%（不结露） 
工作温度/温度．．．．．．．．．0℃～+40℃/10%～90% （不结露） 
电源．．．．．．．．．．．．．220VAC（+10%～-15%），50HZ±3HZ 
功耗．．．．．．．．．．．．．约0.6千伏安 
噪声．．．．．．．．．．．．．65db 
通道尺寸650mm×500mm 
ELS-8065
800mm×650mm（简称8065）多能量安检机，采用以计算机控制和图像处理为核心的最新技术，使得分辨率更高、图像更为清晰、鲜明、更便于对被检测物品的识别。该设备的通道尺寸适中，占地面积少，适用于机场、海关、车站、港口、核电站、政府机关、邮检中心、法院、大使馆、会议场所、仓库等地对中小型物品的安全检查。
技术参数:
外形尺寸：3980（长）x1130（宽）X1796（高）mm
通道尺寸：800（宽）X650（高）mm
传送速度：0.22米/秒
拖动重量：200公斤
分辨力：直径0.0787mm金属线
空间分辨力：水平直径1.3mm；垂直直径1.0mm
穿透分辨力：直径0.511mm
穿透力：34mm钢板
胶卷安全性：对IS01600胶卷安全
射线束方向：顶照式
管电流：0.4—1.2mA（可调）
管电压：100~160KV（可调）
泄漏剂量：0.1uGy/h
射线束发散角：80°
冷却/工作周期：密封式油冷/100
工作环境：-20°C~60°C/20%~95%（不冷凝）
工作电压：220VAC（±10%） 50±3HZ
功耗：0.8KVA（每小时0.8度电）
噪声：58dB
图像处理:
阵列探测器：L型光电二级管多能量探测器
显示器：高分辨率17英寸液晶显示
彩色：根据物质材料，24位真彩色显示，12bit深度
边缘增强：物体轮廓边缘更加清晰
超级图像增强图：像细节更清晰
高穿显示：提高图像亮区对比度，使易穿透区更清晰
低穿显示：提高图像暗区对比度，使难穿透区更清晰
增亮/减暗：增加图像的亮度/减暗图像的亮度
回拉/前拉：可对当前20幅图像，前后回拉及处理
图像复原：图像显示恢复到最初状态
图像存储：连续保存20万幅图像，并可处理
多能量彩色      有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色
危禁品识别：辅助提示识别较为典型的炸药、毒品、雷管等危险品.

行李安检机参数
型号及特点21ehero-503021ehero-655021ehero-8065最少检出能力Lead(Pb)0.2mm, Fe sphere &Oslash;0.28SUS wire &Oslash;0.28 x 1mmX-ray 输出Max.65kV/120kVMax.65kV/120kVMax.65kV/120kV195W/480W195W/480W195W/480W集装箱检测速度Max. 60m/分Max. 75, 43m/分Max. 75, 43m/分Min 10m/分Min 10m/分Min 10m/分宽度270mm420mm620mm最大通过高度145mm/165mm170mm/190mm300mm最大荷重10kg(5kg带面 速度超过40m/min时)带面高度750 ± 50mmControl computerPentium-4 15" Touch ScreenMonitorOperation SystemWindows 2000 Professional不良形象管理存储于USB port, 移送可能(HACCP 对应)修饰功能模型注册功能产品图像，形象 亮度 修饰功能（总16种）/最大10,000个可以产品注册(HACCP 对应)Product ManagementDaily/Month/Model Product Capacity AnalysisEquipmentMTBF, MTTR, Error Log, Error AnalysisManagementTeachingAuto Teaching, Manual teachingImage ManagementImage Save/ Print/ Analysis(Defect Size measurement) (HACCP 对应)WashingIP66, Easy to wash(Water Washing)X-ray派出量最大派出量< 1uSv/Hour启动环境0°C ~ 35°C电源/产品重量220V 端口 Max.320kg220V 端口 Max.480kg220V 端口Max.580kg外形尺寸1700x809x655.5mm (HxWxD)1700x1200x775mm (HxWxD)1800x1800x1155mm (HxWxD)消费电力0.8kw0.9kw1.6kw