标题：标准物质术语
标准物质术语
标准物质术语[1]
(1)基准标准物质primary reference materiaI(PRM)
具有最高计量学特性，用基准方法确定特性量值的标准物质。简称基准物质。
基准物质一般是由国家计量实验室研制，量值可以溯源到SI单位，并经国际计量组织开展国际比对验证，取得了等效度的。
(2)定值characterization
对与标准物质预期用途有关的一个或多个物理、化学、生物或工程技术等方面的特性量值的测定。
(3)均匀性homogeneity
与物质的一种或多种特性相关的具有相同结构或组成的状态。
注：通过测量取自不同包装单元(如：瓶、包等)或取自同一包装单元的、特定大小的样品，测量结果落在规定不确定度范围内，则可认为标准物质对指定的特性量是均匀的。
(4)最小取样量minimum sample intake
在规定的分析测量条件下，保证标准物质均匀的最少的样品量。
注：在通常情况下，将均匀性检验中所使用的样品量规定为该标准物质使用时的最小取样量。
(5)稳定性stabilitv
在特定的时间范围和贮存条件下，标准物质的特性量值保持在规定范围内的能力。
(6)有效期限expiration date
在规定的贮存和使用条件下，保证标准物质的特性量值稳定的最长期限。
注：有效期限应以该标准物质有效期的最终日期形式给出。
(7)样品sample
从某批标准物质中抽取的有代表性数量的物质。
取样的方法必须确保样品能代表该批标准物质所研究的一种或多种特性。
样品可以是一个供应单元或是用于分析的部分。
(8)标准物质认定certification of a reference material
通过溯源至准确复现表示特性量值单位的过程，以确定某材料或物质的一种或多种特性
量值，并发放证书的程序。
(9)标准物质证书reference material certificate
陈述标准物质一种或多种特性量值及其不确定度，证明已执行保证其有效性和溯源性必
要程序的有证标准物质的文件。
(10)认定报告certification reDort
提供详细信息和证书补充内容，例如物质的制备、测量方法、影响准确度的因素、结果的统计处理以及建立溯源性的方式等的文件。
(11)认定机构certifying body
具有开据符合IsO Guide 31要求的标准物质证书技术资质的机构。
认定机构可与发放机构(可获得有证标准物质的机构)和测试机构(进行研制测量的机构)是同一机构，也可以是不同的机构。
在国家和国际认可的认定程序执行以前，认定机构的技术资质只能根据标准物质证书和认定报告中所提供的信息来判断。
认定机构可采取适当的措施，使公议值转化为认定值。
(12)有证标准物质研制(生产)者certified reference material produce
具有技术资质并满足ISO导则34要求，按照ISO导则31和35所详述的一般原则和统计学原理来研制有证标准物质的组织或机构。
(13)认定值certified value
有证标准物质证书上标明的附有不确定度的量值。
认定值常被称为标准值。
(14)未认定值uncertified value
有证标准物质证书中或其他来源提供参考信息的量值，该量值未经研制者或认定机构认定。
未认定值包括参考值和信息值。
参考值是对真值的估计，但由于技术水平所限，该值的不确定度未经充分研究和评估。
信息值是使用者感兴趣或使用的值，但没有足够的信息用以评估该值的不确定度。
(15)公议值(某一给定量的)consensus value(of a given quantity)
由实验室间检验取得或由适当的机构或专家协议所得的标准物质的特性量值。
认定机构可采取适当的措施，使公议值转化为认定值。
(16)认定值的不确定度uncertainty of a certified value
附在一个量的认定值后的估计值，它表示“真值”以规定的置信水平被判定落在其中的量值范围。
(17)精密度precision
在规定的条件下所获得的多次独立测试结果之间的一致程度。
该词己逐渐被重复性(repeatability)所取代。
(18)准确度accuracy
测量结果和真值之间的一致程度。
注：在标准物质的认定和使用时通常以采纳的参考值作为真值，此时定义应表述为：“测量结果和采纳的参考值(accepted reference value)之间的一致程度”。
(19)采纳的参考值accepted reference value
各方同意的、用于比较的参考值，它可以是：
a)基于科学原理的理论值或实测值；
b)根据某个国家或国际组织的实验工作而赋予的值；
c)根据某一科学或工程小组主持的合作实验工作所一致同意的公议值。
(20)溯源性traceabilitv
通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。
此概念常由形容词traceable(可溯源的)来表示。
这条不间断的比较链称为溯源链。
在化学成分标准物质认定中，量值的溯源性在ISO导则35中进行了讨论，其中更加关注与化学分析有关的一些特殊问题。与分析中所用仪器的校准的溯源性相比较，化学标准物质的溯源性通常具有同等或更大的重要性。
(21)实验室间检验interlaboratorv test
由多家实验室对给定物质样品各自独立地开展一个或多个量的系列测量活动。
亦可使用其他术语，如“循环检验”、“合作研究计划”和“协作分析研究”。
实验室间检验除了用作标准物质定值外，还可用作其他很多目的。
(22)测量标准measureinent standard
为了定义、实现、保存及复现量的单位或一个或多个量值，用作参考的实物量具、测量仪器、标准物质或测量系统。
(23)国家测量标准national measureinent standard
经过国家决定承认的测量标准，在一个国家内作为对有关量的其他测量标准定值的依据。
VIM3中标准物质相关新术语
在VIM3中与标准物质相关词汇有了一些增加，有的进行了重新定义，现将一些重要术
语及定义在这里给出。
(1)计量学溯源性metro1ogical traceability
通过文件化的不间断的校准链将测量结果与参考对象联系起来的特性，每次校准均对测量不确定度有贡献(2．41，VIM3)。
本定义中，参考对象可以是通过实际复现的测量单位定义，或包括无序量测量单位的测量程序，或测量标准。
计量学溯源性要求建立校准等级关系。
参考对象的说明必须包括该参考用于建立校准等级关系的时间，以及其他相关该参考的计量学信息，例如，何时在校准等级关系中进行了第一次校准。
对于在测量模型中具有一个以上输入量的测量，每个输入量本身应该是计量学可溯源的，校准等级关系可形成一个分支结构或网络。为每个输入量建立计量学溯源性所作的努力厦与对测量结果的贡献相适应。
测量结果的计量学溯源性不保证测量不确定度足够适合给定目的，也不保证没有错误。
如果两个测量标准的比较用于检查，必要时，用于对其中一个测量标准的量值和测量不确定度进行修正时，这种比较可看作为一种校准。
国际实验室认可合作组织(ILAC)认为确认计量学溯源性的要素是向国际测量标准或国家测量标准的不间断的溯源链、文件化的测量不确定度、文件化的测量程序、认可的技术能力、向SI的计量学溯源性以及校准间隔。
术语“traceability”有时是指“计量学溯源性”，有时也用于其他概念，诸如“样品可追溯性”、“文件可追溯性”或“仪器可追溯性”等，其含义是指某项目的历史“踪迹。所以，有混淆的风险时，最好使用全称“计量学溯源性”。
(2)校准器(物)calibrator
用于校准的测量标准。
注：术语“校准器”仅用于某些领域。(除了赋予量值和不确定度之外，校准器(物)必须伴随如下信息：来源(物质溯源性)、制备、量的定义、基体以及均匀性、稳定性、量值及其不确定度赋值时所用的程序、计量学溯源性的声明、有效期限、预期用途和使用说明。除此之外，因在校准等级中使用，还要求是可替代的。校准物(器)又分为基准校准物、次级校准物、国际约定校准物、制造商工作校准物和制造商产品校准物等。
(3)标准物质的互(可交)换性commutability of a reference materiat
标准物质的特性，表明按照两个给定的测量程序得到的该物质规定量测量结果之间的关系与另一些指定物质所得的测量结果之间关系的一致程度。
上述标准物质通常是校准物(器)，而另一些指定物质通常是日常的样品。
定义中涉及的两个测量程序在校准层级(参见ISO 17511)中一个在所指标准物质(校准物质)之上，而另一个在之下。
可互换的标准物质稳定性要定期监测。