标题：橡胶拉力试验机
主要用途
用途:
橡胶拉力试验机发瑞仪器可对橡胶、塑料、塑胶、薄膜、纺织、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、包装带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、轴承钢、不锈钢（以及其它高硬度钢）、铸件、钢板、钢带、有色金属、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。
功能
本试验机采用直流伺服电机及调速系统一体化结构驱动同  橡胶拉力试验机步带减速机构，经减速后带动丝杠副进行加载。电气部分包括负荷测量系统和变形测量系统组成。所有的控制参数及测量结果均可以在大屏幕液晶上实时显示。并具有过载保护、位移测量等功能。
符合标准
该发瑞仪器拉力机符合符合GB 18173.1-2000 高分子防水材料 第一部分 片材，QB/T2471-2000 聚丙烯（PP）挤出片材，QB/T2490-2000 聚乙烯（PE）挤出板材，土工合成材料 短纤针刺非锅造土工布GB/T17638-1998，土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布GB/T17639-1998，土工合成材料 长丝机织土工布GB/T17640-1998，土工合成材料 裂膜丝机织土工布GB/T17641-1998，土工合成材料 非织造复合土工膜GB/T17642-1998，土工合成材料 聚乙烯土工膜GB/T17643-1998，土工合成材料 聚氯以烯土工膜GB/T17688-1999，土工合成材料 塑料扁丝编织土工布GB/T17690-1999，QB/T 1130—91塑料直角撕裂性能试验方法等标准的要求。橡胶拉力试验机图册(2张)
软件功能
1.测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试 标准设定，范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。 
2. 试品资料:提供使用者设定所有试品数据，一次输入数据永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。 
3. 双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表，供测试者选择自己喜好的报表格式（测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局） 。
4. 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式，力量单位T、Kg、N、KN、g、lb，变形单位mm、cm、inch。 
5. 图形曲线尺度自动最佳化Auto Scale，可使图形以 最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具 有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变 荷重-2点延伸图，以及多曲线对比。 
6．测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。 
7．测试结束可自动存档、手动存档，测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。 数据备份：测试数据可保存在任意硬盘分区。 
8.橡胶拉力试验机位移测试方法;
目前有二种方法,一种选用光电位移传感系统.价格便宜.但误差大.
二种方法.也是现在采用最多方法,就是在夹头两端装上大变形,避免试样滑落.
9．多种语言随机切换：简体中文、繁体中文、英文。 
10．软件具有历史测试数据演示功能。
11.注：一般橡塑料厂家要加附件就是延伸计，因为做橡塑都要求延伸力。要想精度能达到就必须加二点延伸计。
橡胶拉力试验机的试验要点
一、首先为大家分析下橡胶拉力试验机在对橡胶进行拉伸试验时需具备的条件1）测试橡胶需要大行程由于橡胶在拉伸时变形量很大，尤其是乳胶制品，伸长率有可能高达1000%以上。所以在橡胶试样断裂之前，必须保证橡胶拉力试验机的夹持器有足够的行程。2）高精度及高频率的数据采集拉伸橡胶不需要很大的力，拉力测量范围不需要很大，所以需要力值的精度较高。一般要求试验机能够求取小数点后两位以上精度的力值。苏州高品的橡胶拉力试验机的精度值达到±0.5%以内。此外由于检测橡胶拉伸性能需要拉伸过程中的数个拉力值，而拉伸试验又不可重复，所以即时准确记录每个试验段的拉力力值对于试验成败起着非常重要的作用。3）准确的标距测量和记录装置。试样标距的测量是计算橡胶伸长率的重要数据，所以橡胶拉伸试验中拉力试验机必须准确地测量试样的应变量，并即时地记录下来。4）可以准确描述应力-应变曲线的装置。拉伸试样中的拉力值和标距之间有着密切的联系，例如：试样的定伸应力需要测量试样拉伸到给定伸长率的力值，而定应力则需要测量试样拉伸到给定应力的标距。试验完成后，准确的应力-应变曲线可以再现试验过程，并清晰的反映每个试验段的数值，便于计算试验要求的项目。二、橡胶的拉伸试验需要求取的七项参数1）试样拉伸至断裂过程中出现的最大力值(拉伸强度);2）试样断裂时的力值(断裂强度);3）屈服点对应的力值(屈服点拉伸应力);4）试样拉伸到给定伸长率时的力值(定伸应力);5）试样拉伸至给定应力时电子拉伸机的伸长率(定应力伸长率);6）屈服点对应的伸长率(屈服点伸长率);7）试样断裂时的伸长率(扯断伸长率)。[1]
技术参数
型号FR-103C 发瑞仪器橡胶拉力试验机
最大负荷100N，200N，500N，1KN，2KN，5KN，10KN，以内自选 
精度等级1级/0.5级 
有效测力范围0.2%～100%（1级）/0.4%～100%（0.5级） 
测力精度示值的±1%以内/示值的±0.5%以内 
试验机分辨率最大负荷1/200000，内外不分档，且全程分辨率不变 
负荷传感器基本配置：拉、压传感器（最大负荷）一只 
扩展配置：可加配多个传感器 
有效试验宽度400mm(可按客户要求加宽) 
有效拉伸空间400、500、600mm（可按客户要求加高） 
试验速度范围0.001～500mm/min 
位移测量精度示值的±0.5%以内/示值的±0.2%以内 
变形测量系统 
（根据需求选配）扩展配置：大变形:最小标距10mm、变形范围：800mm 
扩展配置：小变形：标距25mm、50mm、100mm 　变形范围：5mm、10mm、25mm 
变形测量精度示值的±0.5%以内 （可根据客户要求选配大变形或小变形） 
试台安全装置电子限位保护 
试台升降装置快/慢两种速度自动控制，可点动 
试台返回功能手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以最高速度返回试验初始位置 
超载保护超过最大负荷10%，机器自动保护 
夹具配置拉伸夹具一套 
主机尺寸700*530*1900 mm 
动力系统台湾AC伺服电机+驱动+高精度滚珠丝杆 
电源220V、50HZ、 
功率0．75KW（根据不同力值需求，标配不同功率电机） 
主机重量（约）500 Kg 
主要配置　
  橡胶拉力机传动，有丝杠传动和齿条传动，前者昂贵，用于高精度，测试重复性高；后者便宜，用于低精度，测试重复性低。 
丝杠，对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠，梯形丝杠，一般丝杠。其中，滚珠丝杠的精确度最高，但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥，整套价格也比较昂贵。采用一般丝杠和梯形丝杠就可以达到软包装所要求的精度，即0.5－1%精度。传动，有齿轮传动和链条传动，前者昂贵，用于高精度；后者便宜，用于低精度。 
传感器，主要成本在于寿命，光电感应是其中比较先进的技术，一般可用十万次以上，进口和国内部分合资厂家可以达到。
附件
A.一年保固书及中文操作说明书各一份。 
B. 随机赠送标准橡胶拉力机夹具一组（其他夹具选购）。 
C.橡胶拉力机专用测试软件一份。 
D. 品牌电脑一套、彩色打印机一台试验机的工作条件1． 在室温10℃-35℃范围内，相对湿度不大于80%； 　
2． 在稳固的基础或工作台上，正确安装； 　
3． 在无震动的环境中； 　
4． 周围无腐蚀性介质； 　
5． 电源电压的波动范围不应超过额定电压的±10%； 　
6． 试验机电源应有可靠接地；频率的波动不应超过额定频率的±2%； 　
7． 在稳固的基础上正确安装。一、测量系统1、力值的测量
通过测力传感器、放大器和数据处理系统来实现测量，最常用的测力传感器是应变片式传 感器。
所谓应变片式传感器，就是由应变片、弹性元件和某些附件(补偿元件、防护罩、接线插 座、加载件组成)，能将某种机械量变成电量输出的器件。
应变片式的拉、压力传感器国内外种类繁多，主要有筒状力传感器、轮辐式力传感器、S 双连孔型传感器、十字梁式传感器等类型。
从材料力学上得知，在小变形条件下，一个弹性元件某一点的应变ε与弹性元件所受的力 成正比，也与弹性的变形成正比。以S型传感器为例，当传感器受到拉力P的作用时，由于 弹性元件表面粘贴有应变片，因为弹性元件的应变与外力P的大小成正比例，故此将应变 片接入测量电路中，即可通过测出其输出电压，从而测出力的大小。
对于橡胶拉力试验机传感器，一般采用差动全桥测量，即将所粘贴的应变片组成桥路，R1、R2、R3、R4，实际为阻值相等的4片(或8片)应变片，即R1=R2=R3=R4，当传感器受到外 力(拉力或压力)作用时，传感器弹性元件产生应变而使各电阻值发生变化，其变化值分别 为△R1△、R2、△R3、△R4，结果原来平衡的电桥，现在不平衡了，桥路就有电压输出， 设△E则△E= [R1R2/(R1+R2)2 ]△R1/R1-△R2/R2+△R3/R3-△R4/R4)U式中U为外电源供给桥路的电压进一步筒化有△E=[R2/4R2](△R1/R-△R2/R+△R3/R-△R4/R)U将△Ri/Ri=Kεi代上上式则有 △E=[UK/4](ε1-ε2+ε3-ε4)
简单来说，外力P引起传感器内应变片的变形，导致电桥的不平衡，从而引起传感器输出 电压的变化，我们通过测量输出电压的变化就可以知道力的大小了。
一般来说，传感器的输出信号都是非常微弱的，通常只有几个mV，如果我们直接对此信号 进行测量，是非常困难的，并且不能满足高精度测量要求。因此必须通过放大器将此微弱 信号放大，放大后的信号电压可达10V，此时的信号为模拟信号，这个模拟信号经过多路 开关和A/D转换芯片转变为数字信号，然后进行数据处理，至此，力的测量告一段落。
2、变形的测量：通过变形测量装置来测量，它是用来测量试样在试验过程中产生的形变。
该装置上有两个夹头，经过一系列传动机构与装在测量装置顶部的光电编码器连在一起， 当两夹头间的距离发生变化时，带动光电编码器的轴旋转，光电编码器就会有脉冲信号输 出。再由单片机对此信号进行处理，就可以得出试样的变形量。
3、横粱位移的测量：其原理同变形测量大致相同，都是通过测量光电编码器的输出脉冲 数来获得横梁的位移量。主要是用于试验机的横梁移动，其工作原理是由伺服系统控制电机，电机经过减速箱等一 系列传动机构带动丝杆转动，从而达到控制横梁移动的目的。通过改变电机的转速，可以 改变横梁的移动速度。三、控制系统顾名思义，就是控制试验机运作的系统，人们通过操作台可以控制试验机的运作，通过显 示屏可以获知试验机的状态及各项试验参数，若该机带有电脑的话，也可以由电脑实现各 项功能并进行数据处理分析、试验结果打印。
试验机同电脑之间的通信一般都是使用RS232串行通信方式，它通过计算机背后的串口 (COM号)进行通信，此技术比较成熟、可靠，使用方便。四、电脑用来采集和分析数据，进入试验界面后，电脑会不断采集各样试验数据，实时画出试验曲 线，自动求出各试验参数及输出报表。