标题：升压器
简介
试验变压器（全称交流高压试验变压器）又名升压器，它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。用于对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量承受过电压的能力。
升压器（试验变压器）又分为油浸式高压试验变压器、充气式高压试验变压器和干式试验变压器。
油浸式高压试验变压器
概述油浸式高压试验变压器又名YDJ（G）交流型试验变压器、TDM（G）交直流两用轻型高压试验变压器采用优质冷轧硅钢片叠制而成。线圈为同心宝塔形多层圆筒式，低压线圈在内，高压线圈在外；外壳为便携式，具有体积小、重量轻、外形美观、移动方便等优点。  油浸式试验变压器[1]工作原理
用工频220V（10KVA以上用380V）电源接入控制箱（台）（为试验变压器配套设备，详细资料请见控制箱（台）使用说明书），经自耦调压器调节0－220V/380V电压输入到YDJ（TDM）试验变压器初级绕组。根据电磁感应原理，在次级（高压）绕组按其与初级绕组匝数之比获得同等倍数的电压幅值――工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容器滤波可获得直流高压，其中幅值是工频高压有效值的倍。
油浸式高压试验变压器分为三大类：交流型命名为YDJ（G）、交直流两用型命名为TDM（G），同时可将带有200V抽头的YDJ（G）、TDM（G）连接成串激式试验变压器。技术参数1.YDJ系列交流试变技术参数
型号容量（KVA）高压输出电压（KV）高压输出电流（mA)低压输入变比温升℃30分钟VAYDJ-1.51.550302007.550010YDJ-3350602001550010YDJ-55501002002550010YDJ-101050200220/38050/2650010YDJ-2020504003805350010YDJ-3030506003807950010YDJ-40405080038010550010YDJ-505050100038013250010YDJ-551005020025100010YDJ-1010100100200/38050/26100010YDJ-202010020038053100010YDJ-303010030038079100010YDJ-404010400380105100010YDJ-5050100500380132100010YDJ-100100100100500263100010YDJ-1501501001500500300100010YDJ-2002001002000500400100010YDJ-2502501002500380500100010YDJ-202015013338053150010YDJ-303015020038079150010YDJ-5050150333380132150010YDJ-100100150666500263150010YDJ-1501501501000500300150010YDJ-2002001501333500400150010YDJ-2502501501666380500150010YDJ-303020015038079200010YDJ-5050200250380132200010YDJ-100100200500380263200010YDJ-150150200750500300200010YDJ-2002002001000500400200010YDJ-2502502001250500500250010YDJ-303025012038079250010YDJ-5050250200380132250010YDJ-100100250400380263250010YDJ-150150250600500300250010YDJ-200200250800500400250010YDJ-2502502501000500500250010注：以上为常规产品。
2.TDM（G）交直流试变技术参数：
型号容量（KVA）高压输出（KV）高压电流（mA）低压输入变比温升℃30分钟ACDCACDC电压V电流ATDM-1.51.5507030152007.550010TDM-33507060152001550010TDM-55507010015200/3802550010TDM-1010507020010038050/2650010TDM-202050704001003805350010TDM-303050706001003807950010TDM-4040507080010038010550010TDM-50505070100010038013250010TDM-5510014010050200/38025100010TDM-101010014020010038050/26100010TDM-202010014030010038053100010TDM-303010014040010038079100010TDM-4040100140600100380105100010TDM-50501001401000100380132100010注：以上为常规产品。充气式高压试验变压器概述
试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展，对试验变压器的电压等级要求也越来越高，而传统的油浸式试验变压器，无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。  充气式高压试验变压器随着我国基础科学研究的进步，新材料、新工艺的应用，把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能及不燃性，使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。
经过多年的努力，研究成功了充气式轻型试验变压器，本系列产品与传统的油浸式轻型试验变压器相比，重量上减轻了20%－60%（视电压及容量等级而定），而且无油污染，单台试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺，产品的技术性能有较大的提高，特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。
结构
1、其设计构思、材质选择及工艺流程都是全新的，因此不仅体积小、重量轻、外形美，而且各项技术指标都达到了<<JB3570－98>>标准要求。采用优质冷轧DQ－151取向硅钢片叠成多级圆柱框形铁芯，在特制的高强度绝缘筒上用QZ型导线直接连续绕制高压塔式线圈。外壳是圆柱形，内充入SF6气体。
2、充气式高压试验变压器属交直流两用，不同在于巧妙地将高压整流硅堆装在高压套之内通过短路杆的插入和抽出可变换YDQ是工频高压交流输出还是高压直流输出。
技术指标及参数
规格容量KVA低压侧高压侧测量变化6分钟温升℃阻抗电压空载电流质量Kg电压V电流A电压KV电流mA
5/50520025501005005010%<4%4010/501020050502005005010%<4%6015/501540037.550300500508%<4%7020/50204005050400500508%<4%8530/50304007550600500508%<4%10050/5050400125501000500508%<4%1205/1005200251005010005010%<4%5010/100102005010010010005010%<4%6515/1001540037.51001501000508%<4%8520/10020400501002001000508%<4%10030/10030400751003001000508%<4%11050/100504001251005001000508%<4%12510/150102005010066.715005010%<4%9015/1501540037.51501001500508%<4%10020/1503040050150133.31500508%<4%11030/15030400751502001500508%<4%12550/15050400125150333.31500508%<4%1401. 对各电压等级变压器的空载电流4～9% ，阻抗电压4～10%
2. 配套控制部分规格及运行时间
型 号与YDQ配套（KVA）调压器容量（KVA）配套运行时间（min）XCJH-21.51≤30XCJH -332≤30XCJH -553≤30TCWJH-10107≤30TCWJH-202014≤30TCWJH-303020≤30TCWJH-505030≤30工作原理
把电源输入有过流自动脱扣及防止突发加压的零位连锁装置的操作台（箱），经自耦调压器调节电压输入YDQ试验变压器初级绕组，根据电磁感应原理，在次级(高压)绕组按其与初级绕组匝数之比可获得同等倍数的电压幅值----工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及稳压电容器滤波可取得直流高压，其幅值是工频高压有效值的倍。干式试验变压器概述
试验变压器又称升压器，它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备。
干式试验变压器系列，彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况，且能在装上配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源，配以控制箱（台）、自动保护微安表、球隙等附属设备，特别适用于现场测试，使繁重的工作变得方便、迅速、轻松灵活，效率大为提高。因此，深受电力系统和大型厂矿高压试验人员的欢迎。  干式高压试验变压器结构
干式试验变压器由于在设计构思、材质选择及工艺流程都是全新的，所以在不降低性能的情况下，尽量减小体积减轻重量。
干式试验变压器利用先进的生产设备，采用线圈绕组环氧真空浇注及用优质冷轧硅钢卷绕的CD型铁芯，有效地削弱了漏磁，做直流耐压试验不需外接硅堆，只需将我公司配套的直流高压硅堆旋装在高压端既可得到直流。
工作原理
干式试验变压器输入电压为200V或400V接入配套的控制箱（台），经自耦调压器调节输入电压至试验变压器初级绕组（低压），利用电磁感应原理，在次级绕组（高压）按其与初级绕组匝数之比可获得同等倍数的输出高压，从零伏连续可调到额定的最高值。在作直流耐压及泄漏电流测试时，只要把高压硅堆旋装在高压输出端，即可取得直流高压，其幅值是工频高压值的1.4倍。
性能指标
1、阻抗电压: ≤ 12 % 
2、输出电压波形: 正弦波
3、表面温升: < 55 ℃ 
4、空载电流: < 4 %
5、允许连续运行时间: 1小时
主要参数
规 格 型 号容 量输入电压输出电压输出电流输出直流高压重量( kVA )( V )( kV )( mA )( kV )( kg )1.5/501.5200或400503070153/50360205/5051003010/50102004015/50153005020/50204005525/50255006030/5030600655/1005200或400100501406010/100101006515/100151507020/100202007525/100252508015/12015120125
8520/12020160
9025/12025200
9530/12030250
100注：以上为常规型

多台串激概述
交流系列高压试验变压气，可将几台交流高压试验变压气通过适当的组合形成电压极高的试验变压器。其原理是在试验变压器的高压绕组中绕激磁绕组，该绕组和后一级试变初级线圈参数相同。  工作原理
串激系列高电压试验装置，除最高电压的一级试验变压器外，都在高压绕组中串绕激磁绕组，该绕组和后一级试验变压器初级绕组参数相同。
由控制箱（台）供给第I级试验变压器的初级绕组电源。第I级高压绕组尾端和外壳接地，首端则和第II级试验变压器高压尾端及外壳连接。由第I级串激抽头供给第II级低压绕组的激磁电源，此时第II级试验变压器高压为第I级和第II级输出电压的叠加。同理，可叠加第III级。
串级组合方式
当两台试验变压器作串级联接时，第I台与第II台试验变压器容量之比为2：1，总容量为第I台容量，总电压为两单台最高输出电压之和，电流为容量与总电压之比。例：5kVA/50kV与3kVA/50kV。两台串级使用时总容量为5 kVA ，总输出电压为100 kV，输出电流为50mA。
当三台试验变压器作串级联接时，则三台容量之比为3:2:1，总容量同样为第I台容量，总电压为三台输出电压之和。
注：无论两级串、三级串，输出电流严禁超出最后一级额定电流。
说明：
试验变压器高压尾和测量线圈尾端在内部联接，使用时第I级高压尾连同外壳必须良好接地，第II级和第III级连同外壳必须固定电位，因此第II级和第III级外壳电位是U和2U，必须置放在绝缘支架上，并与人保持足够安全距离。
在串级高压试验时，应特别注意检查II级、III级的接线正确性，接反会造成输出电压为零，可用分压器直接监测高压输出。还应检查绝缘支架的电气强度是否满足电压要求。