标题：无菌匀质器
简介
  无菌均质器[1]无菌均质器，又称拍打式匀浆机，主要用于生物技术领域的组织分散、医药领域的样品准备、食品工业的酶处理以及在制药工业、化妆品工业、油漆工业和石油化工等方面。该装置采用不锈钢系统，可有效的分离护体样品表面和被包含在内的微生物均一样品，样品装在一次性无菌均质袋中，不与仪器接触，具有满足快速、结果准确、均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理，不需洗刷器皿的特点，重复性好的要求。本产品也适合肿瘤组织（如肠癌、胃癌、肝癌、乳腺癌）的匀浆，既可得到大量的单细胞（2分钟内可达2×105），必要时，可通过延长均质时间，对组织细胞实现柔软的破碎。
工作原理
转子和定子的精密配合，工作头（转子和定子锻件制造）爪式结构，双向吸料，剪切效率高。
间歇式高剪切分散乳化均质机是通过转子高速平稳的旋转，形成高频、强烈的圆周切线速度、角向速度等综合动能。
效能；在定子的作用下，定、转子合理狭窄的间隙中形成强烈、往复的液力剪切、摩擦、离心挤压、液流碰撞等综合效应，物料在容器中循环往复以上工作过程，最终获得产品。
应用
食品加工中的均质机是指将物料的料液在挤压，强冲击与失压膨胀的三重作用下使物料细化，从而使物料能更均匀的相互混合，比如奶制品加工中使用均质机使牛奶中的脂肪破碎的更加细小，从而使整个产品体系更加稳定。牛奶会看起来更加洁白。均质主要通过均质机来进行的。是食品、乳品、饮料的行业的重要加工设备。
选购
1.最小试用量：越小越好，可以节约物料。目前某些药品的原料达到几千元/克，用户当然是希望用最少物料就能完成一次均质实验。而且实验是一个多次反复的过程，最少试样量越大，浪费的物料就越多。
2.均质压力：最高工作压力越高越好。首先：从某种意义上来讲，压力越高，物料的的粒径就可以处理到越小;其次，压力越高，可以处理的物料种类就更多，例如，某些液体乳剂只需要在15000psi就可以均质到100nm以下，而一些药品、食品，尤其是液体中带有一定量固体颗粒的混悬液，那么则至少要26,000psi以上的压力下才能做到纳米级。
3.处理效果：用户当然是希望做出来的物料，一是能够达到纳米级的程度，二是纳米级的同时，分布很均匀，而不是有的颗粒已经是几十个纳米，而有的还是微米级的。为了解决这个问题，建议用户在购买均质机时，让厂家给配上纳米级的过滤挤出器装置，最好是在线挤出器，离线挤出的很麻烦。
4.清洗和灭菌：进口的高压均质机，在清洗和灭菌时很方便，建议最好考虑可以在线清洗和灭菌的。
5.不防再从一台设备的噪音、安全、在中国的用户有多少等方面来考虑。从用户名单中，可以判断出一种设备是否畅销，知名用户越多，说明这台设备的质量就越好。
6.均质机的生产厂家一般都会说自己的设备很好的，建议让他们一是提供用户名单，二是让他们提供相关的成果、论文等。
通过上述几个方面的考察，可以对高压均质机设备的多方面进行比较，从而可以决定自己最需要哪一款设备
特点及应用范围
  拍击式无菌均质器1、该无菌均质器（拍打式匀浆器）是在国外系列产品技术基础上改进并放大的先进产品，具有均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理，不需洗刷器皿的特点。
2、该无菌均质器广泛用于动物组织、生物样品等均质处理，在食品、药品、化妆品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域均可应用，特别适合于微生物检测样本的制备。
3、该无菌均质器也适合肿瘤组织（如肝癌、肠癌、胃癌、乳腺癌）的匀浆，既可得到大量的单细胞，必要时，可通过延长均质时间，对组织细胞（如肝脏等）实现柔软的破碎。
4、该无菌均质器可有效地分离固体样品表面和被包含在内的微生物均一样品，样品装在一次性无菌均质袋中，不与仪器接触，运行快速、结果准确、重复性好的要求。
使用说明
  无菌均质袋1、把需处理的试品放入无菌均质袋中。
2、打开均质器门（可全开启），将无菌袋开口在关闭均质器门时夹住。
3、设定使用程序（如拍击速度、拍击时间等），进行拍击均质工作。
4、实验完毕后，打开均质器门，取出样品。以上两款无菌均质器的特点为：1.安静和容易操作； 2固定的或可变的均质速度； 3渐进式均质，卓越的细胞保护； 4废液槽以防止样品袋泄漏； 5温度控制模式（选择件）。6无菌一次性滤袋，保证卫生和安全； 7全部不锈钢系统； 8可拆卸和调整的搅拌器； 9可调整的均质时间；10开启式门，易于清洗； 11双层安全门； 12璃透明窗口易于观察（W型）； 13品与均质仪无接触，不需要进行系统清洗；
主要技术参数
型号流量L/H最大压力（MPa）额定压力（MPa）电机功率（KW）外型尺寸　（长*宽*高）GJJ-0.2/2520025202.2755*520*935GJJ-0.3/2530025203755*520*935GJJ-0.5/25500252041010*616*975GJJ-0.8/2580025205.51020*676*1065GJJ-1/25100025207.51100*676*1065GJJ-1.5/2515002520111100*770*1100GJJ-2/2520002520151410*850*1190GJJ-2.5/252500252018.51410*850*1190GJJ-3/2530002520221410*960*1280GJJ-4/2540002520301550*1050*1380GJJ-5/2550002520371605*1200*1585GJJ-6/2560002520451671*1260*1420GJJ-8/2580002520551671*1260*1420GJJ-10/25100002520752725*1398*1320GJJ-12/25120002520902825*1500*1320GJJ-0.3/32300322541010*616*975GJJ-0.5/3250032255.51020*676*1065GJJ-0.8/3280032257.51100*676*1065GJJ-1/3210003225111100*770*1100GJJ-1.5/3215003225151410*850*1190GJJ-2/322000322518.51410*850*1190GJJ-2.5/3225003225221410*960*1280GJJ-3/3230003225301550*1050*1380GJJ-4/3240003225371605*1200*1558GJJ-5/3250003225451605*1200*1585GJJ-6/3260003225551671*1260*1420GJJ-8/3280003225752725*1398*1320GJJ-0.1/4010040353755*520*935GJJ-0.3/4030040355.51020*676*1065GJJ-0.5/4050040357.51100*676*1065GJJ-0.8/408004035111100*770*1100GJJ-1/4010004035151410*850*1190GJJ-1.5/4015004035221410*850*1280GJJ-2/4020004035301550*1050*1380GJJ-2.5/4025004035371605*1200*1585GJJ-3/4030004035451605*1200*1585GJJ-4/4040004035551671*1260*1420GJJ-5/4050004035752000*1400*1500GJJ-6/4060004035902825*1500*1320GJJ-0.1/60100605041020*676*1065GJJ-0.2/6020060505.51020*676*1065GJJ-0.36030060507.51100*676*1065GJJ-0.5605006050111100*770*1100GJJ-0.8/60800605018.51410*850*1190GJJ-1/6010006050221470*960*1280GJJ-1.5/6015006050371605*1200*1585GJJ-2/6020006050452000*1300*1585GJJ-2.5/6025006050552000*1300*1585GJJ-3/6030006050752725*1398*1320GJJ-4/6040006050902825*1500*1320GJJ-5/60500060501102825*1500*1320GJJ-0.1/7010070605.51020*676*1065GJJ-0.2/7020070607.51100*676*1065GJJ-0.3/703007060111100*770*1100GJJ-0.5/705007060151410*850*1190GJJ-1/7010007060221410*850*1280GJJ-1.5/7015007060371605*1200*1585GJJ-2/7020007060452000*1300*1585GJJ-2.5/7025007060551671*1260*1420GJJ-3/7030007060752725*1398*1320GJJ-4/7040007060902825*1500*1320GJJ-5/70500070601102825*1500*1320GJJ-0.1/100100100807.51100*676*1065GJJ-0.2/10020010080111100*770*1100GJJ-0.3/10030010080151410*850*1190GJJ-0.5/1005001008018.51410*850*1190GJJ-1/100100010080371605*1200*1585GJJ-2/100200010080752725*1398*1320GJJ-3/1003000100801102825*1500*1320