标题：FA-102 CT伏安特性测试仪
产品概述
本仪器是一款全自动化电流互感器特性测试仪器，仪器可以完成的试验包括： CT伏安特性试验、CT极性试验、CT变比极性试验。仪器能自动计算CT的任意点误差曲线，CT变比比差等结果参数。仪器具有以下特性：
1．操作安全方便：全微机化装置，内置进口高性能CPU，可靠性高，按界面提示设定测试值后，无需人工接触被测试设备，省去手动调压、人工记录、整理、描绘曲线等烦琐劳动。快捷、简单、方便。无需计算机知识，极易掌握，使试验人员远离高压电路，确保其人身安全。
2. 功能全面：可测试保护CT伏安特性、自动绘出5%和10%误差曲线、变比、极性，还可以输出大电流用于测试CT的二次回路。
3．输出容量大：伏安特性试验最大输出电压高达1000V，变比试验最大电流高达600A，仪器输出容量为5KVA。
4．可选配件齐全：配件包括外接升压器、外接升流器、外接调压器。外接升压器最高电压可升至2000V/3A，外接升流器可升至1000A，外接调压器最大输出可达1500V/20A，采用外接升压器时，最高可做500KV等级1A电流互感器的伏安特性试验。
5．人机界面好：大屏幕320*240点阵汉字图形界面，测试完成后可直接显示伏安特性曲线图，图形清晰，美观，易于分析，自带微型打印机，可随时打印曲线和试验结果。
6. 人机交互便捷：仪器使用高性能光电旋转鼠标作为输入设备，操作简单方便，使用寿命长。
7. 数据存储量大：仪器内置Flash存储器，可以存储大量的试验数据，数据保存后掉电不丢失，现场试验完成后，可在室内查看和打印试验结果。
8. 多通道人机交互：仪器除了用旋转鼠标对其进行输入控制外，还可以通过自带的RS232通讯接口与计算机联机，实现PC机和仪器通讯，试验人员可以利用计算机控制仪器进行试验或从仪器上传试验数据，仪器所带PC机应用软件功能强大，外形美观，操作简单，可实现试验结果的保存、打印，并可将试验数据导出为EXCEL格式文档进行编辑。
9．试验结果操作方便：试验后可以通过游标来显示曲线上每点对应的电压和电流值，打印可以选择打印数据或者打印曲线或者两者同时打印，还可以按实际需要来设定数据的打印间隔，保存可以根据实际需要来设定保存的类型和标号。
10．多电源供电模式：仪器电源可实现AC220V和AC380V自适应供电。当交流功率电源输入端子接AC220V电压时，交流电压输出为0-600V，当输入端子接AC380V电压时，交流电压输出为0-1000V。用户可根据实际需要进行选择。
技术参数
​输入电压
输出范围
测量范围
测量精度
仪器主机
220V
0～600V、0～20A
0～600V、0～20A
0.5%
380V
0～1000V、0～20A
0～1000V、0～20A
0.5%
220V
0～600A
0～600A
变比测量精度1%
外接升压器
220V
0～1650V、0～3A
0～1650V、0～3A
0.5%
380V
0～2000V、0～3A
0～2000V、0～3A
0.5%
外接升流器
220V
0～1000A
0～1000A
变比测量精度1%
外接调压器
​​0～1000V、0～30A
0.5%
仪器工作
电源
AC220V/380V 50HZ
外形尺寸
420㎜×330㎜×320㎜
重量
24㎏

功能说明及主菜单
1.液晶显示说明本仪器采用320×240高分辨率灰色背光液晶显示屏，即使在强烈日光下也能清晰显示。试验过程，试验环境设置及试验结果均显示在LCD屏上，全汉字操作界面，图形清晰，美观，易于操作。
2. 旋转鼠标使用说明旋转鼠标的功能类似计算机上使用的鼠标，它有三种操作：“左旋”，“右旋”，“按下选定”。通过鼠标的这三种操作可以实现移动光标、数据输入和操作选定等功能。
移动光标：可以通过左转或右转旋转鼠标来移动光标，将光标移到所要选择的选项上，“按下”旋钮即可选定此项。
数据输入：当需要修改或者输入数据时，将光标移动到需要修改数据的选项上，按下鼠标，即进入数据的百位或十位修改操作（光标缩小至被修改的这一位上），左旋或右旋鼠标即进行该位的增减操作。按下鼠标确认该位的修改，并进入下一位的修改，同样左旋或右旋鼠标进行该位的增减。逐位修改完毕后，光标增大为全光标，即退出数据的修改操作，此时可通过旋转鼠标将光标移走。
3. 开机界面和主菜单介绍首先将AC220V或AC380V电源连接至仪器面板，打开面板上的电源开关，液晶屏白色背光亮，装置进行自检，自检完毕进入伏安特性测试仪汉化主菜单（如图2.1）。进入汉化主菜单后光标指示的当前试验项目为“伏安特性” 测量，当前选择项目的背景会反色。按下旋转鼠标即可进入伏安特性测试界面，旋转鼠标则可选中“变比极性” 、“极性测量” 、“设置时间”或“电脑通讯”。
4.PC通讯本仪器使用RS232通讯口与PC机进行联机，用RS232连接线或USB转RS232转换器将仪器与PC机连接，并选择 电脑通讯 选项，仪器便进入了电脑通讯状态（如图2.2），具体操作请看第五章的应用软件安装和使用说明。
仪器与计算机联机成功以后，试验人员可以在计算机上查看仪器Flash中存储的历史数据，也可以使用计算机控制设备进行CT极性测试试验，CT变比极性试验，CT伏安特性试验，并可将试验结果保存，打印成A4文档，将数据导出成Excel文档格式。试验过程中仪器所采集的所有实时数据都会被显示在应用软件的软件示波器中，应用软件还可以根据试验结果计算CT伏安特性试验所对应的CT误差曲线，在联机结束后可以按住复位按钮使设备重新启动并退出联机界面。
5.修改时间日期在仪器待机画面中选择 设置时间 选项，确定后进入设置时间界面（如图2.3），通过旋转鼠标可以设置仪器的年、月、日、时、分参数。[1]
试验操作
一.伏安特性试验和误差曲线计算1. 试验参数设置
进入CT测试主界面后，转动旋转鼠标将光标移动至 伏安特性 选项，按下旋转鼠标即可进入伏安特性试验参数设置界面（如图3.1），通过旋转鼠标可以改变当前所选择选项的数值，将光标移动至 返回 ，按下鼠标则可返回至CT测试主菜单界面，CT伏安特性参数设置界面的各参数含义如下：
1) 测量方式选择：伏安特性试验有“单机”﹑“调压器”﹑“升压器”三种试验方式，用户可根据实际需要来选择试验方式。
2) 额定输出电压：额定输出电压是指CT伏安特性试验时的电压停止条件，如果不太确定可设为400V进行试探性的试验，如果试验完成后，400V时CT还没有达到饱和则可将此电压值设高，在AC220V电源输入情况下最大输出电压为600V，在AC380V电源输入情况下最大输出电压可达1000V。
3) 额定输出电流：设置CT伏安特性试验时的额定输出电流值，此值一般设置为CT的额定二次电流，例如：600A/5A则二次最大电流一般设为5A。600A/1A则二次电流一般设为1A，仪器内置互感器二次侧所测量的最大电流范围为1-20A。
4) 分段点电流：估计的分段点电流值，分段点一般为CT额定电流的0.1-0.2倍，可据此设置一个分段点电流值，分段点范围一般可设为是：0.1-1.0A，“分段点电流” 与下面的“分段点前步长” 、“分段点后步长”结合在一起，对试验过程的电压电流数据个数进行控制。
5) 分段点前步长：分段点电流以前的电流采集，按这个设定值的n倍进行记录，电流和电压数值的采集是同步进行的，分段点前步长数据采集范围可以设定为：0.01-0.50A。
6) 分段点后步长：分段点电流以后的电流采集，按这个设定值的n倍进行记录，分段点后步长记录范围为：0.1-2.5A，且是0.1A的倍数。
二. CT伏安特性单机试验CT伏安特性试验可以选择单机试验﹑外接调压器试验或者外接升压器试验，单机试验是指只需要利用仪器的内置调压器进行试验，不需要外接任何升压、升流和调压仪器。
1) CT伏安特性单机试验接线
CT伏安特性单机试验接线如图3.2所示。CT伏安特性单机试验有AC220V或者AC380V电压两种供电方式。当交流功率电源输入端子接AC220V电压时，交流电压输出为0-600V，当输入端子接AC380V电压时，交流电压输出0-1000V。
注意1：使用装置单机试验时请勿连接外部调压器，以免电压过高损坏装置。
注意2：做伏安特性试验时，极性和变比试验的端子请不要接线。
注意3：切勿将输入功率电源接到电压输出端子，以免损坏装置。
2) 试验方法
在CT伏安特性试验参数设置界面上，通过旋转鼠标将光标移动到“测量方式选择=”右边的选项上，此时每按一下旋转鼠标可改变一次测量方式，当液晶屏幕上显示为“单机” 即表示所选的测量方式为“单机” ，然后将光标移动至 开始试验 选项并按下旋转鼠标，进入伏安特性单机实验界面。将光标移动至 运行 选项并按下旋转鼠标，仪器自动进行试验，如果用户想提前终止试验，可将光标移动至 停止 选项并按下旋转鼠标，仪器结束本次试验。当仪器试验完成后，将弹出试验结果操作对话框。用户可对试验结果进行相关的处理（具体操作请看CT伏安特性试验结果操作说明一节）。
三. CT伏安特性外接调压器试验1） CT伏安特性外接调压器试验接线
外接调压器试验使用选配的调压器进行伏安特性试验，CT伏安特性外接调压器试验接线如图3.4所示。
2） 试验方法
在CT伏安特性试验参数设置界面上，通过旋转鼠标将光标移动到“测量方式选择=”右边的选项上，此时每按一下旋转鼠标可改变一次测量方式，当液晶屏幕上显示为“调压器” 即表示所选的测量方式为“调压器” ，然后通过旋转鼠标将光标移动至 开始试验 选项并按下，进入伏安特性外接调压器试验界面。将光标移动至 运行 选项并按下旋转鼠标，仪器开始试验，用户控制调压器进行升压，仪器不断采集CT二次侧的电压和电流值的实时数据 ，一旦采集的电压或电流值超过设定的任何一项时，试验就会自动停止并结束本次试验。当仪器试验完成后，将弹出试验结果操作对话框。用户可对试验结果进行相关的处理（具体操作请看CT伏安特性试验结果操作说明一节）。
注意：在开始做外接调压试验之前，应手动将外接调压器归零。
四. CT伏安特性外接升压器试验1） 外接升压器试验接线
外接升压器使用选配的升压器进行伏安特性试验，测试额定电流1A的CT要求测试电压高达1500～2000V，装置单机不能升到这么高的电压，此时可以采用选配的外接升压器进行试验。外接升压器的原理是将装置输出电压再进行二次升压至1500～2000V。
当交流功率电源输入端子接AC220V电源时，经外接升压器升压后交流电压输出为0～1650V，当输入端子接AC380V电源时，升压后交流电压输出达0～2000V。
2） 试验方法
在CT伏安特性试验设置界面中选择外接升压器试验，则会进入外接升压器试验环境，试验过程与操作和单机试验相同。
五. CT伏安特性试验结果操作说明试验结束后，屏幕显示出伏安特性试验曲线。该界面上各操作说明如下： 
游标：通过旋转鼠标将光标移动至 游标 选项并按下，即可通过左旋或者右旋旋转鼠标来显示当前点的电压和电流值。要退出“游标” 功能，再按一次旋转鼠标即可。
打印：通过旋转鼠标将光标移动至 打印 选项并按下，即可打印试验数据。
误差曲线：通过旋转鼠标将光标移动至 误差曲线 选项并按下，将弹出一个误差曲线设置对话框（如图3.9）。Z2为CT二次侧阻抗值。额定电流为CT的二次侧额定电流，这两项可由用户根据实际需要来设定，并将作用于5%和10%误差曲线的显示效果和计算值。用户设置好这两个参数后，通过旋转鼠标将光标移动至 5%误差曲线 选项并按下，即可自动进入5%误差曲线结果操作界面，通过旋转鼠标将光标移动至 曲线数据 选项并按下，可显示5%误差曲线的曲线数据，通过旋转鼠标将光标移动至 打印 选项并按下，可打印5%误差曲线，通过旋转鼠标将光标移动至 返回伏安曲线 选项并按下，可自动返回到上一级伏安特性试验结果操作界面；将光标移动至 10%误差曲线 选项并按下，即可自动进入10%误差曲线结果操作界面，通过旋转鼠标将光标移动至曲线数据 选项并按下，可显示10%误差曲线的曲线数据，通过旋转鼠标将光标移动至打印 选项并按下，可打印10%误差曲线，通过旋转鼠标将光标移动至返回伏安曲线 选项并按下，可自动返回到上一级伏安特性试验结果操作界面。
数据：通过旋转鼠标将光标移动至 数据 选项并按下，屏幕上将显示伏安特性试验的试验结果数据列表，如果数据数量比较多，通过旋转鼠标将光标移动至 翻页 选项并按下，即可查看更多的数据。通过旋转鼠标将光标移动至 返回 选项并按下，可自动返回到上一级伏安特性试验结果操作界面。
保存：通过旋转鼠标将光标移动至 保存 选项并按下，将弹出一个伏安特性测试结果保存的参数设置对话框。线路号可以设置六位，每一位用数字0-9或者“空格”表示，通过旋转鼠标将光标移动至“线路号：”右边的选项并按下旋转鼠标，光标缩小为一个数字大小，通过转动旋转鼠标即可得到所需要的值，每按一下旋转鼠标可设置下一位数字，当按完六下后，即完成线路号的设置。组号由一位0—9的数字或者“空格”表示，设置方法跟线路号相同。相序由一个字母或者“空格”表示，字母可以为“A.B.C.D”中的一个，设置方法跟线路号相同。K由一位0—9的数字或者“空格”表示，设置方法跟线路号相同。日期为当前时间日期。已用表示已保存的数据量。当设置完参数后将光标移动至 确定 选项并按下，仪器自动完成保存并返回到上一级伏安特性试验结果操作界面；当将光标移动至 取消 选项并按下，仪器自动返回到上一级伏安特性试验结果操作界面。 
返回：通过旋转鼠标将光标移动至 返回 选项并按下，仪器自动返回到上一级电流互感器伏安特性试验参数设置界面。
运行：通过旋转鼠标将光标移动至 运行 选项并按下，仪器自动进行新一轮试验，并受上一次设置的参数所限定。
六. 查看伏安特性试验历史数据本仪器可以由用户根据实际需要来保存CT伏安试验结果。在CT伏安特性试验参数设置界面，通过旋转鼠标将光标移动至 记录查询 选项并按下，即可进入CT伏安特性试验记录查询界面。
查看历史数据的操作说明如下：
1） 序号：用户所保存数据的顺序号。最先保存的显示在最前面，序号也最小。
2) 日期：用户保存数据时的实际时间。
3) 已用：用户已存数据的组数跟仪器最大所能存储的数据组数的比例。
4) ↑ ↓：通过旋转鼠标将光标移动至 ↑ ↓ 选项并按下，进入已存储的数据组数选择界面。通过旋转鼠标的左旋或者右旋，可选择用户想要查看的数据。选定数据后按下旋转鼠标，即可对数据进行操作。
5) 查询 ：选定数据后，通过旋转鼠标将光标移动至 查询 选项并按下，将弹出伏安特性测量历史数据操作界面。在伏安特性测量历史数据操作界面下， 删除选项可删除本组历史数据， 数据 ﹑ 打印 ﹑ 误差曲线 选项的意义和操作跟伏安特性试验结果操作界面里面的对应选项相同，
返回 可返回到伏安特性历史数据查看界面。
6) 删除 ：选定数据后，通过旋转鼠标将光标移动至 删除 选项并按下，则将该组历史数据删除掉。
7) 清空 ：通过旋转鼠标将光标移动至 清空 选项并按下，则将所有历史数据删除掉。
8) 通讯 ：通过旋转鼠标将光标移动至 通讯 选项并按下，则将与PC机进行联机通讯。
9) 返回 ：通过旋转鼠标将光标移动至 返回 选项并按下，则返回到上一级界面。
安全注意事项
1. 使用时应将仪器面板上的接地端子可靠接地。
2. 作伏安特性试验自动升压试验时，请勿外接调压器。（外接调压器和外接 升压器不是相同概念，请参看说明书有关章节）。
3. 仪器的工作电源为AC220V或 AC380V，插座装在侧板上。
4. 请勿堵塞仪器侧板上的风扇通风口，以免仪器过热。如果仪器长期不用，请放在干燥通风处保存，并一个月通电一次。