标题：超声波液位计
基本简介
SZK-260超声波液位计可采用二线制、三线制或四线制技术，二线制为：供电与信号输出共用；三线制为：供电回路和信号输出回路独立，当采用直流24v供电时，可使用一根3芯电缆线，供电负端和信号输出负端共用一根芯线；四线制为：当采用交流220v供电时，或者当采用直流24v供电，要求供电回路与信号输出回路完全隔离时，应使用一根4芯电缆线。直流或交流供电，具有4~20mADC，高低位开关量输出。
  量程范围：0-50米，多种形式可选，适合各种腐蚀性、化工类场合，精度高，远传信号输出，PLC系统监控。
工作原理
QF-8000超声波物位计工作原理是由超声波换能器（探头）发出高频脉冲声波遇到被测物位（物料）表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号.声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比.声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示：S=C×T/2.
探头部分发射出超声波，然后被液面反射，探头部分再接收，探头到液（物）面的距离和超声波经过的时间成比例：
hb = CT2 即
距离 [m] = 时间×声速/2 [m]
声速的温度补偿公式：  LU20超声波液位计环境声速= 331.5 + 0.6×温度
现场条件
1) 环境温度 : -10 ~ +60℃（低温情况需特殊说明）
2) 表壳保护等级 : IP65 适用于户外安装
3) 适用测量的介质 : 适用于大部分液体及粉状颗粒状固体，弱酸，弱碱，强碱，低于40%的强酸。若在强酸应用场合，请与我司联系，应使用防腐探头。
4) 容器压力 : 0.7~3 bar
5) 在下面的任何一种情况，要注意：
① 有泡沫的液体/固体
② 周围有强电压，强电流，强电磁干扰，尽量避免高电压，高电流及强电磁干扰
③ 大风和太阳直晒
④ 强震动
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器（换能器）发出，声波经物体表面反射后被同一传感器接收，转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。由于采用非接触的测量，被测介质几乎不受限制，可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
产品特点
多脉冲低电压多点发射发射电路，双平衡抑制噪声多点接收电路（QF-9000系列）：提高仪器可靠性，解决不物位不平整测量不准确的难题，并大大加强抗干扰能力，可在变电站发射塔附近稳定工作
自动功率调整、增益控制、温度补偿。
先进的检测技术，丰富的软件功能适应各种复杂环境。
采用新型的波形计算技术，提高仪表的测量精度。
具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实。
16位D/A转换，提高电流输出的精度和分辨率。
传感器采用四氟乙烯材料，可用于各种腐蚀性场合。
多种输出形式：可编程继电器输出、高精度4-20mA电流输出、Rs-485数字通信输出 分体超声波液位 探头
QF-8000型一体型超声波液位计主要参数
量程：0-3、5、8、10、15、20 、 30、 40、 50 m (型号：QF-8000)
精度：0.25%
盲区：0.15-0.7m
工作温度：-20℃-+60℃
压力范围：-1-16公斤（型号：QF-8000或者QF-9000系列）
电源：24VDC、220VAC
输出：4-20mA、Rs-485
控制：二路继电器
防护等级：IP68
显示方式：12864点液晶显示
耐腐型传感器外壳采用四氟乙烯
QF-9000型分体型超声波液位计主要参数
量程：0-3、5、8、10、15、20m、30、40、50、60、70m （型号：QF-9000)
精度：0.25%
盲区：0.15-1.2m
工作温度：变送器-20℃-55℃ 传感器-25℃-80℃
压力范围：-1-16公斤（型号：QF-8000或者QF-9000系列）
电源：24VDC、220VAC
输出：4-20mA、Rs-485
控制：四路继电器
防护等级：IP68
显示方式：12864点液晶显示　耐腐型传感器外壳采用四氟乙烯
原理以及安装要求
超声波液位计工作时，高频脉冲声波由换能器（探头）发出，遇被测物体（水面）表面被反射，折回的反射回波被同一换能器（探头）接收，转换成电信号。脉冲发送和接收之间的时间（声波的运动时间）与换能器到物体表面的距离成正比，声波传输的距离S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示：S=　CⅩT/2
安装超声波液位计时必须考虑超声波液位计的盲区问题。当液位进入盲区后，超声波变送器就无法测量液位了，所以在确定超声波液位计的量程时，必须留出50公分的余量，安装时，变送器探头必须高出最高液位50公分左右。这样才能保证对液位的准确监测及保证超声波液位计的安全。
在实际使用中，因为安装时考虑不周，液位计被水淹没，致使液位计完全损坏。
SGM超声波液位计特点
价格低，体积小，重量轻，可用于食品，化工，半导体等行业对液体和散装固体非接解式物位测量，可用于远程物位监控和泵的控制
机械安装时应注意：安装应垂直于测是物表面，避免用于测量泡沫性质物体，避免安装于距测量物体表面距离小于盲区距离（盲区：每台产品会有一个标准，随产品得知），应考虑束避开阴挡物质不与灌口和容器壁相遇，检测大块固体物应调整探头方位，减少测量误差
主要技术参数
防爆型
型号：QF-9000
测量范围：0～70m
盲区：0.15m～1.2m
测量精度：±3mm或3～5‰，取其大者
重复精度：1‰
分辨率：1mm
频率：40KHz / 24KHz
方向角：4°/ 6°（全角）
压力：16个大气压以下
显示：自带LCD显示液位高度
输出：4～20mA、RS485协议
应用场合：防爆环境
供电电压：DC24V 150mA
环境温度：－20℃ ～ +60℃
防爆等级：Ex d（ia）ⅡBT4
耐酸耐碱型
型号：QF-8000
测量范围：0～70m
盲区：0.15m～1.2m
测量精度：±3mm或3～5‰，取其大者
重复精度：1‰
分辨率：1mm
频率：40KHz / 24KHz
方向角：4°/ 6°（全角）
压力：16个大气压以下
显示：自带LCD显示液位高度
输出：4～20mA、RS485协议
应用场合：酸碱等腐蚀性强的环境
供电电压：DC24V/AC220V
环境温度：－20℃ ～ +60℃
防护等级：IP65
普通非防爆型
型号：QF-8000
测量范围：0～50m
盲区：0.15m～1.2m
测量精度：±3mm或3～5‰，取其大者
重复精度：1‰
分辨率：1mm
频率：40KHz / 24KHz
方向角：4°/ 6°（全角）
压力：16个大气压以下
显示：自带LCD显示液位高度
输出：4～20mA、RS485协议
应用场合：非防爆环境
供电电压：DC24V/AC220V
环境温度：－20℃ ～ +60℃
防护等级：IP65

HD-ALY系列精巧型
产品概述
HD-AL系列小盲区超声波物位仪是该公司专为小盲区、高精度的非接触工况测控研制的。它博采众长，吸取了国内外多种物位仪优点，实现了全数字化，人性化设计理念，具有完善的物/液位测控.数据传输和人机交流功能。主芯片采用进口工业级单片机，数字温度补偿和超宽电压输入稳压等数十块相关专用集成电路。外壳采用工程塑料ABS防水外壳，探头部分选用PP或不锈钢头，壳体小巧且相当坚固。其电路主板采用优质贴片元器件，贴片式键盘，使产品性能更稳定可靠。因此可广泛应用于与料位，液位测控相关的各个领域。
技术指标
最大量程：1 m
盲 区：<0.06 m
最小显示分辨率 :1mm
发射角： 9°
最大误差：小于±1.5mm
工作频率：40KHz～430.0KHz
显示： 四位八段LED数码管(可选LCD显示）
温度补偿：自动温度补偿
现场设置：通过变送器按键完成
标定：出厂标定，可现场校准
工作电压： DC12—30V 功耗：<1.5W
模拟输出信号：0～20mA；4～20mA负载>300Ω；
0～5V；1～5V；0～10V；1～10V
数字输出：RS485（支持Modbus）
开关输出：两组NPN开关输出
外形尺寸：Φ75×M30×92(不锈钢）；Φ75×M48×117(ABS)
外壳材质：ABS工程塑料；
换能器： 不锈钢或PP工程塑料
重量：332g
连接方式：螺纹连接
安装方式：螺纹M30×1.5
键盘：三位轻触A.B.C键
防护等级：IP65
温度： －20℃～80℃
相对湿度：0～95%
工作压力：常压
应用场所：储罐 化学品罐 池子 料槽 水渠 水井…
被测介质：清水 污水 灰浆 泥浆 酸碱液 化学试剂 润滑油 重油 沥青…
HD-ALY10DAF防腐型超声波液位计
HD-ALYF防腐型超声波液位计实现了全数字化，人性化设计理念，具有完善的物/液位测控功能。数据传输功能和人机交流功能。不必接触工业介质就能满足大部分物位测量要求，从而彻底地解决了压力式、电容式、浮子式等传统测量方式带来的缠绕、堵塞、泄露、介质腐蚀维护不便等缺点。
应用领域
水及污水处理 ：泵房、集水井、生化反应池、沉淀池等
电力、矿山：灰浆池、煤浆池、水处理等
性能特点
具有抗干扰性强。可任意设置上下限节点及在线输出调节，并带有现场显示，可选择模拟量，开关量及RS485输出，方便的与相关设施接口。
采用聚丙烯防水外壳。壳体小巧且相当坚固，具有优良的耐化学品性，对于无机化合物，不论酸、碱、盐溶液，除强氧化性物料外，几乎都对其无破坏作用，对几乎所有溶剂在室温下均不溶解，一般烷、烃、醇、酚、醛、酮类等介质上均可使用。
重量轻、不结垢、不污染介质。
无毒性。可用于药品、食品工业设备安装，维修极为方便。
技术指标
量程：0.3～5m，0.3～8m,0.5～12m
盲区：<0.3m,<0.5 m
发射角：12° 最小显示分辨率：1mm
精度：±0.3%×量程
显示：四位八段：0.5英寸LED
工作频率 ：20 KHz～43.0KHz（因型号规格而不同）
现场设置：通过物位仪按键完成 标定：出厂标定，可现场校准
模拟输出信号：4～20mA负载>300Ω；0～5V；1～5V
数字输出：RS485（支持Modbus） NPN开关输出
工作电压：DC12—24V 功耗<1.5W
外形尺寸：Φ83×145×M65
外壳材质：PP
重量：272g(5m)； 410g(12m)
安装方式：外直管螺纹M65×1.5
防护等级：IP65
温度：－10℃～60℃
应用
1、测量流量、液位、低表压、真空和比重  超声波液位计
2、两线制最大量程可达30m
3、四线制最大量程可达40m
4、最小分辨率1mm
5、LCD/LED大显示屏
6、智能信号处理技术
7、配有高低位双继电器（仅四线制）
8、全塑料防腐外壳（防护等级lP67）
9、专利的换能器结构（小量程物位计法兰安装时，对法兰接管长度无要求）
10、简单的按键设定参数（无需等待容器排空或加满，无需附加的遥控器）
11、灵活的安装方式（螺纹/法兰、固定孔/支架）
12、交流或直流供电形式可选（仅四线制）
指示灯常亮故障问题
[1]出现故障指示灯常亮的情况主要有以下两种,解决方案如下供参考:
1.在超声波持续零液位时,顶部灯亮,输出电流为22MA。而且隔一段时间后恢复液位时,故障不能自动解除,需关电重启后正常,给客户带来不必要的麻烦甚至损失。
出现这种故障是安装附件的选择问题。由于超声波液位计是全球首创0度发射,优点上面也介绍了。另外它的另外一个与众不同的特点是,超声波的发射除了平面头外,在螺纹这里也是有发射的。如果持续的零位,在加上安装件选用金属支架。超声波液位计就会识别到支架部分的信号强度大于平面头接收的信号强度。而金属支架部分与发射波之间处于盲区距离。所以超声波处于保护状态,故障灯常亮,输出22MA。解决的办法就是选用非金属支架。因为选用非金属支架后,螺纹处的发射波能穿透出去,而零点液位的回波信号绝对会大于螺纹处的回波信号。
2.经调试与重新编程后,顶部故障灯常亮,输出电流为22MA。出现这种故障情况,经实际查证,还是在编程与调试过程中,未能按照说明书要求。造成的程序紊乱而自保状态。客户在调试编程超声波液位计时,未能等到指示灯正常闪动,或则编程方法步骤根本不对,处于不稳定的编程调试。如果多次反复未依要求编程调试,超声波液位计将拒绝工作而自保。出现这种故障的解决方法是先将超声波液位计按要求复位,在进行重新编程。如果在未复位的情况下多次再编程,会出现以上故障。
技术参数
型 号
CYW
量 程
液体：0~15m/20m/30m/40m 固体：0~6m/10m /15m /25m
盲 区
0~15m：0.6m；0~20m：0.8m；0~30m：1.2m；0~40m：1.5m
精度(空气中)
量程的0．2%
电流输出
4~20mA
输出分辨率
实际量程的0．03%
输出负载
0~500Ω
开关量输出
高位、低位继电器常开
继电器规格
AC250V 5A/DC30V
显示分辨率
lcm
显示方式
4位LCD液晶(字高15cm) 或6位LED数码管
输入电源
DC24V(±10%)80mA或AC220V 50mA
温度补偿
全范围自动
介质温度
-45℃~+85℃
压力范围
±0．1MPa
声波束角
5°(3db)
检测周期
1秒
参数设置
3位有感按键
电缆装置
PGl3.5密封套
外壳材质
ABS
传感器材质
PVC
防护等级
IP67
安装方式
螺纹(法兰)或固定孔(支架)
安装要求
探头发射面应伸出容器安装口

选型
CYW—
超声波液位计
型 式
A
一体式两线制
B
一体式三线制
C
一体式四线制
D
分体式四线制精简型
E
分体式四线制标准型
量 程
4
L=4m
6
L=6m
8
L=8m
10
L=10m
12
L=12m
15
L=15m
20
L=20m
30
L=30m
40
L=40m
客户指定
L=…..m
电源电压
D
DC24V LCD液晶显示
E
DC24V LED数码管显示
A
AC220V LCD液晶显示
探头加长
**mm