标题：高低温试验机
规格型号
列表一：型号规格工作室尺寸（D*W*H）mm外形尺寸（D*W*H）mm温度范围BJYSL-GDW-100450×450×5001150×1050×1750A:-20℃～200℃
B:-40℃～200℃
C:-60℃～200℃BJYSL-GDW-225500×600×7501200×1100×1900BJYSL-GDW-500700×800×9001450×1400×2150BJYSL-GDW-800800×1000×10001500×1550×2200BJYSL-GDW-0101000×1000×10001720×1580×2280列表二：容积（单位：L）工作室尺寸（D*W*H）mm外型尺寸（D*W*H）mmLRHS-101-L450×450×5001200×1000×1650LRHS-225-L500×600×7501300×1150×1900LRHS-504-L700×800×9001450×1400×2100LRHS-800-L800×1000×10001550×1600×2250LRHS-1000-L1000×1000×10001850×1600×2250
控制系统
控制器：进口数显触摸按键，P.I.D 微电脑S.S.R温度控制器（韩国三元ST190仪表）  产品实物图[1]
精度：0.1℃（显示范围）[2]
感温传感器：PT100铂金电阻测温体[3]
控制方式：热平衡调温调方式
温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
具有自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精确稳定
附属功能：故障报警及原因、处理提示功能（启动警报时灯亮）
断电保护功能
日历定时功能（自动启动及自动停止运行）
自诊断功能
低温控制方式
试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点，后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。
安装场地
地面平整，通风良好  
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间，
供电条件
电源要求：AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率：总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用（建议电源开关容量：32A）
环境条件
环境温度：5℃～+30℃（24小时内平均温度≤30℃）
环境湿度：≤85%RH
供水条件
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门，会造成箱内的温、湿度波动；在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽，可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
产品用途
高低温试验箱：该仪器适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、  汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温（交变）循环变化的情况下,检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围，其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件，适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A：低温试验方法，试验B：高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
设备型号与规格
型号GDW-100GDW-225GDW-500GDW-800GDW-010工作尺寸D×W×H450×450×500500×600×750800×700×900800×1000×10001000×1000×1000外形尺寸D×W×H1150×1050×17501200×1100×19001450×1400×21501500×1550×22001720×1580×2280功率A/B/C/D(kw)3.0/4.0/4.5/6.03.5/5.0/5.5/ 6.56.0/7.0/7.5/ 8.57.0/9.0/11.0/12.59.0/10.0/11.5/13.0
技术参数
性能指标温度范围A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃湿度范围30~98% R?H波动/均匀度≤±0.5℃ /±2℃温度偏差+2%、-3%R?H升温时间-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min降温时间25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min温湿度运行控制系统控制器进口微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数）精度范围设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H温湿度传感器铂金电阻?PT100Ω加热系统完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器加湿系外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器除湿系统采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器供水系统加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗制冷系统全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式循环系统耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮
设备工作原理﹑结构及材质
工作原理制冷工作原理：制冷循环采用逆卡若循环，该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成，其过程如下：制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力，消耗了的功使排气温度升高，之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。本试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统保持在最佳的运行状态。采用平衡调温（BTC）,既在制冷系统在连续工作的情况下，控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量，最终达到一种动态平衡。设备结构(1) 试验箱箱体为整体结构形式，制冷系统位于箱体后下部，控制系统位于试验箱的上部。
(2)工作室一端的风道夹层内，分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置；试验箱左侧设有Ф50电缆孔，试验箱为单开门(不锈钢嵌入式门拉手)
(3)采用双层耐高温抗老化硅橡胶密封，可有效保证试验箱温度的流失
(4)箱门上设有观察窗、防霜装置及可开关控制的照明灯。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜。照明灯采用进口品牌飞利浦灯管，可有效的全方位观察工作室内的试验变化。
操作注意事项
本试验绝对不能用于对下列物质或含这些物质的试验： 
(一)、爆炸物： 
1．硝化甘醇(乙二醇二硝酸酯)、硝化甘油(丙三醇三硝酸酯)、硝化纤维素及其它爆炸性的硝酸酯类。 
2．三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚(苦味酸)及其它爆炸性的硝基化合物。 
3．过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。 
(二)、可燃物： 
1． 自燃物： 
金属："锂"、”钾”、"钠"、黄磷、硫化磷、红磷。 
赛璐璐类：碳化钙(电石)、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。 
2． 氧化物性质类： 
(1) 氯酸钾、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类。 
(2) 过氧酸钾、过氧酸钠、过氧酸铵以及其它的过氧酸盐类。 
(3) 过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的无机过氧化物。 
(4) 硝酸钾、硝酸钠以及其它的硝酸盐类。 
(5) 次氯酸钾以及其它的次氯酸盐类。 
(6) 亚氯酸钠以及其它的亚氯酸盐类。 
(三)、易燃物： 
(1) 乙醚、汽油、乙醛、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到-30℃的物质。 
(2) 普通乙烷、氧化乙烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物质。 
(3) 甲醇、乙醇、二甲笨、酸醋戊酯及其它燃点在0℃以上低于30℃的物质。 
(4) 煤油、汽油、松节油、异戊醇、酸醋及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。 
(四)、可燃性气体： 
氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体。
加热系统
1、采用远红外镍铬合金高速加温电加热器;
2、高温完全独立系统，不影响低温试验、高温试验;
3、温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益.
控制系统
1、采用(日本富士)进口数显触摸按键控制仪，P.I.D微电脑S.S.R温度控制器;
2、精度：0.1℃(显示范围);
3、解析度：±0.1℃;
4、感温传感器：PT100铂金电阻测温体;
5、控制方式：热平衡调温调湿方式；所有电器均采用(施耐德)系列产品;
6、温度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制; 
7、具有自动换算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定;
8、本试验箱回风口具有自动除霜装置(这样才能使试验时产生的水蒸气不会聚集在制冷蒸发器上，产生冰堵现象)。
制冷系统
1、压缩机：全封闭原装法国泰康;
2、制冷方式：单(双)机制冷;
3、冷凝方式：强制风冷冷却;
4、制冷剂：R404A、R23(环保型);
5、系统管路均作通气加压48H捡漏测试;
6、加温、降温系统完全独立; 
7、内螺旋式冷媒铜管;
8、斜率式蒸发器;
9、干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件;
10、除湿系统： 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式;
11、降温时启动R404A 、R23，除湿时只启动R404A(节能降耗)
保护系统
1、风机过热保护;
2、整体设备欠相/逆相保护;
3、制冷系统过载保护;
4、制冷系统超压保护;
5、整体设备定时;
6、水泵过热，过流保护;
7、其它还有漏电、缺水、运行指示，故障报警后自动停机等保护。
设备使用条件
1、环境温度：5℃～+28℃(24小时内平均温度≤28℃);
2、环境湿度：≤85%;
3、机器放置前后左右各80公分不可放置东西