标题：磁力仪
GB－6型海洋氦光泵磁探仪
用途GB－6型海洋氦光泵磁探仪是一种原子磁力仪，是一种高精度磁异常探测器，适合于航空及海洋地球物理勘探中高精度磁测量，也可用于航空磁异常探潜。该仪器具有数字化、模块化、小型化和系统集成特点。用光泵技术制成的高灵敏度磁探仪，无零点漂移、不须严格定向，对周围磁场梯度要求不高，可连续测量等显著优点，可广泛用于航空及海洋地球物理勘探。
该仪器已广泛用于港口、航道、锚地等对泥下障碍物、管道探测及海缆路由调查、重要工程水域磁场测量等海洋工程开发中，在海上和长江中已完成数十次探测与定位、打捞作业。
技术参数和机械性能主要技术参数
(1) 工作原理：氦光泵；
(2) 工作范围：35000－70000nT；
(3) 显示精度/读出速度：0.01nT/0.5秒，0.005nT/1秒；
(4) 方位误差：<±1.5nT； 二台一致性：<0.1nT；
(5) 拖体入水深度：0－50m； 拖缆：50－800m（GB－5A为50－100m）；
(6) 拖体深度指示：0-50m±0.2m可扩展0-100m；
(7) 接口：RS－232。
机械特性
(1) GA-6水下拖体：直径112mm，长2340mm（含稳定翼，可拆卸）；稳定翼：直径360mm；重量（空气中）36.5Kg（含定深器12Kg，不含电缆）
(2) GB-6拖缆：无磁性带拉力Kevlar拖缆，直径14.5mm，拉断应力≥1500Kg
(3) GB-6船上机箱：320×280×135mm
(4) 电源：220V/50Hz &lt;0.5A；　不含绞车。
目前国内只有一家叫做杭州瑞声海洋仪器的在自主研发，市场上的都是国外进口的，所以打造民族的海洋仪器品牌任重道远。
常用磁力仪
绝对磁力仪测定值的准确度由仪器本身确定，相对磁力仪测定值的准确度与绝对磁力仪比测后才能确定。常用的磁力仪有以下几种。
①地磁感应仪。测量地磁倾角的仪器。它是W.E.韦伯于是1837年根据电磁应原理制成的。测量精度可达数秒。
②磁偏计。测量地磁偏角的仪器。主要由磁系、悬丝、照准望远镜和水平度盘等组成。测量精度可达数秒。
③石英丝水平强度磁力仪。测量地磁场水平强度的相对磁力仪。它是丹麦学者D.拉库尔于1936年根据扭力矩与磁力矩平衡的原理设计制成的。仪器的主要部分是一条精制的石英丝和磁针。这种仪器可供野外地磁测量使用，也可供地磁台作地磁记录的校正。使用前必须先用绝对磁力仪对它的常数进行标定。
④零点磁秤。测量地磁场垂直强度的相对磁力仪。它是拉库尔于1942年根据重力矩与磁力矩平衡的原理，利用两根磁针间的相互作用制成的。
⑤磁通门磁力仪。测量地磁场强度和方向的相对磁力仪。仪器由独立的磁通门探头组合而成。每一个磁通门探头能独立地探知某一方向上地磁场的强度，把3个探头相互垂直地组合在一起，即可同时测出地磁场强度的3个分量。磁通门磁力仪是在第二次世界大战中为了从飞机上探测敌方潜艇而发展起来的，已在地磁台以及陆地磁测、航空磁测、卫星磁测等方面得到广泛应用。
⑥质子旋进磁力仪。测量地磁场总强度的绝对磁力仪。强磁场使水或碳氢化物中的质子极化，当强磁场突然去掉时，质子就以角速度w绕地磁场旋进。测定质子的旋进频率即可算出地磁场总强度。这种仪器不怕震动，适于装载在船舶、气球、飞机、人造卫星等运载工具上使用。
MCL-2 微机磁力仪
简介磁力仪俗称“磁秤”、“伽玛仪”，可用来寻找具有磁性的矿物质。MCL-2 微机磁力仪由北京大地华龙公司生产。它是根据磁通门原理利用计算机智能控制的新型磁力仪，用于铁矿勘察及其地下铁质埋藏物。由于该磁力仪操作十分简单，几分钟即能学会使用，大屏幕液晶可直接显示被测的磁场强度nT(伽码)，同时显示温度，日期，电量（仪器电池），故特别适合于初学者使用。该磁力仪内置计算机，具有自动线性校正，自动温度校正，24 位高精度A/D 转换器，可测量高达8 万纳特强磁场，大屏幕显示器可显示磁场强度曲线，与电脑连接可进一步作数据处理和解释推断，同样适用于专业物探、地质人员使用，是一种操作简便，具有较高分辨率和较高精度的磁力仪，性价比很高。
特点和技术指标（一）、产品特点 　
1.仪器轻便，无须记录，一人可完成测量工作。
2.边测边显示磁场强度曲线，可直观的确定地下铁质埋藏物的位置。
3．采用微处理器控制，能自动存储该测量点的磁场垂直分量、温度、时间，无需人工补偿，具有温度自动补偿功能。
4．大屏幕显示，全中文界面，自动显示磁场强度曲线，操作简单。
5．采用24位A/D转换器，分辨率高，测量范围宽。
6．自动电量显示。
7．背光显示，方便夜间操作。
8.磁场强度异常超值声音提示
（二）、主要技术指标。
测量范围： 0－80000nT
分辨率： 1nT
存储量： 5120 个点
探头： 硅油阻尼，转向差≤±10nT。
显示： 160×128液晶，带背光。
电源： 1.3AH铅酸充电电池。
整机功耗： 80mA～110mA。
工作温度： －10oC～+50oC。
主机尺寸： 225×180×80（MM）。
主机重量： 1 Kg
探头尺寸： 125X70(MM)
探头重量： 0.5 kg
GSM-19T标准质子旋进磁力仪(Proton)--加拿大GEM公司生产　中国代理（唯一）技术支持及售后服务中心--北京欧华联科技有限责任公司
  授权文件质子旋进磁力仪长期以来一直是便携而廉价的磁力仪。其用途包括环境和工程勘探以及或高效率的资源勘探。
工作原理质子旋进磁力仪利用氢原子产生旋进信号。它使用某些液体，如煤油，因为它们可以提供非常高的氢密度，并且在操作时没有危险。
让极化直流电流通过一个缠绕在液体试样上的线圈，这将会产生100高斯（Gauss）的辅助磁通密度。质子被极化至较强的净磁化强度，与较强的磁通密度达到热平衡。
当该辅助磁通终止时，被“极化“的质子即发生旋进而重排恢复为正常的磁通密度状态。根据以下公式，质子的旋进频率f0与磁通密度B（单位为特斯拉—Teslas,T）有直接关系：
f0=(γp/2π)B γp/2π=42.5763751MHz/T 
对质子旋进的测量必须按序进行。即先有一个初始极化，接着进行频率测量，然后这个循环不断重复。这不同于在氢核被极化的同时进行旋进测量的连续测量法。
GSM-19T 质子旋进系统的优点GEM质子旋进系统是对各种磁力仪和用户特殊使用需要进行了多年研究的结果
· 数据下载率可高达115MB，用于快速数据传输。
· 先进的频率计数算法，可提供最高质量的数据。
· 集成了全球定位系统（GPS）用于定位测量，分辨率可达5米、3米或1米。
· 可提供具有最高灵敏度的质子旋进系统（0.1纳特@一次采样/秒），可用于近地表和地下目标两者的测量。
· 高梯度容差（7000纳特/米）使之在甚至在接近无地质信号地区也可提供高质量数据。
· 内存。标准配置为4MB—足以应付一整天的工作。
· 基站技术。可编程，便于野外操作。
· 坚固耐用。在全球使用，GEM已成为可靠的质子旋进系统之标准。
· 具有信号质量监控测量功能。在测量操作过程中，如果数据质量下降，操作员将听到警告信号。
技术指标灵敏度： <0.05nT 分辨率： 0.01nT
绝对精度： 0.2nT 动态范围： 10,000到120,000nT
梯度容限： >7,000nT/m 采样率： 每3秒至60秒，一个读数
工作温度： -40°C—+60°C 重量和尺寸： 操作台2.1Kg,223*69*240m
探头和附件: 2.2Kg,170*71mm直径
WCZ-1质子磁力仪
该仪器参照国外先进磁力仪基础上针对本国实际情况采用先进技术研制的新一代质子磁力仪，其磁场测量精度为±1nT，分辨率高达0.1nT，完全符合原地矿部发布的《地面高精度磁测工作规程》要求。
  一、应用范围
矿产勘查，如铁矿、铅锌矿、铜矿等 配合矿区勘探，研究矿体的埋深、产状和连续性，研究矿体的形状、大小，估计矿床规模 石油、天然气勘查，研究与油气有关的地质构造及大地构造等问题 普查、祥查、地质填图 航空及海洋磁测的地面日变站 断层定位 考古 水文 工程勘查，如管线探测等 地震前兆监测，火山观测以及其它环境及灾害地质工作 小型铁磁物体的探测等 二、主要特点
可进行地磁场总场测量及梯度测量（水平梯度或垂直梯度，需增配专用探头及探头架） 可用于野外作业，也可用做基站测量 内置实时时钟，测量结果连同测量时刻一并存储，还能定时测量、存储 大屏幕显示，全中文界面，自动显示磁场强度曲线，操作简单 带背光的液晶显示器，方便夜间测量 既可全量程自动调谐，也可人工调谐 轻便便携，整套系统使用背包背带，一人即可完成全部测量任务 具有 RS-232C 计算机接口 专业地质软件可绘制等值线图、剖面图等 三、技术指标测量范围：20,000 nT～100,000nT 测量精度：±1nT 分 辨 率：0.1nT 允许梯度：≤5,000nT/m 存贮数据：100,000 个读数，带掉电保护功能 液晶显示：240×128 图型液晶 键盘输入：22 键 接 口：RS-232C标准串口 电 源：内置可充电电池12V/2.3Ah ，也可选用外接电源 主机体积： 230 × 155 × 65mm3 主机重量： 2.5Kg（包括电池） 探头体积：φ75mm×155mm 探头重量： 0.8 Kg 工作温度： -10 ℃～+50 ℃ (WCZ-1质子磁力仪野外噪声观测) 四、标准配置主 机 1 台 探 头 1 只 测 杆 1 付 充电器 1 台 可充电电池 2个 探头注油孔密封用生胶带 1 卷 探头注油孔密封螺丝用呆扳手 1 把 探头连接线 1 根 探头夹 1 只 背 带 1 根 手提箱 1 个 专用通讯电缆 1 根 USB转串口线 1 套 无磁螺丝刀（一字和十字） 各1把 软件及操作手册 1 套 探头盖备用紧固螺钉（M4×16）　 　3颗 探头夹电缆备用紧固螺钉（M3×12） 　2颗 探头线接线端备用紧固螺钉（M4×7）　3颗 插头线备用紧固螺钉（M2×6）　 　 6颗 五、产品详细资料下载