标题：继电保护试验
试验概述
继电保护装置是实现继电保护功能的设备，就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态，并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它主要包含着下列主要的环节：①信号的采集，即测量环节；②信号的分析和处理环节；③判断环节；④作用信号的输出环节。
在电力系统中，如果一次系统没有故障，而保护发生了误动，那么将影响对用户的可靠供电，若重负荷线路发生误动跳闸，还有可能引起系统振荡事故，破坏系统的安全稳定运行；如果一次系统发生了短路故障，但保护拒动，将扩大事故范围，甚至损坏电力设备。为了使保护真正起到对电力系统的保护与控制作用，必须使保护整体处于良好的运行状态，使得各相关元件及设备特性优良、回路接线正确、定值及动作特性正确。所以必须加强对保护的检验质量。
U/I测试试验
测试目的用于对保护装置的电压、电流保护功能，电压、电流继电器进行手动和自动测试。
界面左上边是参数设置，左下是实验结果显示栏，右上边是矢量图、线分量、序分量图显示，F2键可以切换显示，下边依次是接点状态模拟显示及注释。测试原理手动方式测试时，首先输出初始电压或电流值，然后由用户控制，按上、下光标键增减变量值，直至保护装置、继电器接点动作后，再按光标键增减变量值，直到保护装置、继电器接点返回。
以自动方式测试时，首先输出初始电压或电流值，然后将变量按步时正向逐步变化一个步长（加步长），直至保护装置、继电器接点动作，记录动作值；如果返回方式是“始→终→始”时，程序将变量反向逐步变化一个步长（减步长），直至保护装置、继电器接点返回，记录返回值。
测试完毕后，各项试验结果显示在屏幕上，用户可将结果文件存盘。
线路联接根据被测保护装置、继电器的类型（电压保护、电流保护；电压型、电流型）、将线圈绕组联接到本装置相应的电压或电流输出端。将被测保护装置的动作接点、被测继电器的动作触点联接到本装置的接点输入。参数说明
A．项目设置页
1.测试方式：选择本次测试的方式，提供2个选项：自动测试、手动测试。
当测试方式为自动测试时，则需设置如下2~8项参数：
2.测试项目：选择本次测试的项目，提供3个选项：低电压保护、过电压保护、电流保护
3.测试相别：选择所测继电器的相别，提供7个选项：AN、BN、CN、AB、BC、CA和3U0或三相并联。
4.变量设置：设置上述测试相别变量的初值及每次变化的步长。
5.最大电流：设置电流保护测试时，搜索的最大的电流值，仅在电流保护时须设置，以防止电流过大，损害保护装置或继电器。
6.返回方式：选择本次测试的流程，提供2个选项：始→终→始（测量动作值、返回值、动作时间）、始→终（测量动作值、动作时间）。
7.每步时间：设置每变化一个步长等待的时间。范围：0－3600秒。
8.抖动时间：设置防接点抖动的时间，范围0－3秒。为了防止接点的抖动影响试验结果而设置，只有接点动作超过该时间时，才被确认保护装置、继电器已经动作（或返回）。缺省值：200毫秒。
当测试方式为手动测试时，则需设置如下9~11项参数：
9.第一变量：设置第一变量及每次变化的步长。
10.第二变量：设置第二变量及每次变化的步长。
11.第三变量：设置第三变量及每次变化的步长。
这第一、第二、第三变量皆可设置为电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位或频率等；而且幅值及相位均可单相、两相或六相任意选择。
B．输出设置页
设置6相电压，6相电流的幅值、角度及频率。
【说明】：在自动测试过程中，对应的测试相别的模拟量输出，将由程序自动计算、更改并输出。而其他的量，则根据本相设置输出。比如：测试低电压保护、AN相，则A相电压的幅值、角度，将由程序计算并输出，而其他电压以及电流的输出，将根据本页中的设置输出。
直流测试
测试目的可对直流继电器或时间继电器的动作值、返回值及动作时间等参数进行手动或自动测试。
界面左上边是参数设置，左下是测试结果显示，而右上边是直流模拟表显示，下边是接点状态模拟显示及注释。测试原理以手动方式试验时，首先输入电压、电流和频率的初始值，用户可按↑↓键增减变量值，若要测试时间，应先敲“F3”键，然后用户按↑↓键增减变量值并开始计时。限时范围为0--3600秒，比如设置20秒，即指若在20秒内被测设备没有动作，则自动解除计时状态。
以自动方式试验时，首先输入各参量的初始值，再逐渐加步长改变变量值，其速度据每步时间的设置而定；若继电器或保护装置动作，逐渐减步长改变变量值，直至保护返回，软件将记录其动作值与返回值。期间若变量已加至最大或减至最小而保护未动，软件则自动退出试验。
测试完毕后，各项试验结果显示在屏幕上，用户可将结果文件存盘。
线路联接根据保护装置的保护类型、继电器的参数类型，将线圈绕组联接到本装置相应的直流电压及直流电流输出端。将被测保护装置的动作接点、被测继电器的动作触点联接到本装置的接点输入。
参数说明
1.直流电压：设置的直流电压的初始值和最大值，范围：0--300伏。【注意】：直流电压的输出方式：Udc=Uxy,即Ux端子为正，Uy端子为地。
2.直流电流：设置的直流电压的初始值和最大值，范围：-10--10安。【注意】：直流电流的输出方式：Idc=Iz,即Iz端子为正，In端子为负。
3.变量选择：选择本次测试的变量，提供2个选项：直流电压、直流电流。
4.测试方式：选择本次测试的方式，提供2个选项：手动测试、自动测试。
5.变化步长：设置变量的步长。范围:电压0--300伏；电流-10--10安。
6.每步时间：设置变量每变化一个步长所用的时间。范围：0--60秒该值越大，相对应的精度就越高。仅当自动方式时，须设置本参数。
7.返回方式：选择本次测试的流程，提供2个选项：始→终→始（测量动作值、返回值、动作时间）、始→终（测量动作值、动作时间）。
8.动作限时：设置继电器的动作限时。它是指该继电器动作的最大时间须在这个时间之内，若它的值小于动作时间，则关闭计时器或退出试验。范围：0--60秒。
9.电压补偿系数：设置一个补偿系数来修正直流电压的精度。范围：0.7--1.43。
10.电流补偿系数：设置一个补偿系数来修正直流电流的精度。范围：0.7--1.43。
11.抖动时间：设置防接点抖动的时间，范围0－3秒。为了防止接点的抖动影响试验结果而设置，只有接点动作超过该时间时，才被确认保护装置、继电器已经动作（或返回）。缺省值：200毫秒。
实验举例
测试时间继电器时，请尽量使用手动方式。先将直流电压初值设为0V，步长则设为220V（大于动作电压），试验运行后，按下F3键打开计时器，同时按上光标键增加电压至220V，软件将很精确测出动作时间。
阻抗特性
测试目的用于自动测试保护装置的阻抗特性、阻抗型继电器（包括阻抗继电器、功率方向继电器等）的动作边界，即Z(φ)动作边界特性。
界面左上边是参数设置，左下方是测试过程中电压电流输出显示，而右上边是动作曲线显示，下边依次是接点状态模拟显示及注释。测试原理试验开始后，从起始角度到终止角度以角度步长开始扫描，每条扫描线扫描半径的K%到100%之间进行搜索。一般地，应保证扫描半径的K%位于动作区内，100%位于动作区外，即扫描线必须完全覆盖动作边界。
对于一般扫描线上的测试，程序采用二分法原理进行动作边界点搜索，其搜索过程如下：
1）测试扫描线起点；
2）测试扫描线终点；
3）根据起点和终点的动作情况，决定下一步的搜索动作：
☆ 二者动作情况相同，则说明边界点不在此扫描线上，或者可能存在两个以上的边界点，结束本边界点的搜索。
☆ 二者动作情况不同，则说明有动作边界点存在于本扫描线上，进入二分法搜索，逐步逼近边界点，直到满足测试精度后，结束本动作边界的。
线路联接根据保护装置的保护类型、继电器的参数类型，将线圈绕组联接到本装置相应的直流电压及直流电流输出端。将被测保护装置的动作接点、被测继电器的动作触点联接到本装置的接点输入。参数说明A．整定特性页
1．特性形状：选择被测试保护的阻抗特性形状。提供2个选择：圆特性（含椭圆）、四边形（四方CSL保护）。
2．整定Z1：圆特性的第一个整定阻抗的极坐标形式：幅值、角度。在选择圆特性时须设置。
3．R1+jX1：圆特性的第一个整定阻抗的直角坐标形式：电阻、电抗。在选择圆特性时须设置。
4．整定Z2：圆特性的第二个整定阻抗的极坐标形式：幅值、角度。在选择圆特性时须设置。
5．R2+jX2：圆特性的第二个整定阻抗的直角坐标形式：电阻、电抗。在选择圆特性时须设置。
6．整定值R：四边形特性的整定值R值。在选择四边形特性时须设置。
7．整定值X：四边形特性的整定值R值。在选择四边形特性时须设置。
B．扫描设置页
1．中心阻抗Z：辐射式扫描圆圆心Z的极坐标形式，大小，角度。
2．R + j X：辐射式扫描圆圆心Z的直角坐标形式，电阻，电抗。
3．扫描区域：设置扫描角的起始角度和终止角度。
4．步长：扫描从起始角度开始，以角度步长为间距，沿逆时针方向确定需要测试的扫描线。
5．扫描半径：辐射式扫描圆的半径，相对于中心阻抗Z。即以Z为圆心，以扫描线半径为半径画圆则构成扫描圆。
6．扫描范围：扫描线在扫描半径的K%到100%之间进行搜索。一般地，应保证扫描半径的K% 位于动作区内，100%位于动作区外，即扫描线必须完全覆盖动作边界。
7．测试精度：动作点和不动作点之间的阻抗大小之差小于该精度时，即可认为二者为同一点，也即动作边界点。
8．测试特性：选择测试特性，提供2个选项：静态实验（故障前时间内不送故障前电流，而送故障电流）、动态实验（故障前时间内故障前电流电流以脉冲形式输出，适用于突变量保护装置的测试）。
C．故障设置页
1．故障类型：待测试的故障类型，提供了7种故障选择：A相接地、B相接地、C相接地、AB相间、BC相间、CA相间、三相短路
2．故障方向：选择故障的方向，提供2个选项：正向故障、反向故障。
3．故障电流：试验过程中，故障时电流的大小。
4．短路合闸角：故障发生时刻电压的角度
5．零序补偿：在接地系统中，为了计算零序阻抗需要整定两个补偿系数，即（零序电阻补偿系数Kr）和（零序电抗补偿系数Kx）。具体关系如下：
R0=R1（3Kr+1）
X0=X1（3Kx+1）
6．故障前时间：故障前时间内输出故障前电流和故障前电压
7．故障时间：测试电流变化过程中，每扫描点所保持的最大测试时间。一般地，故障时间应大于继电器的动作时间。
8．Ux设置：设置试验过程中Ux的输出方式，可以有八种输出方式，分别为（任意方式、+3U0、-3U0、+3√3U0、-3√3U0、UA、UB、UC），如果为任意方式则需设置Ux的幅值及相位。
功率方向
测试目的用于对保护装置的功率方向特性、功率方向继电器进行自动测试。
界面左上边是参数设置，左下方是实验结果显示，而右上边是矢量图显示，下边依次是接点状态模拟显示及注释。测试原理测试动作边界，程序先测试并记录保护或继电器在参考角度时的状态；然后逆时针方向进行扫描，搜索动作边界一；然后从参考角度顺时针方向进行扫描，搜索动作边界二；最后计算灵敏角，完成动作边界搜索。 
测试动作电压，以灵敏角（如前面测试了动作边界，得到灵敏角）或参考角度（如前面未得到灵敏角）为角度，从0开始加电压值，搜索动作电压。
测试动作电流，以灵敏角（如前面测试了动作边界，得到灵敏角）或参考角度（如前面未得到灵敏角）为角度，从0开始加电流值，搜索动作电流。
测试动作时间,初时状态为0，然后送动作电压（额定电压），角度为灵敏角或参考角度，计时，保护动作，得到动作时间。
线路联接根据保护装置的保护类型、继电器的参数类型，将线圈绕组联接到本装置相应的直流电压及直流电流输出端。将被测保护装置的动作接点、被测继电器的动作触点联接到本装置的接点输入。参数说明1.测试相别：选择测试的相别，提供7个选项：AN、BN、CN、AB、BC、CA和3U0或三相并联。
2.测试项目：选择要测试的项目内容，打"√"者表示选中测试。
3.故障电流：设置试验过程中，故障时电流的大小。
4.额定电压：设置被测保护或继电器的额定电压。
5.角度初值：设置测试时扫描起始的角度，电压超前为正。
6.测试精度：试验开始后先进行粗略扫描，找到动作边界后，返回一个步长，以测试精度值继续扫描，找到动作边界。
7.故障时间：设置每次故障等待的时间，为保证测试的正确，每步时间的设置应大于继电器的动作时间
8.间断时间：设置扫描一个值后等待间隔时间，以便被测保护或继电器可靠返回，间断时间内，测试仪输出额电压及零电流
9.防抖时间：设置防接点抖动的时间，范围0－3秒。为了防止接点的抖动影响试验结果而设置，只有接点动作超过该时间时，才被确认保护装置、继电器已经动作（或返回）。缺省值：200毫秒。
10.Ux设置：设置Ux的输出值，有三种选择，分别为（0、+3U0、+3√3U0）。
IT特性
测试目的用于测试反时限过电流继电器的I(t)动作特性。
界面左上边是参数设置，而右上边是特性曲线及动作记录显示，用户可以通过F2键切换显示，下边依次是接点状态模拟显示及注释。测试原理是自动测试方式；当测试开始后，软件根据设置的参数，自动计算并输出电流值，并记录其对应的动作时间，同时将IT曲线在屏幕上描出，直至本次试验完成。
线路联接将被测保护装置的线圈绕组联接到本装置相应的电流及电压输出端。将被测保护装置的动作接点、被测继电器的动作触点联接到本装置的接点输入。参数说明
1.故障类型：选择要模拟的故障类型，提供7个选项：A相接地、B相接地、C相接地、AB短路、BC短路、CA短路、三相短路。当模拟故障选择单相接地时，可选择电流输出方式，提供2个选项：单相输出、三相并联。如需测试大电流时，建议采用三相并联输出方式。
2.电流初值：设置扫描电流的初始值。范围：单相0-30安，三相0－90安。
3.电流终值：设置扫描电流的终止值。范围同上。
4.变化步长：设置程序扫描过程中每次变化的电流大小。
5.故障时间：设置每完成一次故障所需的最长时间。范围：0--999秒。
6.间断时间：设置每完成一次动作电流值的搜索后，测试装置进入一个间断状态的时间长度。在此状态下，电流输出为0。它的范围：0--20秒。
7.参考角度：设置电压与电流之间的夹角。该项以电压超前为正。范围：-360--360度
8.额定电压：设置额定电压值。它的范围与相别有关。
9.Ux设置：设置Ux的输出值，有五种选择，分别为（0、+3U0、-3U0、+3√3U0、-3√3U0）。
频率/低周减载
测试目的用于测试频率继电器、低周减载装置等的动作值、动作时间，以及滑差特性。
界面左上边是参数设置，左下是测试状态显示，而右上边是矢量图及频率表显示，下边依次是接点状态模拟显示及注释。测试原理手动变频，手动测试方式，用于手动模拟变频，也可手动测试频率继电器的动作值返回值。
动作频率，测试频率继电器的动作值，或低周减载装置的动作频率。本项目是自动测试方式，在设定频率范围内，按滑差系数为变化速度，搜索动作频率值。
动作时间，测试低周减载装置的动作时间。本项目是自动测试方式，从频率初始值开始变频到终止频率，从门槛频率时开始计时到保护动作的时间，及所测值。
滑差系数，测试低周减载装置的滑差系数定值。本项目是自动测试方式，按照滑差范围设定（滑差初始值应该大于保护定值，终值应该小于保护定值），变化频率，搜索该滑差是否能是保护动作，以测试该定值。
线路联接将保护装置或低周减载装置、频率继电器的线圈绕组联接到本装置相应的电流及电压输出端。将被测保护装置的动作接点、被测继电器的动作触点联接到本装置的接点输入。参数说明测试项目：设置要做的测试项目。提供4个选项：手动变频、动作频率、动作时间、滑差系数。选择的测试项目不同，参数设置页页将不同。
A．手动变频
1．变频选择：选择要变频的模拟量。提供3个选项：电压电流变频、电压变频、电流变频。
2．频率初值：设置试验开始后的初值频率值。
3．频率步长：设置每次变化的频率幅度。
B．动作频率
1．变频选择：选择要变频的模拟量，提供3个选项：电压电流变频、电压变频、电流变频；选择变频的方式，提供2个选择：周波变频、连续变频。
2．频率范围：设置试验过程中搜索的频率范围。
3．频率步长：设置每次变化的频率幅度。
4．滑差系数：设置频率变化的速度，应该设置为能是保护动作的滑差值，及比低周减载装置滑差闭锁值小的值。
5．变化延时：设置每次变化前，送50HZ正常值的时间。
6．故障时间：设置在每个搜索频率等待保护动作的时间。
7．间断时间：设置变化开始前，送零状态的时间。
C．动作时间
1．变频选择：选择要变频的模拟量，提供3个选项：电压电流变频、电压变频、电流变频；选择变频的方式，提供2个选择：周波变频、连续变频。
2．频率范围：设置试验过程中搜索的频率范围。
3．滑差系数：设置频率变化的速度，应该设置为能是保护动作的滑差值，及比低周减载装置滑差闭锁值小的值。
4．门槛频率：设置保护的门槛频率定值，及程序从该频率开始计时。
5．变化延时：设置每次变化前，送50HZ正常值的时间。
6．故障时间：设置在每个搜索频率等待保护动作的时间。
7．间断时间：设置变化开始前，送零状态的时间。
D．滑差系数
1．变频选择：选择要变频的模拟量，提供3个选项：电压电流变频、电压变频、电流变频；选择变频的方式，提供2个选择：周波变频、连续变频。
2．滑差范围：设置试验过程中搜索的滑差范围。正确的设置是，滑差初值应大于低周减载装置滑差闭锁定值，滑差终值应小于低周减载装置滑差闭锁定值。
3．滑差步长：设置每次变化的滑差幅度。
4．频率范围：设置试验过程中搜索的频率范围。该范围应该覆盖保护的动作频率定值。
5．变化延时：设置每次变化前，送50HZ正常值的时间。
6．故障时间：设置在每个搜索频率等待保护动作的时间。
7．间断时间：设置变化开始前，送零状态的时间。
差动继电器
测试目的用于测试差动继电器的比例制动及变压器谐波特性。
界面左上边是参数设置，左下方是测试结果显示，而右上边是动作曲线显示，下边依次是接点状态模拟显示及注释。测试原理以手动方式测试时，用户按照所选的变量，用↑↓键增减变量值，直至被测保护动作，并给出动作值，且测试过程中可在线修改变化变量。
自动方式时，软件自动增减步长值测试保护的动作值，最多可记录30次动作情况。
线路联接将被测保护装置的线圈绕组联接到本装置相应的电流及电压输出端。将被测保护装置的动作接点、被测继电器的动作触点联接到本装置的接点输入。参数说明1.差动相别：选择差动继电器的动作相与制动相，提供3个选项：Ia动作、Ib制动，Ib动作、Ic制动，Ic动作、Ia制动。若是Ia动作、Ib制动，则Ia为动作相，Ib为制动相以此类推。
2.动作电流：设置动作电流（Id）的初值、频率。
3.制动电流：设置制动电流（Iz）的初值频率。
4.夹角ΔG：设置两电流之间的夹角（范围同上），以动作电流（Id）超前为正。
5.变化方式：设置实验的方式，提供2个选项：自动方式、手动方式。
6.变量选择：选择变量的目标，提供3个选项：动作电流、制动电流、角度ΔG）。仅在手动方式下设置。自动方式下,程序预设为动作电流。
7.变量步长：设置变量的步长。
8.Iz步长：设置制动电流的搜索步长，范围：-30－30安。
9.每步时间：设置变量每变化一个步长所用的时间。范围：0--60秒。该值越大，相对应的精度就越高。仅当自动方式试验时须设。
10.间断时间：设置间段时间，即每完成一次动作电流值的搜索，测试装置都将进入一个间断状态。在此状态下，电流输出为0。范围：0--60秒。
谐波叠加
测试目的本测试模块静态测试直流与谐波叠加过程。界面左上边是参数设置，而右上边是叠加波形图显示，下边依次是接点状态模拟显示及注释。测试原理测试前，用户首先设置各相电压电流的各次谐波幅值、角度，选择变量、步长。实验开始后，即输出谐波波形，用户按↑↓键增减变量值，软件同时给出叠加波形图和模拟块，若未按键，则10秒钟后试验结束。
线路联接将被测保护装置的线圈绕组联接到本装置相应的电流及电压输出端。将被测保护装置的动作接点、被测继电器的动作触点联接到本装置的接点输入。参数说明Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic：分别设置对应相别的0－21次谐波的幅值、相位，其中，F2翻页，切换0－10次设置与11－21次设置。每相参数内容相同。注意：以上设置的叠加值一旦超过它的范围，软件会提出尖声警告，此时，用户必须重新设置该项参数。
1.直流：设置该相别模拟量的直流分量。
2.基波：设置该相别模拟量的基波分量。
3.二次谐波：设置该相别模拟量的二波谐波。
4.三次谐波：设置该相别模拟量的三波谐波。
5.四次谐波：设置该相别模拟量的四波谐波。
6.五次谐波：设置该相别模拟量的五波谐波。
7.六次谐波：设置该相别模拟量的六波谐波。
8.七次谐波：设置该相别模拟量的七波谐波。
9.八次谐波：设置该相别模拟量的八波谐波。
10.九次谐波：设置该相别模拟量的九波谐波。
11.十次谐波：设置该相别模拟量的十波谐波。
12.十一次谐波：设置该相别模拟量的十一波谐波。
13.十二次谐波：设置该相别模拟量的十二波谐波。
14.十三次谐波：设置该相别模拟量的十三波谐波。
15.十四次谐波：设置该相别模拟量的十四波谐波。
16.十五次谐波：设置该相别模拟量的十五波谐波。
17.十六次谐波：设置该相别模拟量的十六波谐波。
18.十七次谐波：设置该相别模拟量的十七波谐波。
19.十八次谐波：设置该相别模拟量的十八波谐波。
20.十九次谐波：设置该相别模拟量的十九波谐波。
21.二十次谐波：设置该相别模拟量的二十波谐波。
22.二十一次谐波：设置该相别模拟量的二十一波谐波。
23.相别变量：选择相别变量，提供6个选项：A相电压、B相电压、C相电压、A相电流、B相电流、C相电流。
24.谐波变量：选择谐波，提供22个选项：直流、基波、2次谐波、3次谐波、4次谐波、5次谐波、6次谐波、7次谐波、8次谐波、9次谐波、10次谐波、11次谐波、12次谐波、13次谐波、14次谐波、15次谐波、16次谐波、17次谐波、18次谐波、19次谐波、20次谐波、21次谐波。
25.变量步长：  该项对变量的步长进行设置。
26.测试时间：  设置试验总限时。
27.输出配置：  可选择电压由第一组电压（Ua,Ub,Uc）输出或者由第二组电压输出（Ux,Uy,Uz）输出；可选择电流由第一组电流（Ia,Ib,Ic）输出或者由第二组电流输出（Ix,Iy,Iz）输出
设置直流及各次谐波的补偿系数。因本装置的低通滤波电路是按照基波调整的，对直流及各次谐波输出的幅值稍稍有点影响，用户可设置这它们的补偿系数使输出量满足精度要求。

差动保护
测试目的为全六相差动试验，根据变压器差动保护的工作原理，自动测试变压器的比例制动特性、谐波制动特性以及直流助磁特性。
界面左上边是参数设置，左下边是测试过程变量显示，而右上边是特性曲线、动作记录显示区，用户可以通过F2键切换显示，下边依次是接点状态模拟显示及注释。测试原理做【比例制动试验】时，首先输出零电流值，持续一个间断时间后，按照设定的搜索参数，给出制动电流和动作电流的初始值（界面上会显示），动作电流的初始值为小于计算点负误差值的一个步长，然后固定制动电流，按步长变化动作电流，直至保护动作，若在一个故障限时的周期内保护仍无动作则不再搜索该点；然后变化一个步长的制动电流，再重新搜索动作电流，直至找至这一制动电流下的动作电流；当找至最后一个制动电流下的动作电流时，试验结束。
做【谐波制动试验】时，首先输出零电流值，持续一个间断时间后，按照设定的搜索参数，给出差动电流和谐波电流的初始值，谐波电流的初始值为大于计算点正误差值的一个步长，然后固定差动电流，按步长变化差动电流，直至保护动作，若在一个故障限时的周期内保护仍无动作则不再搜索该点；然后变化一个步长的差动电流，再重新搜索谐波电流，直至找至这一差动电流下的谐波电流；当找至最后一个差动电流下的谐波电流时，试验结束。
做【直流助磁试验】时，首先输出零电流值，持续一个间断时间后，按照设定的搜索参数，给出动作电流和直流电流的初始值，动作电流的初始值为零，然后固定直流电流，按步长变化动作电流，直至保护动作，若在一个故障限时的周期内保护仍无动作则不再搜索该点；然后变化一个步长的直流电流，再重新搜索该动作电流，直至找至这一直流电流下的动作电流；当找至最后一个直流电流下的动作电流时，试验结束。。
线路联接将被测保护装置的线圈绕组联接到本装置相应的电流及电压输出端，
将被测保护装置的动作接点、被测继电器的动作触点联接到本装置的接点输入。
参数说明
A．项目设置页
1.测试项目：选择本次测试的项目内容，提供3个选项：比例制动、谐波制动或直流助磁。
2.接线方式：根据变压器各侧接线方式的钟点数，选择接线方式。提供3个选项：Y/Y－12，Y/△－11，Y/△－1。
3.平衡系数：设置变压器的平衡系数，其中kh为高压侧电流平衡系数，kl为低（中）压侧平衡系数。
4.范围：设置制动曲线的搜索范围，由小到大，一般设置该值略大于曲线最上方拐点处的制动电流值；做直流助磁试验时，该值为直流搜索范围。
5.步长：设置制动电流的变化步长，步长越小，搜索位置越密。范围：0－30A。
6.故障限时：设置动作电流或制动电流每变化一次时的输出持续时间。范围：0－100秒。
7.间断时间：设置动作电流或制动电流每变化一次时的输出间隔时间，当搜索电流较大时，建议该值也设长一点。范围：0－100秒。
B．整定参数页
1.设定：选择Ir的公式，提供5个选项：（│Ih│+│Il│）/k，│Ih－Il│/k，max{│Ih│，│Il│},（│Id│－│Ih│－│Il│）/k,│Il│。
2.k值设定：设置Ir公式中的k系数值。
3.设定：显示Id的公式，不能修改。
4.动作门槛：设置差动电流的动作门槛整定值。
5.差动速断：设置差动电流的速断整定值
6.动作时间：设置差动电流的动作时间整定值
7.搜索精度：设置搜索过程的搜索精度，该值越小，搜索精度越高。 
C．比例制动特性参数页
1.拐点①：设置保护的比例制动特性拐点1的定值。
2.拐点②：设置保护的比例制动特性拐点2的定值。
3.拐点③：设置保护的比例制动特性拐点3的定值。
4.拐点总数：选择保护拐点的数目,提供3个选项：1个、2个、3个。
5.误差选择：选择测试的误差种类，提供2个选项：绝对误差、相对误差。
6.相对误差：设置相对误差值，当误差种类为相对误差时有效。
7.绝对误差：设置绝对误差值，当误差种类为绝对误差时有效。
D．谐波制动特性参数
1.谐波定义：选择被测保护的谐波定义，提供2个选项：高压侧谐波叠加差流、高压侧谐波低压侧差流。
2.谐波次数：设置谐波次数，范围：2－9。
3.谐波角度：设置谐波角度，范围：-360－360度。
4.谐波系数：设置谐波系数，范围：0－50。
5.误差选择：选择测试的误差种类，提供2个选项：绝对误差、相对误差。
6.相对误差：设置相对误差值，当误差种类为相对误差时有效。
7.绝对误差：设置绝对误差值，当误差种类为绝对误差时有效。
8.Id步长：设置Id的步长，范围：0－30安。 
E．直流助磁特性参数
1.交流电流：显示交流电流的定义，不可设定。
2.直流电流：显示直流电流的定义，不可设定。
3.最大Id：设置搜索过程中Id的最大值，范围：0－30安。
距离保护
测试目的用于距离保护定值校验，定性分析保护距离保护各段动作的灵敏性和可靠性。
界面左上边是参数设置，左下边是测试过程中电压电流输出显示，而右上边是测试记录显示，下边依次是接点状态模拟显示及注释。测试原理是自动测试方式，根据测试项目和故障类型的选择，分割成若干个子试验项目，以校验距离保护各个定值。
线路联接将被测保护装置的线圈绕组联接到本装置相应的电流及电压输出端。将被测保护装置的动作接点动作触点联接到本装置的接点输入。参数说明A．相间页
1.I段阻抗Z1：设置相间距离I段的阻抗定值：幅值、角度。
2.R1 + j X1：设置相间距离I段的阻抗定值：电阻、电抗 。
3.II段阻抗Z2：设置相间距离II段的阻抗定值：幅值、角度。
4.R2 + j X2：设置相间距离II段的阻抗定值：电阻、电抗。
5.III段阻抗Z3：设置相间距离III段的阻抗定值：幅值、角度。
6.R3 + j X3：设置相间距离III段的阻抗定值：电阻、电抗。
7.IV段阻抗Z4：设置相间距离IV段的阻抗定值：幅值、角度。
8.R4 + j X4：设置相间距离IV段的阻抗定值：电阻、电抗。
B．接地页
1.接地阻抗Z1：设置接地距离I段的阻抗定值：幅值、角度。
2.R1 + j X1：设置接地距离I段的阻抗定值：电阻、电抗 。
3.接地阻抗Z2：设置接地距离II段的阻抗定值：幅值、角度。
4.R2 + j X2：设置接地距离II段的阻抗定值：电阻、电抗。
5.接地阻抗Z3：设置接地距离III段的阻抗定值：幅值、角度。
6.R3 + j X3：设置接地距离III段的阻抗定值：电阻、电抗。
7.接地阻抗Z4：设置接地距离IV段的阻抗定值：幅值、角度。
8.R4 + j X4：设置接地距离IV段的阻抗定值：电阻、电抗。
C．故障页
1.A相接地故障：打"√"者表示选中测试，同时可设置该类故障的故障方向
2.B相接地故障：打"√"者表示选中测试，同时可设置该类故障的故障方向
3.C相接地故障：打"√"者表示选中测试，同时可设置该类故障的故障方向
4.AB相间故障：打"√"者表示选中测试，同时可设置该类故障的故障方向
5.BC相间故障：打"√"者表示选中测试，同时可设置该类故障的故障方向
6. CA相间故障：打"√"者表示选中测试，同时可设置该类故障的故障方向
7.三相短路故障：打"√"者表示选中测试，同时可设置该类故障的故障方向
D．项目页
1.I段阻抗Z1：设置并选择I段阻抗的4个测试项目。
2.II段阻抗Z2：设置并选择II段阻抗的4个测试项目。
3.III段阻抗Z3：设置并选择III段阻抗的4个测试项目。
4.IV段阻抗Z4：设置并选择IV段阻抗的4个测试项目。
E．参数页
1.Ⅰ段故障电流：设置试验时I段的故障电流。
2.Ⅱ段故障电流：设置试验时Ⅱ段的故障电流。
3.Ⅲ段故障电流：设置试验时Ⅲ段的故障电流。
4.Ⅳ段故障电流：设置试验时Ⅳ段的故障电流。
5.故障前电流：设置故障前时间内输出的电流，一般为0。
6.故障前电压：设置故障前时间内输出的电压。
7.短路合闸角：设置故障发生时刻电压的角度。
8.Ux设置：设置Ux的输出值，有五种选择，分别为（0、+3U0、-3U0、+3√3U0、-3√3U0）。
F．其他页
1.故障启动方式：选择每次子试验的触发方式，提供2个选项：自启动：本次子试验结束后，程序自动进入下一个子试验项目；按键启动：本次子试验结束后，程序自动提醒，等待用户按键，控制是否进入下一个子试验项目。
2.故障前时间：设置每次故障前等待时间，期间输出零状态，范围：0－60秒。
3.故障限时：设置每次故障的时间，范围：0－60秒。
4.零序补偿Kr：
5.零序补偿Kx：在接地系统中，为了计算零序阻抗需要整定两个补偿系数，即（零序电阻补偿系数Kr）和（零序电抗补偿系数Kx）。具体关系如下：
R0=R1（3Kr+1）
X0=X1（3Kx+1）
6.跳闸延时：设置模拟断路器的跳闸动作时间，测试仪根据开入量的连接，一旦接受到保护的跳闸信号，经过"跳闸延时"后，方进入跳闸后的电压电流状态。如果测试仪开入量直接连接断路器的"跳位"接点，则跳闸延时可取为0。
零序保护
测试目的用于零序保护定值校验，定性分析零序保护各段动作的灵敏性和可靠性。
界面左上边是参数设置，左下边是测试过程中电压电流输出显示，而右上边是测试记录显示，下边依次是接点状态模拟显示及注释。测试原理是自动测试方式，根据测试项目和故障类型的选择，分割成若干个子试验项目，以校验零序保护各个定值。
线路联接将被测保护装置的线圈绕组联接到本装置相应的电流及电压输出端。将被测保护装置的动作接点联接到本装置的接点输入。参数说明A．定值页
1.零序I段I0：设置零序I段定值
2.零序II段I0：设置零序II段定值
3.零序III段I0：设置零序III段定值
4.零序IV段I0：设置零序IV段定值
B．项目页
1.零序I段：设置并选择零序I段的4个测试项目。
2.零序II段：设置并选择零序II段的4个测试项目。
3.零序III段：设置并选择零序III段的4个测试项目。
4.零序IV段：设置并选择零序IV段的4个测试项目。 
C．故障页
1.A相接地故障：打"√"者表示选中测试，同时可设置该类故障的故障方向
2.B相接地故障：打"√"者表示选中测试，同时可设置该类故障的故障方向
3.C相接地故障：打"√"者表示选中测试，同时可设置该类故障的故障方向
4.零序补偿Kr：
5.零序补偿Kx：在接地系统中，为了计算零序阻抗需要整定两个补偿系数，即（零序电阻补偿系数Kr）和（零序电抗补偿系数Kx）。具体关系如下：
R0=R1（3Kr+1）
X0=X1（3Kx+1） 
D．参数页
1.故障启动方式：选择每次子试验的触发方式，提供2个选项：自启动：本次子试验结束后，程序自动进入下一个子试验项目；按键启动：本次子试验结束后，程序自动提醒，等待用户按键，控制是否进入下一个子试验项目。
2.故障前时间：设置每次故障前等待时间，期间输出零状态，范围：0－60秒。
3.故障限时：设置每次故障的时间，范围：0－60秒。
4.故障前电流：设置故障前时间内输出的电流，一般为0。
5.故障前电压：设置故障前时间内输出的电压。
6.短路合闸角：设置故障发生时刻电压的角度。
7.跳闸延时：设置模拟断路器的跳闸动作时间，测试仪根据开入量的连接，一旦接受到保护的跳闸信号，经过"跳闸延时"后，方进入跳闸后的电压电流状态。如果测试仪开入量直接连接断路器的"跳位"接点，则跳闸延时可取为0。
8.Ux设置：设置Ux的输出值，有五种选择，分别为（0、+3U0、-3U0、+3√3U0、-3√3U0）。
整组测试
测试目的主要用于测试距离、零序等保护的整组特性，可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两相相间、两相接地和三相短路故障，包括瞬时性、永久性，以及转换性故障，模拟传动开关跳闸、重合等全过程。
界面左上边是参数设置，而右上边是故障前后电压、电流的幅值与相位及它们的矢量图显示，下边依次是接点状态模拟显示及注释。测试原理首先输入为0的电压、电流值，然后提示用户“按回车键进入故障前”；继而提示“按回车键开始故障”。故障前的电压、电流值为正常值（电压：57.8V，电流：0安）。开始故障后，测试装置输入故障电压、电流值，此时一旦出现跳闸则软件会记录被测保护的动作情况，否则记录零值。软件同时给出参量向量值和矢量图。试验结果显示并可以保存。
线路联接将被测保护装置的线圈绕组联接到本装置相应的电流及电压输出端。将被测保护装置的动作接点联接到本装置的接点输入。参数说明A．参数1页
1.故障类型：选择测试要模设置故障类型，有十种故障类型选择，它们是：AN 单相接地、BN单相接地、CN 单相接地、AB两相接地、BC 两相接地、CA两相接地、ABC三相短路、AB相间短路、BC 相间短路、CA相间短路。
2.整定阻抗值R+jX：设置整定阻抗Zd的直角坐标形式：电阻、电抗。
3.整定阻抗值Z：设置整定阻抗Zd的极坐标形式：幅值、角度。
4.短路点：设置故障短路点的位置。
5.故障电流值：设置故障发生时的故障电流值，范围：0－30安。
6.故障方向：选择故障的方向，提供2个选项：正向故障、反向故障。
7.故障性质：选择故障的性质，提供2个选项：永久性故障、瞬时性故障。永久性故障表示：故障重合后仍有故障而送出故障量；瞬时性故障表示：故障重合后已无故障而送出正常量。
8.电压初始相角：设置电压的初始角度。范围：-360--360度。
9.系统电抗值：设置系统电抗值。在接地故障中使用，适用于多系统。用来整定系统的反方向电源的系统阻抗，目的是修正电压的突变量，以适应保护的动作特性，并不影响改变任何故障量的整定值。
10.零序补偿：设置零序补偿系数Kr、Kx值，范围：0－4，在接地系统中，为了计算零序阻抗需要整定两个补偿系数，即（零序电阻补偿系数Kr）和（零序电抗补偿系数Kx）。具体关系如下：（由软件完成）R0=R1（3Kr+1）；
X0=X1（3Kx+1）；
11.PT安装位：设置要模拟故障中，PT的安装位置。提供2个选项：母线侧、线路侧。PT 安装于母线侧指故障相切除后，该相电流为0，电压为正常值；而PT 安装于线路侧指故障相切除后，该相电流与电压都为0。
12.Ux设置：设置Ux输出方式，可有十一种方式选择，分别为（0、+3U0、-3U0、+3√3U0、-3√3U0、抽取电压UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA），当UX设为抽取电压时，需设置幅值及相位差。
B．参数2页
1.转换性故障：选择是否是否模拟故障转换，提供2个选项：非转换性故障、转换性故障。
2.转换故障类型：选择转换性故障的类型，提供4个选项：AB两相接地、BC 两相接地、CA两相接地、ABC三相短路。用户应根据不同的故障选择相应的转换性故障类型。
3.发生转换时刻：设置输入转换时间，用户可根据具体情况选择保护的出口前、重合前、重合后等时刻发生。范围：0--15秒。
4.故障量切换：选择试验期间故障量的切换方式，提供2个选项：接点方式（接点的开闭）、自动方式（设定时间值）。
5.故障时间：设置故障态的时间，即故障开始后到第一次跳闸的时间（或是故障重合后到第二次跳闸的时间）。本参数在自动方式下须设置，范围0.200-5秒。
6.间隔时间：设置间断状态的时间，即第一次跳闸到故障重合的时间（或是第二次跳闸后到试验结束的时间）。本参数在自动方式下须设置，范围0.300-3秒。
7.故障前电压：设置故障前的电压值，即正常量，一般情况下为57.8V。范围：0－130伏。
8.故障前电流：设置故障前的电流值，即正常量，一般情况下为0A。范围：0－30安。
9.重合闸出口时间：设置重合闸的出口时间（即开关合闸延时）。范围：0－1.5秒。
10.跳闸灭弧时间：设置灭弧时间，来准确的作传动实验。通过调整灭弧时间参数达到模拟断路的固有时间，缺省设置0.140秒；如果输入测试装置的接点信号直接由被测保护装置的出口接点给出，则该值应设为0。范围：0－1.5秒。
11.后加速时间：设置后加速灭弧时间，来准确的作传动实验。原理同上。缺省设置0.500秒；范围：0－9.9秒。
12.开入接点设置：可选择分相跳、三跳。
【注意】如果被测设备是分相跳闸的（如220KV以上设备），请选择分相跳。接线方法：将被测设备跳A、跳B、跳C、重合闸信号，分别接入测试仪A、B、C、R接点，才能正确做出实验。
如果被测设备不是分相跳闸的，请选择三跳选项。接线方法：将被测设备跳闸信号，接入测试仪A、B、C任意一个接点，重合闸信号接入R接点。
C．同步对调页
本页设置外接GPS对时装置的参数：
1.GPS故障触发：选择是否启用GPS触发故障。
2.串口选择：本机提供两个串口选择，COM1和COM2。
3.波特率：设置与GPS通讯的波特率，有四种选择，分别为1200、2400、4800、9600。
4.校验方式：通讯参数，有三种选择，分别为无校验、奇校验、偶校验。
5.停止位：通讯参数，有二种选择，1或2。 
6.数据位：通讯参数，有二种选择，7或8。
7.故障触发时刻：设置故障启动时的时间，设置时、分。
8.GPS对时：该项为对本机进行对时。
9.通讯规约选择：该项为GPS对时采用的通讯规约。
保护装置注意事项
（1）校验中的注意事项：
a、在人体触及微机保护前，确认保护装置已可靠接地。
b、试验过程中绝不能插、拔插件，等断开电源后才可用专门的插拔器插、拔插件。
c、装置的电源直接从端子排接入，不要直接接入保护装置。
（2）运行中的注意事项：
a、严禁他人带紫外线设备进入控制室内，防止紫外线擦除微机保护芯片程序，或者造成保护程序出错。
b、为免除人为干扰，应阻止他人在控制室内使用高能辐射设备(如对讲机)。
c、当继电保护人员对微机保护输入定值，装置内部作业，或者在装置使用的交流电流、交流电压、开关量输入、输出回路作业时，必须申请停用整套微机保护装置。