标题：透湿仪
简介
透湿仪，别名 透湿性测试仪、透湿仪、水蒸气透过率测试仪、透水汽实验仪、水蒸气透过率测试系统。
透湿仪主要适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料、高阻隔材料、太阳能背板、金属箔片、防水卷材及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属等材料的瓶、袋、罐、盒等包装容器的水蒸气透过率的测定。通过水蒸气透过率的测定，达到控制与调节包装材料等产品的技术指标、满足产品应用的不同需求。  W3/330电解法透湿仪
仪器分类
目前，根据市面上仪器的测试原理来划分，可分为：称重法透湿仪、电解法透湿仪、红外检测法透湿仪、湿度法透湿仪。
其中，称重法透湿仪又可称为 杯式法透湿仪、重量法透湿仪。
检测意义
阻隔水蒸气性能是指包装材料对液体、水蒸气等渗透物的阻隔作用。阻隔水蒸气性能是影响产品货架期质量的重要因素之一，也是分析货架期的重要参考之一。企业通过对该项检测项目的测试分析，能解决由于产品对水蒸气敏感而产生的受潮变质等问题。
测试原理及标准
1、红外法：
采用红外传感器法测试原理，将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间，具有稳定相对湿度的氮气在薄膜的一侧流动，干燥氮气在薄膜的另一侧流动；由于湿度梯度的存在，水蒸气会从高湿侧穿过薄膜扩散到低湿侧；在低湿侧，透过的水蒸气被流动的干燥氮气携带至红外传感器，进入传感器时会产生同比例的电信号，通过对传感器电信号的分析计算，从而得出试样的水蒸气透过率等参数。对于包装容器而言，干燥氮气则在容器内流动，容器外侧处于高湿状态。
标准：ISO 15106-2、 ASTM F1249、 TAPPI T557、 JIS K7129
2、电解法：
采用电解传感器法测试原理，具有稳定相对湿度的氮气在薄膜的一侧流动，干燥氮气在薄膜的另一侧流动；由于湿度梯度的存在，水蒸气会从高湿侧穿过薄膜扩散到低湿侧；在低湿侧，透过的水蒸气被流动的干燥氮气携带至传感器，进入传感器时会产生同比例的电信号，通过对传感器电信号的分析计算，从而得出试样的水蒸气透过率等参数。对于包装容器而言，干燥氮气则在容器内流动，容器外侧处于高湿状态。
标准：GB/T 21529、 ISO 15106-3、 DIN 53122-2、 YBB 00092003
3、称重法：
采用透湿杯称重法测试原理，在一定的温度下，使试样的两侧形成一特定的湿度差，水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧，通过测定透湿杯重量随时间的变化量，从而求出试样的水蒸气透过率等参数。  W3/060称重法透湿仪
标准：ISO 2528、GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
4、湿度法：
把待测试样夹在恒温的干、湿腔之间，由测试腔内的传感器分析腔内湿度的变化，并跟踪由预设下限值至上限值所需的时间，通过连续多次测量和系统分析，求出试样的水蒸气透过率和透湿系数。
标准：ISO 15106-1、ASTM E398、TAPPI T523、JIS K7129
国内红外法透湿标准颁布
GB/T 26253-2010《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定---红外检测器法》已于2011年初正式颁布，将于2011年6月1日正式实施。该方法标准采用ISO 15106-2标准为基础，由上海市食品药品包装材料测试所、国家塑料制品质量监督检验中心(北京)共同编定。
透湿仪技术指标
1、电解法透湿仪技术参数
①薄膜测试：
测试范围：0.001～40 g/m2·24h（常规）
0.01～1000 g/m2·24h（可选） 
分辨率：0.001 g/m2·24h 
试样尺寸：108 mm x 108 mm 
试样厚度：≤3 mm 
测试面积：50 cm2 
控温范围：15℃～55℃（常规） 
控温精度：±0.1℃（常规） 
控湿范围：0%RH、35%RH～90%RH、100%RH 
控湿精度：±1%RH 
载气：99.999%高纯氮气（气源用户自备） 
载气流量：100 mL/min 
载气压力：0.28MPa/40.6psi 
接口尺寸 1/8英寸金属管 
外形尺寸：690mm(L)×350mm(W)×360mm(H) 
电源：AC (85～264)V (47～63)Hz 
净重：70kg 
② 容器测试（另购）：
测试范围：0.0001～0.2 g/pkg·d 
分辨率：0.00001 g/pkg·d 
试样尺寸：控温1个容器：小于Ф180 mm，高度小于380 mm 
控温3个容器：小于Ф100 mm，高度小于380 mm 
非控温尺寸不限 
控温范围：15℃～55℃（常规） 
控温精度：±0.1℃（常规） 
控湿范围：0%RH、35%RH～90%RH、100%RH 
控湿精度：±1%RH 
载气：99.999%高纯氮气（气源用户自备） 
载气流量：100 mL/min 
载气压力：0.28MPa/40.6psi 
接口尺寸 1/8英寸金属管 
外形尺寸：690mm(L)×350mm(W)×360mm(H) 
电源：AC (85～264)V (47～63)Hz 
净重：70kg
2、称重法透湿仪技术指标：
测试范围：0.1～10,000 g/m2·24h（常规） 
测试精度：0.01 g/m2·24h 
系统分辨率：0.0001 g 
试样厚度：≤3mm （其他厚度要求可定做） 
测试面积：33 cm2  
试样尺寸：Φ74 mm 
控温范围：15℃～55℃（常规） 
控温精度：±0.1℃（常规） 
控湿范围：10%RH～98%RH（标准90%RH） 
控湿精度：±1%RH 
吹扫风速：0.5～2.5 m/s （非标可选） 
试验箱容积：35 L 
气源：空气 
气源压力：0.6 MPa 
接口尺寸：Φ6mm 聚氨酯管 
外形尺寸：660mm(L)×480mm(W)×525mm(H) 
电源：AC (85～264)V (47～63)Hz 
净重：70kg
3、红外法透湿仪技术指标：
①薄膜测试： 
测试范围：0.001～100 g/m2·24h（常规）
0.02～1000 g/m2·24h（可选）    
试样尺寸：108 mm x 108 mm 
试样数量：3件（数据各自独立） 
扩展能力：不低于10台卫星机  W3/230红外检测法透湿仪
试样厚度：≤3 mm
测试面积：50 cm2
控温范围：15℃～55℃（常规） 
控温精度：±0.1℃（常规） 
控湿范围：0%RH、35%RH～90%RH、100%RH 
控湿精度：±1%RH 
载气：99.999%高纯氮气（气源用户自备） 
载气流量：0～200 mL/min 
载气压力：0.28MPa/40.6psi 
接口尺寸：1/8英寸金属管 
外形尺寸：690mm(L)×350mm(W)×360mm(H) 
电源：AC (85～264)V (47～63)Hz 
净重：70kg 
② 容器测试（另购）：
测试范围：0.0001～0.5 g/pkg·d
0.00001～0.07 g/pkg·d
试样尺寸：控温1个容器：小于Ф180 mm，高度小于380 mm 
控温3个容器：小于Ф100 mm，高度小于380 mm 
非控温尺寸不限 
试样数量：3件（数据各自独立） 
扩展能力：不低于10台卫星机 
控温范围：15℃～55℃（常规） 
控温精度：±0.1℃（常规） 
控湿范围：0%RH、35%RH～90%RH、100%RH 
控湿精度：±1%RH 
载气：99.999%高纯氮气（气源用户自备） 
载气流量：0～200 mL/min 
载气压力：0.28MPa/40.6psi 
接口尺寸：1/8英寸金属管 
外形尺寸：690mm(L)×350mm(W)×360mm(H) 
电源：AC (85～264)V (47～63)Hz 
净重：70kg
4、湿度法透湿仪技术指标：
测试范围：0.1～1000 g/m2·24h 
试验控温：室温～50℃ 
控温精度：±0.1℃ 
试样件数：1～4件 
测试面积：50.24 cm2  TSY-W1湿度法透湿仪
厚度：≤5 mm 
试样尺寸：110 mm×180 mm（或Φ110 mm） 
气源：干燥空气（气源用户自备） 
接口尺寸：Φ6 mm 聚氨酯管 
电源：AC220V 50Hz 
外形尺寸：786 mm (L)×385 mm (W)×540 mm (H) 
净重：82kg
透湿仪产品图片(6张)