标题：沥青流量计
沥青流量计简介
沥青流量计是采用差动式靶式流量计原理，保证沥青流量计的耐用性、实用性，使用寿命长等特点，同时使沥青流量计测量精度高，稳定性好的优势。用于各种沥青流量计量的流量测量仪表，沥青流量计整套系统
  沥青流量计由：流量传感器（力传感器）、智能液晶主机、测量管等组件构成。沥青流量计也可适用于各种纯净赃污及腐蚀性介质的测量。由于它具有量程范围大、精度高、性能稳定、能测高温、高粘度液体、安装简易、操作方便等诸多优点，适用于石油开采、炼油、化工、商业、储油库等工业部门的流体计量。
沥青流量计参数
口 径：DN15～DN500mm 
公称压力：0.6～42MPa 
工况温度：-200℃～-30℃ 
精 度：±0.2～±1.5%FS 
量 程比： 1：8 
壳 体：碳钢；不锈钢(或按用户要求协商提供) 
供电方式：内置3.6VDC锂电池（两年换一次，不带信号输出）；外供24VDC（带信号输出） 
输出信号：4～20mA二线制；脉冲0～1000HZ；RS232/RS485(或按用户要求协商提供) 
防护等级：IP65；IP67 
防爆标志：本安型ExiallCT4；隔爆型ExdllCT4 
执行标准：Q/BET05-06 
表头显示：累积流量；瞬时流量；工况温度；工况压力（温压补偿式才有）；棒状满量程百分比；故障自检 
连接法兰：国标（GB/T）系列；化工（HG）系列；机械（JB/T）系列；亦可按客户要求协商制作
沥青流量计的特点
1.整台沥青流量计在设计中无可动部件，沥青流量计结构,拆卸方便 
2.沥青流量计可选用多种防腐及耐高低温材质（如哈氏合金，钛等） 
3.整机可做成全密封无死角（焊接形式），无任何泄漏点，可耐42MPa高压 
4.沥青流量计内设自检程序，故障现象一目了然 
5.传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠 
6.可就地采用干式标定方法，即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定 
7.具有多种安装方式供选择，如选择在线沥青流量计，安装费用低 
8.具有一体化温度、压力补偿，直接输出质量或标方 
9.沥青流量计具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择 
10.能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量 
11.计量准确，精度可达到0.2%? 
12.重复性好，一般为0.05～0.08%，测量快速 
13.压力损失小，仅为标准孔板的1/2△P左右 
14.抗干扰，抗杂质能力特强 
15.可根据实际需要更换阻流件（靶片）而改变流量范围 
16.低功耗电池现场显示，能在线直读示值，示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图 
17.安装简单方便，极易维护 
18.多种输出形式，能远传各种参数 
19.抗震动性强，一定范围内可测脉动流
沥青流量计安装与使用
1、仪表安装的方向应使仪表壳体上所示箭头方向与液体流动方向一致，安装位置应注意便于读数。
2、仪表尽量安装在常温场合，不要安装在有害气体及强烈热辐射的场合，防止仪表计数器部分受损害。
3、仪表中的沥青轴尽可能安装成水平位置，即刻度盘应安装成垂直位置（分度“0”应在上面），以减少沥青齿轮与壳体之间的摩擦，降低零件的磨损。由于安装位置不同，为了便于读数，可将计数器（表头）旋转90°或180°。
4、仪表安装前，管道必须彻底清洗，在整个管路系统中，若无严格的过滤装置时，应在仪表前安装过滤器，以防杂质进入表内。
5、仪表应安装在泵的出口端，流量调节阀应安装在仪表的下游。使用时先打开上游截止阀，然后缓慢开启下游流量调节阀或截止阀。严禁突然开启或关闭。
6、仪表在使用时，应使表内流满液体。被测液体内不应混有气体，否则测出气和液的混合容积，使测量不准，液体内混有气体时，必须在仪表上游安装气体分离器。
7、管道中的流量不应急剧增加或减少，应避免管道振动、水力冲击和压力急剧波动等现象，否则将影响仪表正常工作。
8、流量超过规定最大流量时，沥青随着转速提高而磨损增加、且压力损失急剧增加，应避免使用。低于最小流量，虽仍能计量，但误差增大。流量计的起动流量约为最大流量的2%，正常工作流量最好为最大流量的70%-80%。
9、由于测量高粘度液体时，一般均将液体加热以降低粘度，然后在管道内流通。当仪表停用后，仪表内充满的液体因冷却而变粘，如再要启用，必须用蒸汽或其他方法在表体外部加热，从而降低液体的粘度，待仪表内液体粘度降低后才能使用。否则粘液会咬住传动零件，致使仪表损坏。
10、被测液体温度不应高于规定值，否则，仪表不能正常工作，甚至会卡住不动。液体温度变化也会造成粘度影响的附加误差。另外，温度增加也造成新月形空间体积增加，是仪表“走得慢”，测量室为铸铁，椭圆齿轮为铸铝时，附加误差为+0.14%/100℃.
11、每台仪表出厂时，均用7号机械油在室温条件下标定，在常温下，油的粘度约为10mpa.s。如用户使用的液体粘度与此相差较大时，可调换双层齿轮。
12、严禁扫线蒸汽和水通过仪表。
流量计安装注意事项
不充许直接在流量计测量管前后端安装阀门、弯头等极大改变流体流态的部件。如果需要在流量计前后管道上安装阀门、弯头等部件也应尽量保证前后直管段长度。
常见故障以及处理方法
（流量计带故障自检程序，用户通过显示屏可查知部分原因！）
1、当管道内被测介质流速为零时，流量计示值瞬时流量值不为零，造成该现象的主要原因有：
a、安装前后流量计水平度不一致，以至靶片和靶杆因倾斜而产生轴向水平分力导致瞬时流量存在；
b、流量计长期运行，其传感器内部应力释放产生微变；
c、安装或运行过程中，严重过载造成零点飘移；
以上三种方式均可参照有关流量计清零的步骤和方法处理。
d、流量计壳体接地不良；
处理方法：用户重新接地。
e、靶片、靶杆与测具之间被杂物卡住；
处理方法：关闭流量计前后阀门，用工具松开流量计过度部件与测量管之间的连接螺栓，并轻轻的晃动过渡部件或取出，清理杂物后照原样复位即可。
2、流量计工作过程中示值出现非正常增大，造成该现象的主要原因有：
a、靶片以及靶杆上挂有丝状及带状杂物；
处理方法：参照处理杂物方法。
b、高结圬条件下，靶片和靶杆产生严重结圬，使受力元件靶板沿测量管轴线上投影面积增加，即靶片与测量管之间环形过流面积减少，进而在相同流量下，传感器受力增大，最终导致流量示值非正常增加；
处理方法：取下过渡部件，用工具将靶片和靶杆以及测量管内壁上的圬物清除即可。
3、计量误差大，造成该现象的原因很多，其最主要的原因为以下几种：
a、安装时流量计与连接管道相对同心度出现较大错位，密封垫片未同心，从而形成节流阻件，极大影响被测介
质流态；
处理方法：调整安装状态。
b、流量计前后直管段太短，并于流量计前直接安装了弯头，阀门等极大干扰被测介质流态部件；
处理方法：按照说明书要求进行安装或对流量计进行实地实流标定。
c、旁通管道泄漏 ；
处理方法：检查及更换旁通管路。
d、靶片上绕缠有带状杂物，增大了靶片受力；
处理方法：参照前面处理杂物方法。
4、流量计无示值或无发信号，其原因主要有以下四种：
a、电源接触不良或脱落 ；
处理方法：对于自带电池的流量计，检查电池是否装稳，触点是否良好，以及电池是否有电。对于外接电源，
应检查连接导线之间连接是否完好，导线是否导通，外供电源是否正常。
b、流量计电路损坏；
处理方法：返厂修理。
c、显示屏损坏 ；
处理方法：返厂更换。
d、用户信号接收系统故障；
处理方法：检查、排除故障。
5、流量计运行过程中示值一直为零，此种现象主要原因有：
a、受力元件(靶片)脱落，导致传感器无力感应；
处理方法：装配相同规格的靶片。
b、流量计传感器无电压输出信号 ；
处理方法：首先判断传感器是否损坏，具体的方法是看传感器数据有无变化。
c、被测介质流量太小，低于流量计的最小刻度流量；
处理方法：返厂重新更换受力元件。