标题：微量水分测定仪
技术特点及参数
技术特点便携式设计：仪器更轻，携带、使用方便。
测量快速：仪器开机后无需等待，即刻测量，快速得到湿度值。
快速省气：测定时耗气仅2L（101.2kPa）左右。
自锁接头：采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。
数据存储：采用大容量设计，最多可存储50组测试数据。
显示清晰：液晶屏直接显示露点、微水（ppm）、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容。
RS232接口：可与串口打印机相连，进行数据打印。 
内置电源：内置4Ah可充锂电池，一次充足可连续工作10小时。[1]2．技术参数露 点测量范围－55 ℃～+20 ℃测量精度±2℃测量时间
（+20℃）<3分钟。环境温度－40℃～+60℃环境湿度0～90% RH电 源AC 220V内置充电电池电池性能充电时间20个小时以上，可使用10小时重量3公斤尺寸250mm×100mm×300mm工作温度－40℃～+80℃
定义
微量水分测定仪又被称为卡尔·费休水分测定仪，同类有水分测定仪、水分仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪。其主要应用于水分值含量较低的样品检测，经过近年来改进，大大提高了准确度，扩大了测量范围。
参考
SCKF106型水分仪卡尔-费休库仑法用于精确测量样品中微量水分含量，此方法具有精度高、测试成本低等优点而被广泛应用。SCKF106型微量水分测定仪基于卡尔-费休库伦滴定法原理，精确测定液体、固体、其他中的微量水分，广泛应用于电力、石油、化工制药、食品及太阳能电池板切割液等领域。符合GB/T7600标准。  特点及参数采用320*240图形点阵液晶显示屏、触摸按键；使用了开关恒流源电解电路，降低了仪器功耗；可选配蓄电池；
高精度的测量电极信号发生及检测电路；使用电解液空白电流补偿、平衡点漂移补偿等方法来修正测量结果；
测量电极信号在液晶显示屏上以棒图形式显示，直观指示电解液的含水量；电解过程中实时描绘出电解速度对时间的变化曲线，用户可以监视电解的整个过程，并且可以根据此曲线判断电解液是否失效；
10档搅拌速度调节；10档电解增益调节；具有测量电极开路故障、短路故障自动检测功能；
自动存储带时间标记的历史记录，最多存储500个；带有日历时钟，走时准确，自动记录样品测定的时间和日期，在掉电状态下可运行10年以上；留有USB接口方便与计算机通讯。
精度：含水量小于1000ug 允许误差±3ug；含水量大于1000ug，允许误差0.2%；（不含进样误差）
分辨率：0.1ug 最大电解速度：2.4mg/min；点解电流：0-400mA；电源电压：AC220V±20%；最大功耗：30W使用环境温度：5-35℃；使用环境湿度：≤85%；外形尺寸：350*260*180mm；重量：6KG WS-8微量水分测定仪WS-8微量水分测定仪采用卡尔——菲休库仑法，对不同物质进行微量水分测定，是一种最可靠的方法，本微量水分测定仪成功的应用了这一方法，并采用了微计算机控制，其分析速度快，精度高，液晶屏中文显示，自动打印，双CPU设计，空白电流自动扣除功能且有仪器故障自诊，菜单选择等功能，以达到更好的操作与使用，具有操作简单，全自动的分析仪器。是绝缘油水分分析的最理想仪器。
  微量水分测定仪微量水分测定仪特点
微量水分测定仪显示方式：大液晶屏幕全中文显示
微量水分测定仪滴定方式：微计算机控制电量滴定
微量水分测定仪输出方式:自动计算,可输出ug、PPM和%
微量水分测定仪测量范围：1ug一100mg
微量水分测定仪分 辨 率：0.1ug
电解控制：自动电解电流跟踪控制（最大400mA)
滴定速度：2.1mg/min(最大)
灵敏度：0.1ug---100g不大于2%
1mg以上转化为0．3%(不含进样误差)
终点显示：信息显示、蜂呜器响、终点指示灯亮
日 期： 年 月 日 小时 分钟
打印机：16个字符针式打印 纸宽44毫米
电 源：交流220V±10% 50Hz±10%
功 率：60VA
使用环境温度：5-40~C
使用环境温度：≤90%
外型尺寸：290X380X120
重 量：9kgKF-8A微量水分测定仪KF-8AKF-8A 微量水分测定仪有叫卡尔费休 库仑水分仪或液体溶液水分测量仪，KF-8A采用卡尔费休库仑滴定方法，人机界面友好，液晶显示，全中文菜单，直接显示样品含水百分率，检测电路采用了先进的数字处理技术，克服了传统仪器存在的温度漂移和电源电压波动对测试过程的干扰，进一步提高了测试的精度和灵敏度。
  KF2000 卡尔费休 水分仪技术参数：
显 示： 240*64　
测量方式：卡尔费休库仑滴定
检测范围： 1ppm --100%
测量范围：3μg～100mg 内置含水量计算公式，显示含水百分率
灵 敏 度：0.1μg
准 确 度: 3μg～1mg ±2μg
1mg～100mg ±0.2% （不含进样误差）
时 钟： 掉电不丢失时间设置
适用环境温度: 0-50℃
适用环境湿度: ≤85%
功 率： 30W
外 形 尺 寸：300*250*100KF2000微量水分测定仪由单片微型计算机自动控制，系统故障自诊断，5.7寸320*240大屏幕液晶显示，全中文菜单，更友好的人机界面；内置多种含水量运算公式方便不同用户的需求；配备长寿命微型打印机、能自动精确扣除测试过程中产生的空白电流，测试结果精确度高，尤其对低含量的测定灵敏度高。大电流本底补偿功能，待机时间大大缩短，内置大容量存储器，可以存储300条试验记录，方便的检索方式，用户可以方便的查阅和打印测试报告。独有的试剂失效检测功能，自动提醒用户及时更换失效的试剂，使试剂的利用率大大提高。
  KF2000 卡尔费休 水分仪技术参数：　
滴定方式：卡尔费休库仑滴定法(电量滴定)
含水量检测范围： 1ppm --100%
自 检： 自动提醒用户及时更换已失效的试剂
电解电流： 脉冲电流400mA
显示：5.7寸 320*240液晶显示屏
测定范围：0.1μg--100mg 1ppm-100%
灵敏度：0.1μg
准确度：3μg～1000μg±2μg　
1000μg以上为0.2%
打印：高效低噪行式微型热敏打印机
计算：含量计算、统计计算、多种公式选择
自检：仪器故障自诊断
最大存储300条记录，（含测试日期、样品 编号、选择公式、含水百分量、样品密度、进样体积、样品总重、样品皮重等信息）方便的检索方式，可供用户随时查阅、打印。
调试步骤
[2]步骤一：处理电解池。
把微量水分测定仪的电解池轻轻晃动几下，使池瓶内壁上的水分被电解液充分吸收，然后把电解池放入夹持器中，打开搅拌开关，调整搅拌速度，使液面形成一个小的漩涡;把测量电极插头和电解电极插头插入主机的相应插座上，并使其接触良好，打开电解开关。说明：在过碘的状态下，测量信号指示灯、电解信号指示灯的绿色灯是全部熄灭的，只分别亮一个红灯，并且数字显示器不计数。
步骤二：调整电解液的平衡。
如果电解池还是处于深度过碘状态，用50ul微量进样器每次抽取10ul的蒸馏水，用滤纸擦拭一下针头，按一下启动键，通过进样旋塞中间的孔分多次注入到电解池液面以下，随时注入随时观察电解液的颜色变化，直到电解液变成淡黄色，测量信号灯和电解信号灯绿灯有指示，计数器开始计数为止。(用新鲜的电解液，并且池瓶是干燥的情况下，大约需要注入30~50ul的水。)待计数停止，再停止搅拌，拿起电解池轻轻晃动几下，再次使池瓶内壁上的水分被吸收，终点报警后即可进行标定。(刚换上的电解液有时不太稳定，这时可再注入大约2~3ul的蒸馏水，使其计2000~3000ug的数字，这样便于更快稳定。)
步骤三：标定微量水分测定仪。
电解液稳定以后，用0.5ul微量进样器抽取0.3ul蒸馏水，用滤纸擦拭针头，按一下启动键，注入到液面以下，仪器开始计数，达到终点，显示300±30ug水，连续标定2~3次，计数值都在该要求范围内，说明仪器是准确的。(说明：快速水分测定仪本身的误差不大于±0.3%，但是考虑到微量进样器有一个±5%的容量误差和人为操作误差，所以用蒸馏水(100%)标定时，允许误差在±10%以内。)
符合以下等标准
1、GB/T7600《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》
2、GB6283《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法（通用方法）》
3、SH/T0246《轻质石油产品中水含量测定法（电量法）》
4、SH/T0255《添加剂和含添加剂润滑油水分测定法（电量法）》
5、GB/T11133《液体石油产品中水含量测定方法（卡尔费休法）》
6、GB/T7380《表面活性剂含水量量的测定（卡尔费休法）》
7、GB10670《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》
8、GB/T606化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》
9、GB/T8350《变性燃料乙醇》
10、GB/T8351《车用乙醇汽油》
11、GB/T3776.1《农药乳化剂水分测定法》
12、GB/T6023工业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休库仑法》
13、GB/T3727工业用乙烯、丙烯中微量水的测定
14、GB/T7376工业用氟代烷烃中微量水分的测定
15、GB/T18619.1天然气中水含量的测定卡尔费休-库仑法
16、GB/T512《润滑脂水分测定法》
17、GB/T1600-农药水分测定方法》
18、GB/T11146《原油水含量测定法（卡尔费休库仑法）》
19、GB/T12717《工业用乙酸酯类试验方法》
20、GB/T5074焦化产品水分测定方法
21、GB/T18826工业用1,1,2-四氟乙烷（HFC-134a)
22、符合国家药典中关于卡尔费休法测定药品中水分含量的技术要求。