标题：双钳相位伏安表
产品简介
关键词关键词：相位表、双钳相位表、双钳相位伏安表、钳形相位表、钳形相位伏安表  双钳相位伏安表、数字双钳相位表、数字式双钳相位表、低压伏安相位检测表、手持式数字双钳相位伏安表.
产品简介数字双钳相位伏安表是一种具有多种电量测量功能的便携式仪表。该表最大特点是可以测量两路电压之间、两路电流之间及电压与电流之间的相位和工频频率。数字双钳相位伏安表
产品特性
结构精巧，使用方便1、结构精巧，使用方便 
手持式结构； 
在10mA-10A电流范围内，3V-500V电压范围内测量相位时不用断开电路和更换量限； 
开关功能及布局合理，转动开关即可读出被测电压、电流及其相位。
分辨率高2、分辨率高 
电流分辨率达0.1mA；电压分辨率0.1V。
低功耗3、低功耗 
该相位表微功耗设计，且具有电池电压检测功能。
简介明了4、简介明了 合理的量限设置和开关布局，转动开关即可读出电流、电压（U1、I1、U2、I2）及其相位Φ。 微功耗设计，仅用两节9V电池，且具有电池工作电压检测功能 具有极强的抗干扰能力及读数稳定性 手持式结构。
主要技术指标
量程◆ 相位：0-360° 
◆ 电压：0-200V/500V 
◆ 电流：0-200mA/2A/10A
基本误差◆参比条件： 
温度 湿度 波形 频率 导线位置 相角测量
电压 电流
23±5℃ <65% 正弦波 50±2Hz 钳口中心 100V±25V 1A±0.2A
失真度≤1% 25±2HZ 
◆ 相位：1.0级 
◆ 电压： 
量程 准确度 分辨力
200V 1.0级 0.1V
500V 1.0级 1V
◆ 电流： 
量程 准确度 分辨力
10A 2.0级 10mA
2A 2.0级 1mA
200mA 2.0级 0.1mA
输入阻抗◆ 电压测量时各档为2MΩ 
◆ 相位测量时，电压输入阻抗>500KΩ
使用指南
使用操作按下 ON/OFF 按钮，旋转功能量程开关正确选择测试参数及量限。
1. 测量交流电压
将功能量程开关拨至参数 U1 对应的 500V 量限，将被测电压从 U1 插孔输入即可进行测量。若测量值小于200V，可直接旋转开关至 U1 对应的 200V 量限测量，以提高测量准确性。
两通道具有完全相同的电压测试特性，故亦可将开关拨至参数 U2 对应的量限，将被测电压从U2 插孔输入进行测量。
2．测量交流电流
将旋转开关拨至参数 I1 对应的10A量限，将标号为I1的钳形电流互感器副边引出线插头插入I1插孔，钳口卡在被测线路上即可进行测量。同样，若测量值小于2A，可直接旋转开关至 I1对应的 2A 量限测量，提高测量准确性。
测量电流时，亦可将旋转开关拨至参数 I2 对应的量限，将标号为I2的测量钳接入 I2 插孔，其钳口卡在被测线路上进行测量。
3．测量两电压之间的相位角
测 U2 滞后U1 的相位角时，将开关拨至参数 U1U2。测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数U1各量限，测量U1输入电压，或逆时针旋转开关至参数U2各量限，测量 U2 输入电压。
注意：测相时电压输入插孔旁边符号U1、U2及钳形电流互感器红色“ * ”符号为相位同名端。
4．测量两电流之间的相位角
测 I2 滞后 I1 的相位角时，将开关拨至参数 I1I2。同样测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I1 各最限，测量 I1 输入电流，或逆时针旋转开关至参数 I2 各量限，测量 I2 输入电流。
5．测量电压与电流之间的相位角
将电压从U1输入，用I2测量钳将电流从 I2 输入，开关旋转至参数U1I2 位置，测量电流滞后电压的角度。测试过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I2 各量限测量电流，或逆时针旋转开关至参数 U1 各量限测量电压。
也可将电压从 U2 输入，用I1测量钳将电流从 I1 输入,开关旋转至参数 I1U2 位置,测量电压滞后电流的角度。同样测量过程中可随时旋转开关，测量 I1 或 U2 之值。
6．三相三线配电系统相序判别
旋转开关置U1U2位置。将三相三线系统的A相接入U1插孔，B相同时接入与U1对应的±插孔及与U2对应的±插孔，C相接入U2插孔。若此时测得相位值为300°左右，则被测系统为正相序；若测得相位为60°左右，则被测系统为负相序。
换一种测量方式，将A相接入U1插孔，B相同时接入与U1对应的±插孔及U2插孔，C相接入与U2对应的±插孔。这时若测得的相位值为120°，则为正相序；若测得的相位值为240°，则为负相序。
7. 三相四线系统相序判别
旋转开关置U1U2位置。将A相接U1插孔，B相接U2插孔，零线同时接入两输入回路的±插孔。若相位显示为120°左右，则为正相序；若相位显示为240°左右，则为负相序。
8．感性、容性负载判别
旋转开关置U1I2位置。将负载电压接入U1输入端，负载电流经测量钳接入I2插孔。若相位显示在0°～90°范围，则被测负载为感性；若相位显示在270°～360°范围，则被测负载为容性。
使用方法举例本数字双钳相位伏安表除了能够直接测量交流电压值、交流电流值、两电压之间、两电流之间及电压、电流之间的相位和工频频率外，还具有其他测量判断功能。
1.感性电路、容性电路的判定
将被测电路的电压从U1端输入、电流经卡钳(钳型电流互感器)从I2插孔输入，测量其相位。若测得相位小于90°，则电路为感性；若测得的相位大于270°，则电路为容性。
2.三相电压相序的测量
将UAB(或UAO)电压从U1端输入，UBC(或UBO)电压从U2端输入，测量其相位角Φ。若Φ=120°，则为正相序；若Φ=240°，则为负相序。
3.检查变压器的接线组别
我国电力变压器采用Y/YO-12，YO/Δ-11，Y/Δ-11三种接线组别。当采用Y/YO-12接法时，UAB与Uab同相，测量其相位角为0°或360°；当采用YO/Δ-11或Y/Δ-11接法时，Uab与UAB间相位角为30°，即Uab超前UAB相位30°(脚标A、B表示高压绕组端，a、b表示低压绕组端；O表示有中线联接)。
4.三相二元件有功电能表接线正确性判断
考虑到电流的进出和三相电压相序、七条入线有48种组合；这48种中只有两种是正确的，其余46种是错误的。使用本仪表能方便的读测相位关系，判断出两种正确的接线，即测取UAB与IA相位角等于Φ1，UCB与IC相位角等于Φ2，Φ1-Φ2=±300°。
5.估计判断电能表运行的快慢
在现场，根据公式：T=3600n/NP(秒)，计算理论时间，测定运行中的电能表是快还是慢。
式中P为测定时加于电能表的功率(kW)，P=UICOSΦ；
N为电能表的常数(转/kWh)：
n为计算理论时间所取的转数；
T为理论时间。
电能表快慢由T-t确定。t为电能表转n转时，实际所用的时间。
本数字双钳相位伏安表具有体积小，重量轻，结构简单，操作方便，使用电池供电，数字显示测量结果，携带方便等优点，对测量三相电路具有很强的功能，是电力部门、工厂和矿山、石油化工、冶金系统正确把握电力使用情况，进行二次回路检查的理想仪表。
注意事项警告 
（a）不得在输入被测电压时在表壳上拔插电压、电流测试线，不得用手触及输入插孔表面，以免触电！ 
（b）测量电压不得高于500V； 
（c）仪表后盖未固定好时切勿使用； 
（d）请勿随便改动、调整内部电路；
方法举例
1.感性电路、容性电路的判定 
将被测电路的电压从U1端输入、电流经卡钳(钳型电流互感器)从I2插孔输入，测量其相位。若测得相位小于90°，则电路为感性；若测得的相位大于270°，则电路为容性。 
2.三相电压相序的测量 
将UAB(或UAO)电压从U1端输入，UBC(或UBO)电压从U2端输入，测量其相位角Φ。若Φ=120°，则为正相序；若Φ=240°，则为负相序。 
3.检查变压器的接线组别 
我国电力变压器采用Y/YO-12，YO/Δ-11，Y/Δ-11三种接线组别。当采用Y/YO-12接法时，UAB与Uab同相，测量其相位角为0°或360°；当采用YO/Δ-11或Y/Δ-11接法时，Uab与UAB间相位角为30°，即Uab超前UAB相位30°(脚标A、B表示高压绕组端，a、b表示低压绕组端；O表示有中线联接)。 
4.三相二元件有功电能表接线正确性判断 
考虑到电流的进出和三相电压相序、七条入线有48种组合；这48种中只有两种是正确的，其余46种是错误的。使用本仪表能方便的读测相位关系，判断出两种正确的接线，即测取UAB与IA相位角等于Φ1，UCB与IC相位角等于Φ2，Φ1-Φ2=±300°。 
5.估计判断电能表运行的快慢 
在现场，根据公式：T=3600n/NP(秒)，计算理论时间，测定运行中的电能表是快还是慢。 
式中P为测定时加于电能表的功率(kW)，P=UICOSΦ； 
N为电能表的常数(转/kWh)： 
n为计算理论时间所取的转数； 
T为理论时间。 
电能表快慢由T-t确定。t为电能表转n转时，实际所用的时间。 
本数字双钳相位伏安表具有体积小，重量轻，结构简单，操作方便，使用电池供电，数字显示测量结果，携带方便等优点，对测量三相电路具有很强的功能，是电力部门、工厂和矿山、石油化工、冶金系统正确把握电力使用情况，进行二次回路检查的理想仪表。