标题：防爆型电磁流量计
防爆型电磁流量计
ZNTLD系列防爆型电磁流量计采用世界最新技术。利用恒流低频三值矩形波或双频矩形波励磁，既有矩形波磁场的优点，又克服了正弦波磁场的缺点；还可以消除电源电压波动、电源频率变化及励磁线圈阻抗变化所造成的误差；并有极好的零点稳定性和不受流体噪声干扰影响。从而具有高稳定性、高可靠性的特点。防爆型电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律，防爆型电磁流量计 由传感器和转换器组成，传感器安装在测量管道上，转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型电磁流量计 ，转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合，两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流量计 。防爆型电磁流量计 传感器主要组成部分是：测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。防爆型电磁流量计 主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等，防爆型电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理，水利建设等领域。产品特点  防爆型电磁流量计1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响；
2、测量管内无阻碍流动部件，无压损，直管段要求较低；
3、系列公称通径DN15～DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择；
4、转换器采用新颖励磁方式，功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500：1；
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型；
6、转换器采用16位高性能微处理器，2x16LCD显示，参数设定方便，编程可靠；
7、流量计为双向测量系统，内装三个积算器：正向总量、反向总量及差值总量；可显示．庄、反流量，并具有多种输出：电
流、脉冲、数字通讯、HART；
8、转换器采用表面安装技术SMT，具有自检和自诊断功能；主要技术数据整机和传感器技术数据
执行标准JB/T 9248—1999公称通径15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000最高流速15m/s精确度DNl5～DN600示值的：±0.3%流速≥1m/s；±3mm/s流速<1m/sDN700—DN3000示值的±0.5%流速≥0.8m/S；±4mm/s流速<0.8m/S流体电导率≥5uS/cm?公称压力4.0MPa1.6MPa1.0MPa0.6MPa6.3、10MPaDNl5～DN150DNl5～DN600DN200～DN1000DN700～DN3000特殊订货环境温度传感器—25℃—十60℃转换器及一体型—10℃—十60℃衬里材料聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯F46、加网PFA最高流体温度—体型70℃分离型聚氯丁橡胶衬里80℃；120℃订货时注明聚氨酯衬里80℃聚四氟乙烯衬里100℃；150℃订货时注明聚全氟乙丙烯F46加网PFA信号电极和接地电极材料不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨电极刮刀机构DN300—DN3000连接法兰材料碳钢接地法兰材料不锈钢1Crl8Ni9Ti进口保护法兰材料DN65—DNl50不锈钢1Crl8Ni9TiDN200～DNl600碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti外壳防护DNl5～DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器IP65或IP68其他传感器、——体型流量计和分离型转换器IP65间距分离型转换器距离传感器一般不超过100m转换器技术数据电源交流85—265V，45—400Hz直流11—40V操作键和显示按键式4个薄膜按键可设定选择全部参数，也可利用PC机RS232对转换器设定编程；3行LCD宽视角、宽温、带背光显示；第1行显示流量值；第2行显示流量单位；第3行显示流量百分比、正向总量、反向总量、差值总量、报警、流速。磁键式2个磁键用于显示参数的选择和复位，利用PC机RS232对转换器设定编程；2行LCD宽视角、宽温、带背光显示：第1行：磁键选择：显示流量百分比、正向总量、反向总量、差值总量、报警、流速。第2行：显示流量。内部积算器正向总量、反向总量及差值总量。输出信号单向模拟输出全隔离，负载≤600D．20mA时；上限：0—21mA可选，每档lmA；下限：0—21mA可选，每档1mA；正、反向流量输出方式编程。双向模拟输出下限限制为。或4mA，其他同单向模拟输出。双向脉冲输出两路输出分别对应正向和反向流量，频率0～800Hz,上限1—800Hz可选，每档IHz；方波或选定脉宽，选定脉宽上限2．5S，每档1ms；无源隔离晶体管开关输出，可吸收250mA的电流，耐压35V。双路报警输出可报警编程高/低流量、空管、故障状态、正，，反向流量、模拟量超量程、脉冲量超量程、脉冲小信号切除，输出极性可选；带隔离保护的晶体管开关输出，可吸收250mA的电流，耐压35V.与脉冲输出不隔离数字通讯　RS232，RS485，HART衬里的选择衬里材料主要性能？最高介质温度适用范围—体型分离型　聚四氟乙烯（F4是化学性能最稳定的一种塑料，能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水，也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高流速液氟、液氧、自氧的腐蚀。70℃100℃ 150℃ 需特殊订货1、浓酸、碱等强腐蚀性介质。2、卫生类介质。聚全氟乙丙烯（F46同F4，耐磨性、抗负压能力高于F4。同上　聚氟合乙烯（Fs适用温度上限较聚四氟乙烯低，但成本也较低。80℃　聚氯丁橡胶1、有极好的弹性，高度的扯断力，耐磨性能好。2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀，不耐氧化介质的腐蚀。80℃ 120℃ 需特殊订货水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆。聚氨酯橡胶1、耐磨性能极强。2、耐腐蚀性能较差。80℃中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆进口保护法兰和接地法兰或接地环的选择法兰种类适 用 范 围接地法兰或接地环适用于非导体管道，如塑料管道，但有接地电极的传感器不需要。进口保护法兰当介质有强磨损性时选用。电极的选择电极材料耐蚀及耐磨性能不锈钢0Crl8Nil2M02Ti用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质，适用于石油、化工、钢铁等工业部门及，市政、环保等领域。哈氏合金B对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性，也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱，非氧化性盐液的腐蚀。哈氏合金C能耐非氧化性酸，如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀，也耐氧化性盐类如：Fe，"、、Cu"下或含其他氧化剂的腐蚀，如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀钛能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸包括发烟硫酸、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸如硫酸、盐酸的腐蚀，但如酸中含有氧化剂如硝酸、Fc++、Cu++时，则腐蚀大为降低。钽具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外，几乎能耐——切化学介质包括沸点的盐酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸的腐蚀。在碱中刁；耐蚀。铂/钛合金几乎能耐——切化学介质，但不适用于王水和铵盐。不锈钢涂覆碳化钨用于无腐蚀性，强磨损性的介质。注： 由于介质种类繁多，其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化，故本表仅供参考。用户应根据实际情况自己做出选择，必要时应做拟选材料的耐腐试验，如挂片试验。
仪表选型
◆量程范围确认
一般工业用防爆型流量计被测介质流速以2～4m/s为宜，在特殊情况下，最低流速应不小于0.2m/s，最高应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒，常用流速应小于3m/s，防止衬里和电极的过分磨擦；对于粘滞流体，流速可选择大于2m/s，较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用，有利于提高测量精度。
在量程Q已确定的条件下，即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小，其值由下式计算：
Q=πD2V/4
Q:流量（㎡/h） D:管道内径 V：流速（m/h）
防爆型流量计的量程Q应大于预计的最大流量值，而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50为宜。
◆JTLD系列防爆型电磁流量计 参考流量范围
口径mm流量范围m3/h口径mm流量范围m3/hφ150.06~6.36φ45057.23～5722.65φ200.11～11.3φ50070.65～7065.00φ250.18～17.66φ600101.74～10173.6φ400.45～45.22φ700138.47～13847.4φ500.71～70.65φ800180.86～18086.4φ651.19～119.4φ900228.91～22890.6φ801.81～180.86φ1000406.94～40694.4φ1002.83～282.60φ1200553.90～55389.6φ1506.36～635.85φ1600723.46～72345.6φ20011.3～1130.4φ1800915.62～91562.4φ25017.66～176.25.φ20001130.4～113040.00φ30025.43～2543.40φ22001367.78～136778.4φ35034.62～3461.85φ24001627.78～162777.6φ40045.22～4521.6φ26001910.38～191037.6
选型
型号口径​ZNJTLD15~2600​​代号安装形式​Y一体式F分体式​代号转换器型号ZA圆形ZB方形 ​代号输出信号I.44~20mAf频率 1KHzRs串行通讯（485）C控制输出​代号防爆要求 N无防爆 EX防爆（仅适用于分体式） ​代号 介质温度 T1≤65℃ T2≤120℃ T3≤180℃(仅适用于分体式） ​代号 内衬材质 NE氯丁橡胶（≤65℃） PTFE聚四氟乙烯（≤189℃） PVC聚氯乙烯（≤70℃） ​代号 电极材质 316L不锈钢 HC哈氏合金CHB哈氏合金BTi钛 Ta钽