标题：监控工程宝
为什么要监控工程宝
监控工程宝[1] 没有出来的早期，监控工程调试是一个比较麻烦的工作，监控设备线路全部安装完成后，就直接在监控室里看监视器，哪个图像偏了或不对了再用对讲机喊在摄像机底下的工作人员，再搭梯子爬上去调整，因看监控图像与摄像机实际不同，常会搞成向左移点弄成向右移，喊话的也聪明了，直接说“向摄像机左边移，向摄像机右边移”。华天成  （监控工程宝PK-5200）(3张)
深圳市华天成 工程宝 全名叫多功能监控视频测试仪，也叫监控工程宝，是一台集视频安防监控工程项目调试与故障检测的多功能监控工程调试工具。工程宝融入了摄像机图像检测、PTZ云台控制、网络线测试、音频测试和控制协议分析等多种功能。带一台工程宝，工程师通常一个人就能轻松完成前端摄像机的定位，检测，寻找故障点，找出故障原因。极大的提高了工作效率。
工程宝简介
工程宝采用3.5英寸大屏幕TFT-LCD显示屏；中英文菜单；显示屏亮度/对比度/色彩饱和度可调；背光亮度可调；视频制式显示；视频信号强度分析测量；NTSC/PAL多制式标准彩条图像发生器；PTZ云台控制功能，预置位设置及调用；UTP网线测试及编号显示；PTZ数据分析捕捉；RS485通信地址扫描功能；DC12V 1A电源输出；音频测试；聚合物锂电池，供电时间12小时；高精度，全功能数字万用表；高精度光纤功率测试。 
3.5英寸大屏幕高清晰显示，读数清晰，3 3/4位(6600计数)专业数字万用表，可用于测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻测量、通断测试、二极管测量、电容测量，自动/手动量程转换，差值测量及锁定，功能齐全，测量准确度高，使用方便。 　
安防监控工程中，采用光纤通信来解决视频监控的传输通道已经越越普遍，工程宝可以测试安防系统中的光传输通道、视频和云台控制、以及高精度数字万用表测量强电部份，从而可以更加完善地维护、安装前端监控设备。工程宝是多功能综合手提式测试仪，适用于监控工程商的安装、维护、以及设备维修等， 　专业的外观设计 ；轻触型按键，手感更好；沉金工艺，按键更加灵敏、耐用。 　
产品特点：
· 中文操作介面，菜单友好、简洁、美观、易用
·3.5英寸 大屏幕高清晰TFT-LCD显示屏
·LCD显示屏的亮度、对比度、色彩饱和度可调
·LCD显示屏 的背光亮度可调
·NTSC，PAL自动识别，自动适应，视频制式显示
· 视频信号衰减测量 
· 高精度光纤通信光功率值测量
· 高精度全功能数字万用表，中文界面，测量电流、电压、电阻、通断性测试、二极管、电容等 
· 独创的数字万用表、光功率计测量值显示锁定、差值测试等功能
·DC12V 1A电源输出，为摄像机提供应急电源 
· 音频测试，测试前端拾音器的音频信号 
· 图像发生器，发送多种制式彩色图型条（白、黄、青、绿、粉、红、蓝、黑）
· 首创地址扫描功能，快速寻找RS485通信地址
· 低功耗，工作时间长达12小时 
·PTZ控制协议代码捕捉和显示
· 支持Pelco-D、Pelco-P、SAMSUNG等二十多种控制协议
· 可调用快球的菜单，对其进行设置 及复位
· 支持RS232和RS485接口，速率可调
· 网线测试功能 （真正测试2线和2线以上的各种接法，并显示测试编号）
· 电池电量图型化实时显示，直接简洁
· 可直接充电，可使用外接电源
· 有自动省电（低功耗模式）功能，使用时间更长
· 简单易用，操作者几乎可免培训迅速上手
产品功能：
1． 高精度光纤通信光功率测量
工程宝PK-5200集成的光功率计采用国际最先进的手持式仪表专用集成芯片，实现超低功耗运行。3.5英寸的TFT-LCD显示屏，实现大屏幕高清晰显示。操作简单方便。波长 850nm 、1300nm 、1310nm 、1490nm、1550nm五个波长校正点。可线性或非线性显示光功率，既可用于光功率的直接测量，也可用于光纤链路损耗的相对测量。是光纤通信、有线电视系统、安防系统施工及维护过程中必不可少的仪器设备。
2． 高精度全功能数字万用表
华天成工程宝PK-5200内置了性能稳定、高可靠性的3 3/4位(6600计数)数字万用表，读数清晰，可用于测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻测量、通断测试、二极管测量、电容测量，自动/手动量程转换，差值测量及锁定，功能齐全，测量准确度高，使用方便。
工程宝PK-5200内置专业数字万用表，适用于工程人员对安防系统中弱电和强电的测试，以及维修人员对设备维修测量等。
3． 3.5英寸 大屏幕显示，显示摄像机图像
华天成工程宝PK-5200视频监控测试仪，采用了3.5英寸大屏幕数字LCD监视器， 显示区域更广更清晰，更加直观方便地显示出摄像机图像效果。
LCD监视器亮度、对比度、色彩饱和度可调，背光亮度可调适合野外施工和维护。
4．球机或解码器PTZ控制
华天成工程宝PK-5200视频监控测试仪内置Pelco-D/P，SAMSUNG，Panasonic等二十多种PTZ控制协议，通过自身的RS485或RS232接口，用户可以控制云台的上、下、左、右转动，以及调整一体机的变焦、聚焦、光圈大小。
5．预置位的设置、调用及球机参数的设置
工程宝PK-5200视频监控测试仪支持云台预置和调用功能，将球机将当前状态下云台的水平角度、倾斜角度和摄像机镜头焦距等位置参数保存到该仪表中，也能通仪表快捷调出预置位。
工程宝PK-5200视频监控测试仪能通过预置位调用快球的主菜单，编辑球机各项参数。
6．RS485地址扫描功能，协助工程师查找快球的地址
工程宝PK-5200视频监控测试仪独特的地址扫描功能，可以快速协助工程师查找快球的地址。维护工程对于一些需要维护的快球，有可能不知道快球的地址，如果要拆下快球来检查，工作量比较大。工程宝PK-5200独立的扫描功能，可以帮助工程师查找球机的地址。
7．视频信号强度测量
工程宝PK-5200视频监控测试仪，新增了视频信号强度测量，测试视频信号是否衰减或过高。视频信号由于视频线缆过长会造成信号衰减，视频信号的衰减会造成图像暗淡，降低图像动态范围；如视频信号过强，会造成虚影，降低图像的清晰度。工程宝PK-5200的视频信号测量功能，实时显示视频信号的电平值，如果超出范围，仪器的屏幕会有提示信息显示。
8．多制式图像发生器发送彩色条，检测监控传输通道
工程宝PK-5200可通过视频OUT端口，发送多种制式（PAL，NTSC）彩色图型条，图型条有：白、黄、青、绿、粉、红、蓝、黑共八种颜色，通过监控中心的监视器是否接收到彩色图型条来判断视频通道是否正常传输，同时，通过监控中心接收到的彩色图型条，可以判断是否因为传输有衰减或干扰造成颜色偏差。该设备也可由视频OUT端口发送彩色图案，同时在IN端口接收并显示，适合视频传输的现场检测，如视频光端机、视频线缆等。
9．12V电源输出，为摄像机供电
工程宝PK-5200视频监控测试仪专门为摄像机的供电而设计了12V 1A的电源输出端口，为摄像机提供临时的供电。主要应用于一些摄像机的现场演示和测试，同时，对于一些需要安装摄像机的场地，因为项目实施之前现场没有电源，必须找到临时的电源为摄像机供电，工程宝PK-5200的供电输出就发挥了必要的作用。
10．音频测试功能，测试前端音频设备的声音是否正常
工程宝PK-5200视频监控测试仪的音频测试功能，可以对视频监控前端的拾音器等音频设备进行测试。
11．UTP网线测试
工程宝PK-5200独特的网线测试功能，通过仪表上的UTP Cable Test测试端口，可以测试出各种网线的连接方式（任意两线或两线以上），甚至视频监控工程的各种RJ45连接，都可以快速、准确显示出来。简单、方便、实用。
工程宝PK-5200也是布线工程的分线器，它除了显示UTP网线的连接方式，同时也显示了网线编号，工程师能够准确的判断并标记该网线的始端和末端位置，从而在繁杂的网线堆中快速理顺网线连接。
12．数据捕捉功能
仪表可通过RS485/RS232接口捕捉键盘或DVR发过来的控制协议代码，检验监控中心机房发送过来的PTZ控制命令数据是否能正常收到，验证RS485/RS232数据传输。
13．聚合物锂电池和DC 5V外接电源供电，电池电量图型实时显示
采用大容量聚合物锂电池供电，更加安全可靠，性能更加稳定。充电时间短，电池充电时间4小时，而仪表连续工作长达15个小时。
14．中英文菜单，操作简单
中、英文操作介面，两种语言可选，仪表的操作菜单友好、简洁、美观、易用。 
应用范围：
· 视频监控工程安装和维护
· 光纤通信安装维护
· 光纤CATV工程安装维护
· 光纤通信实验测试
· 安防设备维修
· 快球、摄像头检测
· 视频传输通道检测
·PTZ云台协议控