标题：三相电能质量分析仪
1.1 用途
电能质量分析仪，是对电网运行质量进行监测及分析的专用便携式产品。可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质分析，能够对电网运行进行长时间的数据采集监测。同时配备电能质量数据分析软件，对上传至计算机的测量数据进行各种分析。
使用仪表前，请认真阅读此说明书，了解相关注意事项！
1.2 特点
l 一种电能质量分析专用仪表。
l 使用ARM和DSP以及16M字节的存储器；
l 仪表使用触摸屏，使操作更简单、方便；
l 可进行测量，并保存数据，将其上传到PC机进行分析；
l 模块化结构，设计合理，运行可靠。
l 中文菜单操作，简单易学。
l 可使用USB盘更新仪表软件，软件升级简单、方便；
l 在PC机上用电能质量数据分析软件对测量数据进行详细分析。
1.3 技术指标
1.3.1仪表基本功能
表3-1 仪表检测功能一览表
序号
项 目
描 述
1
电压/电流/频率
可测量三相电压、零线电压、三相电流、零线电流、频率等
2
谐波测量
可测量至50次谐波，测量结果包括各次谐波电压、谐波电流的幅值、电压谐波的总失真度（总畸变率）、各次电压谐波/电流谐波含有率；可显示谐波频谱图
3
功率测量
可测量三相视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、三相电能等
4
三相不平衡测量
可测量三相电压不平衡度及正序、负序、零序电压；三电流不平衡度及正序、负序、零序电流；可显示电压矢量、电流矢量
5
浪涌电流
可记录至少40个浪涌电流事件
6
波动/闪变
波动、短时闪变、长时闪变测量
7
骤升/骤降
可记录电压骤升、骤降事件，最多可记录40个事件
8
监测记录
可长时间地记录基本的（稳态）电能质量参数，记录时间间隔从3秒到30分钟可调。
9
数字示波器
可用于查看电压/电流信号波形
3.1.2 其他技术指标电压信号输入回路： 
直接接入， 输入阻抗：1MΩ，20pF 
测量范围：电压真有效值　10～700V(有效值)
尖峰电压：1000V
功率消耗：小于0.5VA/相
电流输入回路：
间接接入.
测量范围：电流真有效值　1A,5A,10A,100A,1000A（选择对应电流传感器）
浪涌电流： 1000A(选用1000A电流传感器)
功率消耗：小于2.0VA/相
测量信号频率范围：40Hz～70Hz
显示屏： 320×240 彩色图形LCD + 触摸屏
内存容量： 16 M字节FLASH
外部存储接口：USB （可插接U盘）
工作电源： 可充电锂电池，充满可工作5~6小时
外接电源：AC100~240V/DC16.8V-1A 电源适配器/充电器
表 3-2各项检测功能准确度指标
可测量范围
测量精确度
说明
电压/电流/频率
三相电压：10~700V（真有效值）
零线电压：1～70V（真有效值）
三相电流：0~1000A（真有效值，选配1000A电流传感器）
零线电流：0~25A（真有效值，选配25A电流传感器）
频率：40~70Hz
电压：±0.5%
电流：±0.5%
频率：±0.01Hz
此处以A相电压频率作为测量频率
谐波测量
电压谐波：总谐波、1~50次谐波。
电流谐波：总谐波、1~50次谐波。
电压谐波： ±0.1(%f)
电流谐波：±1%
功率测量
有功：0.05~700KW
视在：0.05~700KVA
无功：0.05~700KVAR
功率因数：0.00~1.00
有功电能：0.01~10000kWh
视在电能：0.01~10000kVAh
无功电能：0.01~10000kVARh
平均功率因数：0.00~1.00
有功：±2%
视在：±2%
无功：±2%
功率因数：读数±0.005
有功电能：±2%
视在电能：±2%
无功电能：±2%
平均功率因数：读数±0.005
三相不平衡
基波电压：10~700V（真有效值）
基波电流：0.5~1000A（真有效值）
基波频率：40~70Hz
相角：0~360
不平衡度：0.0%~100%
电压：0.5%
电流：0.5%
频率：读数±0.01Hz
相角：读数±0.3
电压不平衡度：读数±0.2
电流不平衡度：读数±0.2
此处以A相电压频率作为总测量频率
监测记录
可记录参数：
三相电压、三相电流、零线电流、电压谐波（总谐波、1~25次谐波）、电流谐波（总谐波、1~25次谐波）、三相不平衡、有功功率、功率因数、波动、闪变
记录时长=（仪表可记录最大数据个数×保存时间间隔）/60分钟
仪表可记录的最大数据个数 
= 18635个
保存时间间隔：3S～30MIN
记录时长：15小时～388天
采集间隔设置3秒，可监测15.5小时，采集间隔设置30分种可监测388天(3秒～30分连续可调)
骤升骤降
电压骤升、电压骤降以及暂时断电
最多可记录40个事件
波动
电压波动量：0.1%~10.0%
测量误差：±5%
闪变
短时闪变
长时闪变
短时间闪变测量误差：±5%
长时间闪变测量误差：±5%
数字示波器
三相电压、三相电流、零线电压和零线电流瞬时波形
最大采样频率：200KHz
最小采样频率：100Hz
型号
尺寸
290×110×55mm
显示屏
触摸屏，5.7寸320×240彩色图形LCD
通讯接口
USB
重量
1.6KG
内存
128M（bit）
二、仪器结构
2.1 整体结构
电能质量分析仪的整机
2.2 主要部件
2.2.1 主机
主机用于在现场测试，进行操作、计算、显示测试结果、存储等用途。(数量：1台)。
2.2.2 电流传感器
四个电流传感器用于测试电流用。在使用中，用电流传感器把需测量电流的导线夹住，应尽量使导线垂直穿过电流传感器的夹合孔。（数量：4个）。
2.2.3 电压测试线
电压测试线有黄色、绿色、红色、蓝色、黑色共五条。用于连接主机与电压测试探头。使用中，电压测试线与主机连接时，颜色要求一一对应，以避免测试时发生错误。（数量：5条）。
2.2.4 电流测试线
电流测试线为一分四电缆线，其中七芯插头连接主机用于在现场测试，进行操作、计算、显示测试结果、存储等用途。主机，四个四芯头分别连接四个电流传感器。线上有标识，表示分别对应电流测试通道。测试时应保证各相序的正确性，否则会得到错误的测量结果。（数量：1条）。
2.2.5 鳄鱼夹
大号鳄鱼夹用于测试电压信号用。黄色、绿色、红色、黑色、蓝色共五个。使用时,电压测试线连接一端，颜色要求一致；连接测试端一侧，黄色、绿色、红色分别接A相、B相、C相电压线，黑色鳄鱼夹接零线。蓝色鳄鱼夹接地线。（数量：5个）。
2.2.6 工业鳄鱼夹（选配件）
工业用鳄鱼夹用于测试电压信号用。黄色、绿色、红色、黑色、蓝色共五个。使用时,电压测试线连接一端，颜色要求一致；连接测试端一侧，黄色、绿色、红色分别接A相、B相、C相电压线，黑色鳄鱼夹接零线。蓝色鳄鱼夹接地线。（数量：5个）。
2.2.7 测试表笔
测试表笔用于测试电压信号用。红色一个，黑色一个，共两个。使用时,电压测试线连接一端。（数量：2个）。
2.2.8 充电器
充电器用于给主机供电和给电池充电用。一个。使用时, 将充电器输入插头接于220V电源上，输出端接于主机电源输入端即可。（数量：1个）。
2.2.9 使用说明书
使用说明书详细介绍了 电能质量分析仪的使用功能和操作方法。用户在使用仪表测量前应仔细阅读。（数量：1册）。
2.2.10 电能质量分析仪光盘
电能质量分析仪光盘内附有电能质量数据分析软件。通过该软件，可对电能质量分析仪进行升级、数据上传等操作，同时可对上传的数据进行管理和进一步的分析。光盘内还附有使用说明书的电子文档。（数量：1张）。
2.2.11 铝合金仪器箱
便携式仪器箱是电能质量分析仪整套设备的包装箱。主机及所有配件均装在仪器箱内。用户在使用完后，请及时把设备装入仪器箱，以免设备受到损坏或缺失。（数量：1个）。
三、测量连接使用本仪表进行测量，需首先把将电压测试线与主机连接。然后根据测试需要选择合适的电压测试探头，连接电流传感器，让电流传感器把需测量电流的导线夹住。尽量使导线垂直穿过电流传感器的夹合孔。如图3.1所示。
图3.1 仪表测量连线示意图
连接测试探头与测试源时，注意安全，防止触电和短路的发生！
在进行连接时需特别注意电压测试线的颜色与主机插座的颜色必须一致。同样，电压测试探头的颜色也应相互配合。
黑色测试线连接主机黑色插座和黑色电压测试探头，接测试源的N线！
四、功能操作
4.1 仪表开机/关机
仪表面板上有一个按键，位于LCD屏右下方，此按键为仪表开关键。在仪表处于关机状态时，按下此开关键，当仪表屏幕有显示，开关键旁的小灯亮起时，表示仪表启动完成。当仪表处于开机状态时，按下开关按键几秒钟时间，即可关机。
4.2 主菜单
仪表主菜单
仪表主菜单如上图，屏幕上方红色显示的为仪表当前日期和时间，右上角蓝色显示的为仪表电池电量，字母”U”表示仪表当前有正确插接U盘，左上角的图标被连续点击三次，可将仪表当前屏幕显示保存到仪表或U盘(如仪表当前正确插接好U盘)中。
连续两次点击同一个菜单项即可执行该菜单功能。各检测功能分别说明如下。开始检测前，先检查仪表参数设置是否正确（见 系统设置 下的 仪表参数设置）。