标题：霉菌培养箱
简介
霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备，因为大部分霉菌适合在室温（25摄氏度）下生长，且在固体基质上培养时需要保持一定的湿度，所以一般的霉菌培养箱由制冷系统，制热系统，空气加湿器和培养室，控制电路和操作面板等 部分组成，并使用温度传感器和湿度传感器来维持培养室内的温度和湿度的稳定。有些特殊的霉菌培养箱还可以设定温度湿度随培养时间变化。
适用范围
本产品适用于环境保护、卫生防疫、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门。是水体分析和 BOD 测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温，恒温振荡设备。
控制特点
1具有因停电，死机状态数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 
2采用国内首创流线圆弧型设计，外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，工作内腔采用镜面不锈钢材质； 
3 微电脑智能控制，液晶显示控制温度，时间，超温报警功能； 
4 外表采用烤漆亚光镀层避免光辐射，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 
5幅流送风和提升对流循环形式，确保每层面空气的流动性和温度均匀性； 
6观察窗采用独创的复门设计：观察内腔培养物品时可打开复门观察，不用观察时可关闭复门； 
7采用国际知名品牌压缩机和循环风道，无氟制冷剂，引领环保，高效，节能； 
8集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响和设备的连续长时间使用； 
9 采用空气调节装置，保证空气质量；
产品优点
1、本机温控系统采用微电脑单片机技术，控温精度高；
2、具有温度、时间调节控制，触摸式键盘设定调节；
3、显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越；
4、带有超强的紫外灭菌功能，保证纯净的培养环境；
5、机体外壳采用喷塑处理，整机造型美观大方；
6、内胆均为镜面不锈钢材料制成；
7、工作室内装照明装置，大视角保温真空钢化玻璃，便于观察；
8、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架多少。
产品规格及参数
型号
容 积（L）
外型尺寸（宽*深*高）
控温范围精度（℃）
控湿范围精度（%RH）
消毒功能（W）
备注
BD-MJX-80
80L
544*544*1000
0-50±0.5
/
15
单门、三层中空玻璃，内胆不锈钢，带锁。可定做30段温、时设置。
BD-MJX –80S
30-95±2
BD-MJX -150
150L
594*594*1250
0-50±0.5
/
15
BD-MJX –150S
30-95±2
BD-MJX -250
250 L
544*544*1690
0-50±0.8
/
15
BD-MJX –250S
30-95±2
BD-MJX -350
350 L
594*594*1850
0-50±0.8
/
20
BD-MJX –350S
30-95±2
BD-MJX -450
450 L
643*648*1850
0-50±0.8
/
30
BD-MJX –450S
30-95±2
BD-MJX -600
600 L
1265*594*1525
0-50±0.8
/
2*30
双门、三层中空玻璃，内胆不锈钢，带锁。
BD-MJX –600S
30-95±2
BD-MJX -1000
1000 L
1215*648*1850
0-50±1
/
2*30
30-95±2
BD-MJX –1000S
BD-MJX -1250
1250 L
1798*675*1830
0-50±1
/
2*30
三门、三层中空玻璃，内胆不锈钢，带锁。
BD-MJX –1250S
30-95±2
BD-MJX -1500
1500 L
1892*760*1830
0-50±1
/
3*30
BD-MJX –1500S
30-95±2
BD-MJX -2000
2000 L
2395*760*1880
0-50±1
/
3*30
四门、三层中空玻璃，内胆不锈钢，带锁。
BD-MJX –2000S
30-95±2

注意事项与维护
1、培养箱在搬运中，禁止倒置及大于45度的平放。
2、使用中切勿频繁改变设定值，以免压缩机频繁启动造成过载，影响设备使用寿命。
3、箱内不需照明时，应将照明开关置于“关”位置，以免影响上层温度，同时延长灯管使用寿命。
4、本机装有二组保险丝，运行中若发生故障，请先切断电源，检查保险丝是否完好，再检查其他部位。
5、为了保持设备的外观，切勿用腐蚀溶液擦拭外表，箱内可用干布或酒精擦拭，保持箱内干净。
6、当设备不用时，应保持箱内干燥，并切断电源。
7、为确保箱内温度均匀，应经常检查箱内轴流风机是否正常运行。实验时，箱内物品放置切勿过挤，切勿阻挡风机出风口，必须留出空间，以利于箱内气流循环。
8、切勿触摸，碰撞箱内感温、感湿探头，造成温度、湿度失控。
9、设备发生故障，应请专业人员维修或与本厂销售部联系，用户请勿任意拆修。
使用方法
按说明书要求往水槽中加注纯净水，将超声雾化器电源插线插至后板示意图（2）“加湿器控制插座”上，软塑料套管一头插在超声雾化器出口处，另一头插在顶板示意图（3）“进气口”上，此时超声雾化器已与主机连接完毕。
5、插上主机电源，将面板右方的电源开关“1”按下，此时仪器出现数字显示，表示设备进入工作状态，见控制面板示意图进行各参数设置，设置方法如下：
（一）温度/时间键可进行温度与时间切换：
1）温度设定：按一下温度/时间键，仪表的温度设定指示灯亮。按设定键进入SV状态，设定显示窗三个数字中有一个数闪烁，再按移位键（ ）将闪烁数位移至需设定位，然后按∨或∧键即可改变温度设定值到所需温度（最小值0℃），最后按下设定键将设定值存入单片机，此时左显示窗显示测量温度，右显示窗口显示设定温度。
2）时间设定：按一下温度/时间键，仪表的时间设定指示灯亮。按设定键进入TV状态，设定显示窗三个数字中有一个数闪烁，再按移位键（ ）将闪烁数位移至需设定位，然后按∨或∧键即可改变时间设定值，直到所需时间（最小值1h），最后按下设定键将设定值存入单片机，此时左显示窗显示测量时间，右显示窗显示设定时间。
定时功能：仪器送电时，定时功能开始启动。定时结束后，输出关闭。加热器和制冷压缩机停止工作，培养箱内温度将逐渐达到外界环境温度。
3）状态指示：设定完成后设备按设定好的参数运行。当测量温度低于设定温度时，设备进入加热状态，加热指示灯亮。反之，当测量温度高于设定温度时，制冷指示灯亮，设备进入制冷状态。当测量温度高于设定温度4℃时，报警指示灯亮，蜂鸣器也发出鸣叫声。
4）参数修改：运行中若要修改温度、时间参数，再按程序1、2进行修改。
5）快速设定：在设定参数时，三个数字中有一个数闪烁，若按∧键则设定值末位数加1；若按此键不放开，约3秒钟后，设定值连续加1；若按∨键，则设定值减1；若按住该健不松开，约3秒钟后，设定值连续减1。
（二）湿度设定
1）湿度设定：按一下“湿度设定”键，窗口的“上限设定”指示灯（红色）亮，此时按∨或∧键即可改变湿度设定值到所需湿度，再按下“湿度设定”键，窗口的“下限设定”指示灯（绿色）亮，此时按∨或∧键即可设定下限湿度，再按下“湿度设定”键，窗口的“工作”指示灯（红色）亮，此时表明微机进入自动工作状态。“下限设定”湿度值与“上限设定”湿度值相差2%（推荐数值1%～5%），用户也可根据实际情况加以设置。
2）参数修改：运行中若要修改湿度参数，再按程序1进行修改。
3）快速设定：在设定参数时，若按∧键则设定值末位数加1，若按此键不放开，约3秒钟后，设定值连续加1；若按∨键，则设定值减1，若按住该健不松开，约3秒钟后，设定值连续减1。
4）状态指示：当箱内湿度未达到所设定下限湿度时，工作和加湿指示灯亮，加湿雾化器工作，湿度上升至所设定之下限湿度后再间断加湿，直至上限湿度时停止加湿。使湿度在所需求的范围内波动。当湿度仪表显示EFF时，则为溢出显示，实际湿度超出湿度仪显示范围。此时可将培养箱外门打开，一般过一段时间会自动恢复显示。如果湿度显示低可以加湿。