标题：可编程恒温恒湿试验箱
可编程恒温恒湿试验箱的用途:
恒温恒湿试验箱也称环境试验箱、恒定湿热试验箱、交变湿热试验箱或恒温恒湿箱，可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿复杂的自然状环境，用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属  、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
可编程恒温恒湿试验箱钣金结构:
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。 
内箱采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板或304B氩弧焊制作而成，外箱采用A3钢板喷塑。 
采用微电脑温度湿度控制器，控温控湿精确可靠。 
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用多层玻璃，随时清晰的观测箱内状况。 
设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。 
可选配记录仪，打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线，4～20mA标准信号。 
箱体左侧配一直径50mm的测试孔。
可编程恒温恒湿试验箱的材质:
(1)工作室内壁采用进口SUS304﹟不锈钢镜面板加工成型,壁面耐高温、耐腐蚀且易于清洗 
(2)外壳采用优质冷轧板加工成型或SUS34#纱纹不锈钢，表面磷化静电喷粉经高温处理，耐摩擦，耐腐蚀，耐剥离。
(4)保温隔热层采用硬质聚胺脂发泡及超细保温棉. 
(5)不锈钢翅片式高速加温（1.0KW×1）电热管 
(6)专用电机、离心对流风扇，以达强度对流 垂直扩散循环 
(7)进口SUS304﹟不锈钢镜面板特制风道，采用分流鼓风，可有效保证试验箱内温度循环的均匀性 
(8)不锈钢可移式样品试架，每层承重达25Kg以上（共二层） 
(9)制冷系统选用法国原装进口单元式泰康全封闭压缩机组，制冷剂采用DUPONT公司欧II标准R404a冷媒 
(10)风冷式冷凝器,翅片式对流蒸发器 
(11)进口制冷辅助件(意大利产电磁阀，过滤器，美国产压力控制器，油压控制器,避震软管,台湾产油分离器等) 
(12)温度测量采用进口PT-100传感器. 
(13)温度控制采用进口温度控制器(设置方式为轻触按键式).对箱内所需温度进行检测和控制，加热执行元件采用SSR固态继电器。  
可编程恒温恒试验箱的造型设计:
★造型设计完美： 
圆弧造型及表面经雾面条纹处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠，造型美观大方、新颖。大型观察窗★大型观察窗视野宽广明亮： 
长方形复层玻璃观窗口和飞利浦节能荧光灯，可清晰的观测试验中的试验品观察的状况，窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴，及高亮度PL荧光灯保持箱内照明，箱门双层隔绝气密迫紧，可有效隔绝内部温度泄漏。水电分离★水电分离确保安全： 
加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，提高安全性。可外接式供水系统，方便于补充加湿桶供水，并自动回收使用。冷冻及控制系统★冷冻及控制系统先进可靠： 
原装进口法国“泰康”牌全封闭压缩机，能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒，世界知名品牌的冷冻器件，原装进口韩国LCD触摸屏控制器，可同时显示测定值及设定值、时间，可任意设定固定或交变条具九点故障警示及简易维修方法,升降温可作斜率控制,并具有自我校正温度基准点之功能.温度传感器采用 DIN PT-100Ω (白金感应).温度控制均采用 P.I.D. + S.S.R. 系统同步协调控制,可提高控制组件与接口使用之稳定性及寿命，界面友好，操作简单易学。
1．具有 P.I.D. 自动演算之功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定可减少人为设定时所带来之不便. 
2．在设定或运转中,如发生错误时,会提供警示讯号. 
3．控制器具有记录讯号端输出,可联接温度记录器.
4．可接远程监视﹑记录系统（试验数据能在计算机上通过上位机软件直接显示和打印）。 
5．内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置 
6．设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。箱体左侧配直径50mm的测试孔。 
可编程恒温恒湿试验箱BE-TH-80/150/225/408/800/1000东莞贝尔
技术参数:
恒温恒湿试验箱型号:
BE-TH-80L; BE-TH-150L; BE-TH-225L; BE-TH-408L; BE-TH-800L ;
BE-TH-1000L
恒温恒湿试验箱内箱尺寸:
80L（40X50X40）. 150L（50X60X50）225L（50X75X60）.408L（60X85X80）. 800L（100X100X80）.1000L（100X100X100）cm 
可程式恒温恒湿箱温度范围：
D: 0C ~+150C
H：-20C ~+150C；
M：-40C~+150C；
L：-70C ~+150C 
可程式恒温恒湿箱控制器：
TEMI880彩色触摸式智能可程序温湿度控制器：
原装韩国进口，中英文液晶显示 LCD触摸式面板，画面对谈式输入数据, 温湿度同时可程控,背光灯17段可调，曲线显示，设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报，故障发生时可通过屏幕显示故障，消除故障，消除误操作。多组 PID控制机能，精密监控功能，且以数据形式显示
TEMI300液晶显示薄膜按键式：
原装韩国进口，薄膜按键式数据输入,温湿度同时可程控器, 英文表示及3.1〞LCD液晶显示控制器于屏幕上。
恒温恒湿试验箱湿度范围: 20%~98%RH
型 号
BE-TH-80
BE-TH-150
BE-TH-225
BE-TH-408
BE-TH-800
BE-TH-1000
内箱容积（L）
80
150
225
408
800
1000
内箱尺寸（cm）（H*W*D）
50x40x40
60x50x50
75x50x60
85x60x80
100x100x80
100x100x100
调温调湿
平衡调温调湿（BTHC）控制系统
工作环境
适合+5℃~+35℃
加热器
镍铬合金电热丝式加热器
加湿器
表面蒸发式
鼓风机
离心风机
气流方式
宽带式强迫气流循环（上出下进）
冷凝方式
风冷或水冷
性
能
温度范围
H：- 20℃~+150℃；M：-40℃ ~ +150℃； L：-70℃ ~ +150℃
湿度范围
20%~98%RH
温度波动度
±0.5℃
湿度波动度
±2%RH
温度均匀度
±1.5℃
湿度均匀度
±3%RH
升温时间
3℃/分钟最快可达 1 0℃ /分钟
降温时间
1℃ /分钟最快可达 5 ℃ /分钟
结
构
及
部
件
内外箱材质
内箱：#304镜面不锈钢板 外箱：#304不锈钢或钢板
保温材质
硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
控制器
原状进口韩国TEMI880人机介面触摸屏控制器要 或 TEMI300 液晶按键控制器可选择
冷冻系统
原装进口法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
保护装置
压缩机过热，过流，超压，加热加湿空焚 , 箱内起温，缺水报警系统
电源
3ф5W380VAC±10% 或2ф3W220VAC±10%
标准配件
观察窗（双层中空钢化玻璃 ） 一个；ф50mm 测试孔 （位于左连）一个 ；试样架二套（高度可调） ；箱内照明灯（荧光灯）一个； 移动工作轮 四个；加湿水箱一个；通讯接口；连接电脑操作软件一套 。
选购件
记录仪、操作孔

可满足的标准：
1. GB11158 高温试验箱技术条件 
2. GB10589-89 低温试验箱技术条件 
3. GB10592-89 高低温试验箱技术条件 
4. GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件 
5. GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法 
6. GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法 
7. GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法 
8. GB/T2423.4-93 交变湿热试验方法 
9. GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法 
10. IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法 
11. IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法 
12. GJB150.3 高温试验 
13. GJB150.4 低温试验 
14. GJB150.9 湿热试验 
可编程恒温恒湿试验箱
可编程恒温恒湿试验箱工作原理:
制冷工作原理：制冷循环采用逆卡若循环，该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成，其过程如下：制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力，消耗了的功使排气温度升高，之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。本试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统保持在最佳的运行状态。采用平衡调温（BTC）,既在制冷系统在连续工作的情况下，控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量，最终达到一种动态平衡。加热系统试验箱的加热系统相对制冷系统而言，是比较简单。它主要有大功率电阻丝组成，由于试验箱要求的升温速率较大，因此试验箱的加热系统功率都比较大，而且在试验箱的底板也设有加热器。控制系统控制系统是综合试验箱的核心，它决定了试验箱的升温速率，精度等重要指标。现在试验箱的控制器大都采用PID控制，也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式。由于控制系统基本上属于软件的范畴，而且此部分在使用过程中，一般不会出现问题。湿度系统温度系统分为加湿和除湿两个子系统。 
加湿方式一般采用蒸汽加湿法，即将低压蒸汽直接注入试验空间加湿。这种加湿方法加湿能力，速度快，加湿控制灵敏，尤其在降温时容易实现强制加湿。 
除湿方式有两种：机械制冷除湿和干燥除湿。机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下，使大于饱和含湿量的水汽凝结析出，这样就降低了湿度。干燥器除湿是利用气泵将试验箱内的空气抽出，并将干燥的空气注入，同时将湿空气送入可循环利用的干燥进行干燥，干燥完后又送入试验箱内，如此反复循环进行除湿。现在大部分综合试验箱采用前一种除湿方式法，后一种的除湿方法，可以使露点温度达到0℃一下。适用于有特殊要求的场合，但费用较贵。传感器系统传感器主要是温度和湿度传感器。温度传感器应用较多的是铂电组和热电偶。湿度的测量方法有两种：干湿球温度计法和固态电子式传感器直接测量法。由于干湿球法测量精度不高，现在的恒温恒湿箱正逐步的以固态传感器代替干湿球来进行湿度的测量。 
送风循环系统空气循环系统一般有离心式风扇和驱动其运转的电机构成。它提供了试验箱内空气的循环。
安装场所：
为了便于箱体散热及维护保养，安装本设备的场所必须符合下列条件： 
1、与相邻的墙壁或器物之间的距离300mm 
2、为了稳定的发挥试验箱的功能、性能，应选择常年温度为15~35℃，相对湿度大于85%的场所。 
3、安装场所的环境温度切忌急剧变化。 
4、应安装在水平面上(安装时应用水平仪在地面上确认水平)。 
5、应安装在无直射阳光的场所。 
6、应安装在通风良好的场所。 
7、应安装在远离可燃物、爆炸物及高温发热源的地方。 
8、应安装在灰尘少的场所。 
9、尽可能地安装在靠近供电电源的场所。
操作恒温恒湿箱的注意事项：
1.为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障，请提供额定电压范围内的电源。 
2.为了防止触电或产生误动作和故障，在安装和接线结束之前，请不要接通电源。 
3.本产品为非防爆产品，请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿机。 
4.仪器工作中请不要打开试验箱门，高温时打开可能会对操作人员造成烫伤，低温时打开可能会对工作人员造成冻伤，并且可能造成蒸发器结冰，影响制冷效果。 
5.禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机，否则会有产生异常、触电或火灾的危险。 
6.机体的通风孔需保持通畅，以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。 
7.开箱时若发现机器损坏或变形，请停止使用。 
8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入，否则会发生故障。 
9.接线必须正确，一定要进行接地。不接地可能造成触电、显示不正常或测量有较大误差。 
10.定期检查端子螺丝和固定架，请不要在松动的情况下使用。 
11.仪表运转期间，电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。 
12.仪表在运转中，进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前，应充分地考虑安全性，错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。 
13.请使用干布擦拭仪表，不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂，不要把水溅到仪表上，如果仪表浸入水中，请立即停止使用，否则有漏电、触电或火灾的危险。 
14.仪表内部零件有一定的寿命期限，为持续安全地使用本仪表，请定期进行保养和维护。 
15。在开机之前要查看电源是否稳定。
恒温恒湿箱常见故障和解决方法:
1、在高温试验中，如果温度变化达不到试验温度值时，可以检查电器系统，逐一排除故障。如果恒温恒湿试验箱温度升得很慢，就要查看风循环系统，看一下风循环的调节挡板是否开启正常，反之，就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升，过温保护，那么，控制器出故障，须更换控制仪表。
2、当恒温恒湿试验箱低温达不到试验的指标，那你就要观察温度的变化，是温度降的很慢，还是温度到一定值后温度有回升的趋势，前者就要检查一下，做低温试验前是否将工作室烘干，使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验，工作室内的试验样品是否放置的过多，使工作室内的风不能充分循环，在排除上述原因后，就要考虑是否是制冷系统中的故障了，这时就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是恒温恒湿试验箱设备的使用环境不适合所致，设备放置的环境温度，放置的位置（箱体后与墙的距离）要满足要求（在设备操作使用说明中都有规定）。　 
3、恒温恒湿试验箱在做湿热试验中，出现实际湿度会达到100%或者实际湿度与目标湿度相差很大，数值低得很多，前者的现象：可能是湿球传感器上的纱布干燥引起，那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水，水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的，查水位控制器供水系统是否供水正常，水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长，或供水水质纯净度的原因，会使纱布变硬，使纱布无法吸收水份而干燥，只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是恒温恒湿试验箱的加湿系统不工作，查看加湿系统的供水系统，供水系统内是否有一定的水量，控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常，加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常，那就要检查电器控制系统，这要请专业维修人员进行检修。 
4、恒温恒湿试验箱设备在试验运行过程中突然出现故障时，控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障，即可请专业人员快速排除故障，以确保试验的正常进行。其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象，那就要具体现象，具体分析和排除。
不能用恒温恒湿试验箱试验的产品事项:
本试验绝对不能用于对下列物体或含有这些物体的试验:爆炸物1、硝化甘醇（乙二醇二硝酸酯）、硝化甘油（丙三醇三硝酸酯）、硝化纤维素及其它爆炸性的硝酸酯类。 
2、三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚（苦味酸）及其它爆炸性的硝基化合物。 
3、过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。可燃物1、自燃物： 
金属：“锂”、“钾”、“钠”、黄磷、硫化磷、红磷。 
赛璐璐类：碳化钙（电石）、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。 
2、氧化物性质类： 
（1）氧酸钾、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类。 
（2）过氧酸钾、过氧酸钠、过氧酸铵以及其它的过氧酸类。 
（3）过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的无机过氧化物。 
（4）硝酸钾、硝酸钠以及其它的硝酸盐类。 
（5）次氯酸钾及其它的次氯酸盐类。 
（6）亚氯酸钠及其它的亚氯酸盐类。易燃物（1）、乙醚、汽油、乙醛、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到-30℃的物质。 
（2）、普通乙烷、氧化乙烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物质。 
（3）、甲醇、乙醇、二甲苯、醋酸戊酯及其它燃点在0℃以上，小于30℃的物质。 
（4）、煤油、轻油、松节油、异戊醇、醋酸及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。可燃性气体氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体。
检查保养一览表:
项 目
状 况
时 间
测试棉布之更换
变硬，不干净
随时
定期保养
每三个月
​
检查水位﹝测试布之水位及加湿 
器之加湿水盘水位﹞
定期检查
每三个月
冷凝器清洁
不干净影响散热
随时
定期保养
每一个月
​
超温保护器
长时间运转及运转前
随时
定期保养
每三个月
​
清洁内箱
运转前
随时
定期保养
每一个月
​
清洁机体
定期保养
每六个月
清洁配电室
定期保养
每六个月
清洁加湿器及加湿水盘
运转前
随时
定期保养
每一个月
​