标题：航创电解质分析仪
仪器简介
  航创电解质分析仪9886深圳航创电解质分析仪是由深圳市航创医疗设备有限公司研发、生产，于1997年10月份在国内首家推出了国内第一台能同时检测钾、钠、氯、钙、二氧化碳的电解质分析仪，其中全自动电解质分析仪获得了两项国家级专利。拥有完全自主知识产权，其技术先进，性能稳定，测值准确可靠等优点领先国内同类产品，优于国外产品，树立了国内医疗器械检验类设备自主研发、创新的民族品牌。
仪器用途
深圳航创电解质分析仪在临床检验中是必不可缺的，在临床中它主要测试维持人体血液。体液中渗透压的平衡，在手术，烧伤，腹泻，急性心梗等需要大量均衡补液的病人中，离子的测试和检测很重要。该仪器精密度和准确度高，对任何样品所测的结果精确、可靠、速度快、且操作本分简单。所以，离子检测是各级医院的必备通用设备。
深圳航创电解质分析仪是采用先进的离子选择电极测量技术来实现精确检测。该仪器上有六种电极：钠、钾、氯、离子钙、PH和参比电极，它可直接测量全血、血清、血浆和尿液（稀释）、透析液和水化液中的K、Na、Ca、pH、Cl、Tco2值，通过检测一个精确的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线，从而检测样本中的离子浓度。
仪器创新升级
  航创电解质分析仪9885深圳航创电解质分析仪采用目前嵌入式处理器市场上的新宠—ARM架构的高性能嵌入式处理器，该处理器较之8086、8088等x86架构的(冯诺曼架构)处理器，有了本质的提升和飞越。在专业领域内的应用上，有了诸多优越的性能和特点。
此次深圳航创电解质分析仪的升级，将在原来产品诸多优秀改进的基础上，给核心器件方面质的提高。此次在硬件方面的扩展和优化设计将使仪器的功能扩展,控制能力，以及数据处理和人机交互方面的可扩展性大增，尤其在对LIS、HIS系统方面的协议层支持上将会有更多可扩展，具有可进一步升级的优势。
硬件方面，采用了快速高性能处理器，预设USB、RS232接口，传输速率大幅提高，未来的发展中将陆续支持类似物联网式的通信节点的接口。可扩展式交互控制。仪器配套的PC桌面软件，可以实现轻松的数据管理和报告的后期处理。并为后期的升级和双向交互提供了物理实现的可能性。
ARM架构较之x86架构的优异
ARM架构（过去称作进阶精简指令集机器（Advanced RISC Machine），更早称作Acorn RISC Machine）是一个32位元精简指令集（RISC） 中央处理器（processor）架构，其内核采用哈佛结构,且广泛地使用在许多嵌入式系统（embedded）设计。
ARM架构的处理器在目前的嵌入式处理器市场 ,占了约75%的比例，由此使它成为占全世界最多数的32位元架构之一。
  航创电解质分析仪9884哈佛结构是一种将程序指令存储和数据存储分开的存储器结构。哈佛结构是一种并行体系结构，它的主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中，即程序存储器和数据存储器是两个独立的存储器，每个存储器独立编址、独立访问。与两个存储器相对应的是系统的4条总线：程序的数据总线与地址总线，数据的数据总线与地址总线。这种分离的程序总线和数据总线可允许在一个机器周期内同时获得指令字（来自程序存储器）和操作数（来自数据存储器），从而提高了执行速度，提高了数据的吞吐率。程序指令存储和数据存储分开，可以使指令和数据有不同的数据宽度。哈佛结构的计算机由CPU、程序存储器和数据存储器组成，程序存储器和数据存储器采用不同的总线，从而提供了较大的存储器带宽，使数据的移动和交换更加方便，尤其提供了较高的数字信号处理性能。
X86架构的嵌入式处理器以INTEL早期的8086、8088等为代表，虽然在通用处理器上的应用较为出名，但在嵌入式处理器领域，却不及哈佛结构高效。
哈佛结构与冯·诺曼结构处理器相比，有两个明显的特点：哈佛结构使用两个独立的存储器模块，分别存储指令和数据，每个存储模块都不允许指令和数据并存；使用独立的两条总线，分别作为CPU与每个存储器之间的专用通信路径，而这两条总线之间毫无关联。而冯诺曼结构处理器指令和数据共享同一总线，使得信息流的传输成为限制处理器速度和数据吞吐量的瓶颈，难以提高处理器的速度。
仪器工作原理
深圳航创电解质分析仪是采用离子选择电极测量法来实现精确检测的。仪器上有六种电极：钾、钠、氯、离子钙、PH和参比电极。每个电极都有一离子选择膜，会与被测样本中相应的离子产生反应，膜是一离子交换器，与离子电荷发生反应而改变了膜电势，就可检测液样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流，样本,参考电极，参考电极液构成“回路”一边，膜,内部电极液,内部电极为另一边。 
内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压,电压通过高传导性的内部电极引到到放大器,参考电极同样引到放大器的地点.通过检测一个精确的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测样本中的离子浓度. 
溶液中被测离子接触电极时,在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移.迁移的离子的电荷改变存在着电势,因而使膜面间的电位发生变化,在测量电极与参比电极间产生一个电位差. 
一般常用电极结构: 
钠电极特点：钠电极是一种玻璃毛细管电极用来测定液体样本中的钠离子浓度。 
主要结构： 
电极套：透明塑料。 
测量毛细管：钠敏感玻璃。 
电极室 ：密封的，内充满钠电极液。 
电极芯：Ag、Agcl 
钾电极特点：钾电极是一种膜电板，也是用来测量样本中的钾离子浓度。 
主要结构：
电极套：透明塑料。 
测量毛细管：钾离子敏感膜。 
电极室：密封的，内充满K+液。 
电极芯：Ag/Agcl 
氯电极特点：氯电极也是一种膜电极，用来测量样本中的Cl离子浓度。 
主要结构： 电极套：透明塑料。 
测量毛细管：Cl离子敏感膜。 
电极室：密封的且充有Cl-液。 
电极芯：Ag/Agcl 
参比电极特点：参比电极是连接样本和信号地的一个装置。 
主要结构： 参比电极由两部分组成： 参比电极套和参比电极芯。参比电极套中的参比液在以参比电极芯与样本之间形成一个盐桥，每次测量开始时，参比液被注入参比电极套中，同时有一小部分参比液由玻璃毛细管中渗入测量室 ，从而在样本和参比电极芯之间形成盐桥，参比电极芯在电信号地和参比液之间形成回路。 
测量过程：离子选择式电极，电极内含有已知离子浓度的电极液，通过离子选择电极膜与样本中相应离子相互渗透，从而在膜的两边产生膜电位，样本中离子浓度不用，产生的电位信号的大小也不同，通过测量电位信号大小就可以测知样本中离子的浓度。 
电极内液与样本之间的离子浓度差使电极膜产生电化学电位，这个电位可由电极取出，输往放大器的输入端，放大器的另一个输入端与参比电极连接并接地，电极电压可进一步放大。形成电压差，决定着被测样本的离子浓度。 
3、研究过程 
电极溶液中被测离子接触电极时，在离子选择电极膜基质的含水层内发生离子迁移。迁移离子的电荷改变存在着电势，因而使膜面间的电位发生变化；在测量电极与参比电极间产生一个电位差。理想的离子选择性电极对溶液中所要测定的离子产生的电位差，应符合能斯特（Nernst）方程：
E=E0+ log10a(x) 
E：测得的电位 
E0：标准电极电位（常数） 
R：气体常数 
T：绝对温度 
Z：离子价 
F：法拉第常数 
a(x)：离子的活度 
可见测得的电极电位和“X”离子的活度的对数成比例，当活度系数保持恒定时，电极电位与离子浓度（C）的对数也成比例，以此来求出溶液中离子的活度或浓度。 
目前生产钠钾氯离子电极分析仪的厂家很多，但所用的电极基本相同，钠多采用硅酸锂铝玻璃电极膜制成，寿命较长，钾电极多采用结页氨霉素膜制成。 
离子选择性电极分析仪内的主要组成部分K+、Na+、Cl-电极都有规定的寿命，需要定期更换。一般情况下，经多次保养电极，且保证管道畅通，多次定标仍不能通过的电极，就需更换此电极。 
观察这些极损的电极，发现其报损的原因是电极内的电极液面低于银针面。在测量样本时，测得的电位差无法通过银针传送给参比电极，以做下一步的放大及测定。
电解质分析仪临床意义
K+ [正常参考值]：3.6-5.5mmol/L钾（K+）是细胞内液最主要的阳离子,在细胞间起最初的缓冲作用.90%的钾离子在细胞内,损坏的细胞会释放钾离子到血液中.钾在神经传导,肌肉功能,保持酸碱平衡和渗透压方面起着重要的作用.高钾值出现在少尿症,贫血,排尿障碍,肾炎或休克引起的肾功能不全,代谢性或呼吸性算毒症,带H离子和K离交换的肾管酸毒症,以及溶血症.低钾症往往是钾的过度流失,常见于:腹泻或呕吐,钾摄入不足, 吸收不良,严重的烧伤和醛固酮分泌的增加.钾值的高低会引起肌肉应激性变化,呼吸作用变化,以及心肌功能的变化.获得钾值常常用来在诊断和治疗以下情况时监测电解质的平衡,如临床注射,休克,心脏或循环功能不全,酸碱平衡,每日疗法,各种肾脏疾病,腹泻,肾上腺皮质功能过剩和不足,以及其它涉及电解质平衡的疾病. 
[临床意义]增高 
见于肾功能衰竭、肾上腺皮质机能减退症、休克、组织挤压伤、低醛固酮血症、重度溶血、口服或注射含钾液过多等。
减低 
见于肾上腺皮质机能亢进、严重呕吐、腹泻、服用利尿剂和胰岛素、钡盐中毒、代谢性碱中毒、低钾饮食等。
Na+ [正常参考值]：135-145mmol/L钠（Na+）是细胞外液中最主要的阳离子. 其对人体的主要功能是通过化学作用维护渗透压和酸碱平衡以及传递神经冲动. 钠离子的功能是调节细胞膜内外的电位差以维护神经元兴奋传导.钠还作为因子参与一些酶催化反应.人体一直维持基本平衡,即便病理情况下一些细微的变化也会察觉.钠值低即低钠症,通常反映了体液相对体内总钠量过剩.钠水平的减少与以下相关:低钠流入;由于呕吐或腹泻造成钠流失,并补充充足的水分和不充足的盐,每日使用不当,或缺盐型肾病;渗透多尿,代谢性酸毒症;肾上腺皮质不足; 先天性肾上腺增生; 因水肿,心功能不全,肝功能不全,甲状腺机能减退引起的稀释.高钠值是水分的流失超过盐分的流失,例如大量得出汗,呼吸过度,剧烈的呕吐或腹泻,糖尿病或糖尿病性酸毒症; 醛固酮症,CUSHING综合引起的肾脏钠存量增加;因昏迷或中枢疾病造成水摄入不足; 脱水;或过度的碱治疗.获得钠值通常用来诊断或检测以下:所有的水平衡紊乱,临床注射,呕吐,腹泻,烧伤,心功能抯和肝功能不全,中枢或肾原来性糖尿病, 内分泌紊乱和原发性或继发性肾上腺皮质不足,或其它涉及电解质平衡的疾病. 　 　
[临床意义]增高 
见于垂体前叶肿瘤、肾上腺皮质机能亢进、严重脱水、中枢性尿崩症、过多输入含钠盐溶液、脑外伤、脑血管意外等。
减低 
见于糖尿病、肾上腺皮质机能不全、消化液丢失过多(如呕吐、腹泻)、严重肾盂肾炎、肾小管严重损害、应用利尿剂大量出汗、大面积烧伤、尿毒症的多尿期等。
Cl - [正常参考值]：96～108mmol/L氯（Cl- ）是存在于细胞外的最主要的阴离子.通过它影响了细胞的渗透压.在监测酸碱平衡和水平衡中也起重要作用.在代谢性酸毒症中,当碳酸氢盐浓度下降时氯离子浓度会反向上升.氯降低发生在严重的呕吐,严重的腹泻,溃疡性结肠炎,幽门阻塞,严重烧伤,中暑,糖尿病酸毒症.Addison氏病,发烧, 象肺炎那样的急性感染,等.氯上升发生在脱水,Cushing综合症,换气过度,惊厥,贫血,心功能不全,等.离子钙血液中钙作为自由钙离子(50%)在蛋白质,大部分清蛋白(40%)和10%局限于如碳酸化,磷酸盐化和乳酸盐化阴离子.但是,仅离子钙能被在身体使用,如肌肉收缩,心脏的功能,传送神经冲动和血凝这样的重要过程.AVL 9180分析仪测量总钙的离子部分.诊断例如胰腺炎和甲状旁腺功能亢进,与总钙相比,离子钙是一更好的指标. 
[临床意义]增高 
氯化物摄入过多，肾衰少尿期，换气过度，碱中毒，尿路阻塞等。
减低 
稀释性低钠血症，长期应用利尿剂、脱水剂，重症糖尿病，剧烈呕吐或腹泻，肾衰多尿期等。
nCa+ [正常参考值]：婴儿 2.5～3.0mmol/L 成年 2.1～2.55mmol/L 
钙（nCa+ ）高血钙可以有各种各样的不良表现,钙值测量可以被生化学家作标记用.通常,在检测恶性肿瘤时,离子钙或总钙都有同样的作用,离子钙可能更敏感一些.高钙血症常常发生在酸碱调节和蛋白\白蛋白流失异常的危急病人中,通过检测离子钙可以很清晰有效地监视钙的状况.患肾脏血管球疾病的肾病患者通常会引起钙, 磷酸盐, 白蛋白,镁离子和PH的浓度异常.因为这些情况会改变总钙中离子钙的独立性,因此监测离子钙成为精确监护肾病患者钙状态的首选方法.(见附注3)离子钙对以下的诊断或监护有着重要意义:高血压控制,甲状旁腺,肾脏疾病,钙摄入不足,维生素监护,透析病人,癌症, 胰腺病,利尿剂作用,营养失调,肾结石,多发粘液瘤病,糖尿病等. 
[临床意义] 
增高 
甲状旁腺功能亢进(增生、腺瘤、腺癌、第三性)，多发性骨髓瘤，急性溶骨性病变，骨肿瘤，尿毒症，阿狄森病，柯兴综合征，肢端肥大症，维生素D中毒，非溶骨性恶性肿瘤，特发性高钙血症等。
Ca+离子钙 　[正常参考值]：脐血 1.30～1.46mmol/L 全血 新生儿 1.08～1.18mmol/L;成人 1.12～1.23mmol/L ;>60岁 1.13～1.30mmol/L 
增高 
甲状旁腺功能亢进(增生、腺瘤、腺癌、第三性)，多发性骨髓瘤，急性溶骨性病变，骨肿瘤，尿毒症，阿狄森病，柯兴综合征，肢端肥大症，维生素D中毒，非溶骨性恶性肿瘤，特发性高钙血症等。
减低 
甲状旁腺功能减低，维生素D缺乏，婴儿手足搐搦症，肾衰，脂痢，急性胰腺炎，阻塞性黄疸，长期禁食，静脉内高营养疗法等。尿液电解质电解质存在于人体,也从每日的食物中摄取,通过肾脏系统排泄到尿液中,这是一自然循环.从排泄物尿液中检测电解质,可以了解肾脏的状况和其它的病理状况等重要信息.检测可以从任意尿液样本中,也可从24小时收集的尿液样本作定量检测.每天排泄的电解质量可以通过检测一天尿液中排泄浓度的增加量(mmol/L)来获得.透析电解质在透析器中，动脉血和透析液在透析膜的两边进行透析。透析膜会防止蛋白质和红细胞的扩散.因为血液和透析液的成分不同,膜两边会产生压力梯度,小分子就可以通过膜进行弥漫.这种方法可以有效的滤除那些因肾功能低下而不能排泄的尿素,尿酸等物质.当血液和透析液中的电解质浓度有显著差异时,电解质就会从浓度高处理向低的弥散,如从血液向透析液扩散,或相反.) 透析中电解质的透析对临床医生有着非常重要的意义，
例如：
* 为了维持透析前，透析时，透析后的电解质平衡，及时识别偏差，也可以及早纠正.。
* 控制透析液中电解质的浓度。一般混合定量的蒸馏水和适当浓度的物质来用。