标题：振动试验机
选型
规格型号
振动台面尺寸
台体尺寸L×H×Wcm
振动方向[1]
LRHS-600-UTP
50×50（L×Wcm）
垂直50×20×50 水平50×25×50
垂直+水平（X+Y+Z轴）

振动试验台使用特点：
1、工作温度：5℃~35℃ 
2、环境湿度：不大于85%RH
3、电子式控制、振动频率、振幅可调，推动力大，杂音小。
4、高效率、高负载、高频宽，低故障。
5、控制器易操作，全闭封，极安全。
6、效率振动型态。
7、移动式工作基架，易于放置，美观大方。
8、适合生产线、流水线做全检。
振动试验的目的：
振动测试的目的，在于实验中做一连串可控制的振动模拟，测试产品在寿命周期中，是否能承受运送或振动环境因素的考验，也能确定产品设计及功能的要求标准。据统计的数据显示提升3%的设计水准，将增加20%的回收及减少18%的各项不必要支出。振动模拟依据不同的目的也有不同的方法，如共振搜寻、共振驻留、循环扫描、随机振动及应力筛检等。
振动试验的效应：
一、结构的强度； 
二、结合物的松脱； 
三、保护材料的磨损； 
四、零组件的破损； 
五、电子组件之接触不良； 
六、电路短路及断续不稳； 
七、各件之标准值偏移； 
八、提早将不良件筛检出； 
九、找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系，改良其共振因素。 
而振动测试的程序，须评估订定试验规格，夹具设计之真实性，测试过程中之功能检查及最后试件之评估、检讨和建议。
振动试验机技术参数：
1．最大试验负载（kg）：130 （根据用户需求定制） 
2．频率范围（0.01Hz）：1Hz~5000Hz（可设定1秒到1年的时间）
3．扫频范围（0.01Hz）: 1Hz~5000Hz（可设定1秒到30天时间）
4．振幅（可调范围mmp-p）：任意调整振幅0~5mm
5．最大加速度：任意调整最大加速度0~20g（200m/s2 ） 
6．振动方向：垂直、水平、垂直+水平 
7．振动波形：正弦波（半波/全波）/最大正弦波激振力2000kgf
8．可程式（0.01Hz）：1-5000HZ,1-15段每段可任意设定频率和时间,可循环
9．倍频（0.01Hz）：5段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环
10．功率：2.2Kw
11．振动台面尺寸L*H*W（cm）：50*50 45*45（可根据用户要求定制）
12．台体尺寸L*H*W（cm）：垂直50*20*50 
13．电源电压（V）：220±20%
振动试验机选型
型号
L
HL
P 
HP
TP
T 
HT
TT
功能
正弦波、调幅、定频
正弦波,调幅,可程式,扫频,倍频,时间控制,485通迅接口,对数
最大试验负载KG 
100
100
100
100
100
100 
100
100
频率范围0.01Hz
电源频率
1-600(1S到1年的时间)
1-5000(1S到1年的时间) 
扫频范围0.01Hz
无
1-600(1S到30天的时间) 
1-5000(1S到30天的时间)
振幅
0—5mm 
最大加速度
20g
振动方向
垂直
水平
垂直
水平
垂直+水平
垂直
水平
垂直+水平
振动波形
正弦波
可程式(0.01Hz)
无
无
1-600(15段/65500S可循环)
1-5000(15段/65500S可循环) 
倍频(0.01Hz)
无
无
1-600(15段/65500S可循环) 
1-5000(15段/65500S可循环)
485通迅接口
无
无
可连接电脑做控制区、储存、记录、打印功能(电脑控制为OPTION)
时间控制
任何时间可设(秒为单位) 
振动机功率(KW)
2.2KW
3.8KW
工作台尺寸(L*W) 
50cm*50cm{最大(3*3)} 
电源电压(V)
220V
380V
最大电流(A)
10
台体尺寸
50*15*50 
50*25*20
50*15 *50
50*25 *50
二个台面
50*15*50 
50*25 *50
二个台面
型号
JY-L
JY-HL
JY-TL
JY-P
JY-HP
JY-TP
JY-PP
（带电脑）
JY-PHP
（带电脑）
JY-PTP
（带电脑）
振动方向
垂直
水平
垂直+水平
垂直
水平
垂直+水平
垂直
水平
垂直+水平
型号
JY-ATL
JY-XTL
JY-ATP
JY-XTP
JY-APTP（带电脑）
JY-XPTP（带电脑）
振动方向
上下左右
（同一台体）
上下左右前后
（同一台体）
上下左右
（同一台体）
上下左右前后
（同一台体）
上下左右前后
同一台体）
上下左右
（同一台体）
功能
正弦波、调幅、频率显示、两种调频、时间控制
调幅、正弦波、可程式、扫频、倍数、对数、最大加速度
全功能电脑控制，储存记录，打印
频率范围
电源频率
1-600HZ
扫描范围
无
1-600HZ
时间控制
无
可程式、调频、扫频、倍频、对数皆能满足各标准时间设置
最大载荷
100KG
振幅（P-P）
0~~5mm
`最大加速度
20g
振动波
正弦波
振动机功率
2.2KW
工作台尺寸
50cm*50cm
电源电压
220V±20%

振动试验机操作说明
1.将所需测试之试样装置于工作台面上(并安置稳妥)。
2.打开电源开关, 调节旋钮至所需的振动频率；在计时器中设定所需测试时间。
3.按下启动按钮及计时开关,开始测试。
4.到达设定测试时间后,试验机自动停机。
5.清洁工作台面,整理测试结果。
注: a)调节变频器的频率注意事宜:振动时,此机台的电源频率调节范围为20~50(Hz)。
b)机台空负荷工作时振动频率不易太高。如有急紧情况发生时，请铵下紧急停止开关。
振动试验机注意事项
1.检查电源线有无划破损；
2.检查输入电压：注意相位平衡及电源电压波动幅度不可偏差太大，接地必须良好；
3.放置环境：适合于常温至45℃以下且通风良好无腐蚀环境；
4.试验过程中,注意安全,发现异常时,请勿惊慌,必要时,关闭总电源。
5.仪器不可用作测试带有挥发性﹑易碎易爆﹑腐蚀性气体发生的产品；
振动试验机的五个重点发展方向
方向一：信息技术振动试验机仪器：主要发展振动试验机仪器软件化智能化技术、总线式自动测试技术、综合自动化测试系统、新型元器件测量技术及测试仪器、在线测试技术、信息产业产品测试技术、多媒体测量技术以及相应测试仪器等。 　　方向二： 科学测试振动试验机：重点发展过程分析仪器、环保监测仪器仪表、工业炉窑节能分析仪器以及围绕基础产业所需的汽车零部件动平衡、动力测试及整车性能检测仪、大地测量仪、电子速测仪、测量型全球定位系统以及其他实验机、实验室仪器等新产品。产品以技术含量叫高的中档产品为主，到2005年在总产值中占50%～60%。 　　方向三： 振动试验机元器件：“十五”及2010年以前，尽快开发出一批适销对路、市场效果好的产品，品种占有率达到70%～80%，高档产品市场占有率达到60%以上。通过科技公关、新品开发，使产品质量水平达到国际20世纪90年代末水平，部分产品接近国外同类产品先进水平。 　　方向四：电工仪器振动试验机：重点发展长寿命电能表、电子式电能表、特种专用电测仪表和电网计量自动管理系统。到2005年，中低档电工仪器仪表国内市场占有率要达到95%；到2010年，高中档电工仪器仪表国内市场占有率达到80%。 　　方向五：工业自动化振动试验机：重点发展基于现场总线技术的主控系统装置及智能化仪表、特种和专用自动化仪表；全面扩大服务领域，推进仪器仪表系统的数字化、智能化、网络化，完成自动化仪表从模拟技术向数字技术的转变，5年内数字仪表比例达到60%以上；加速具有自主知识产权的自动化软件的商品化[2]。