标题：LD-E4S2
概述
LD-E4S2多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电 量测量、电能计量、数据显示、采集及传输，可广泛应用变电站自 动化，配电自动化智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。 测量精度为0.5级、实现LED现场显示和远程RS-485数字通讯接口， 采用MODBUS-RTU通讯协议。  
外形代号名 称测 量显 示辅助功能LD-E4S2多功能 
电力仪表三相电压、三相电流、 
功率等全部电量参数LED分页显示数字通讯 
电能脉冲输出
技术参数
性 能参数输 
入 
测 
量 
显 
示网 络三相三线、三相四线电压额定值AC 100V、400V（订货时请说明）过负荷持续：1.2倍 瞬时：10倍/10s功 耗<1VA(每相)阻 抗>500kΩ精 度RMS测量，精度等级0.5电流额定值AC 1A、5A(订货时请说明)过负荷持续：1.2倍 瞬时：10倍/10s功 耗<0.4VA(每相)阻 抗<2mΩ精 度RMS测量，精度等级0.5频 率40～60Hz，精度0.1Hz功 率有功精度0.5，无功精度0.5级电 能四象限计量，有功精度0.5级，无功精度1级显 示可编程、切换、循环（LED）显示电源工作范围AC/DC 85～270V功耗≤5VA输出数字接口RS-485、MODBUS-RTU协议脉冲输出2路电能脉冲输出环境工作环境-10～55℃储存环境-20～75℃安全耐压输入/电源>2kV，输入/输出>2kV，电源/输出>1kV绝缘输入、输出、电源对机壳>50MΩ
1）辅助电源： 多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口，若不作特殊声明，提供的是AC/DC85～270V电源接口的标准产品，保证所提供的电源适用于该系列的产品，以防止损坏产品。(Dc供电时“1”为正，“2”为负) 注：采用交流供电时，建议在火线一侧安装1A保险丝 电力品质较差时，建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击，以及快速脉冲群抑制器。 2）输入信号： 多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式，保证了使用时完全一致对称，其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。 注：具体接线及仪表参数（脉冲常数等）见仪表所带接线图。 A、电压输入：输入电压应不高于产品的额定输入电压（100V或400V），若无注明，出厂为AC0～500V、高于500V应考虑使用PT，在电压输入端须安装1A保险丝。 B、电流输入：标准额定输入电流为5A，大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表，接线应采用串接方式，去除产品的电流输入连线之前，一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排，不要直接接CT，以便拆装。 C、要确保输入电压、电流相对应，顺序一致，方向一致；否则会出现功率和电能的数值和符号错误！ D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定，在2个CT的情况下，选择三相三 线两元件方式；在3个CT的情况下，选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致，不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中，电压测量和显示的为线电压；而在三相四线中，电压测量和显示为电网的相电压。 
编程和使用
1、测量显示：多功能电力仪表可测量电网中的电力参数有：Ua、Ub、Uc、（相电压）；Uab、Ubc、Uca（线电压）Ia、Ib、Ic（电流）；Pp（总有功功率）；QP（总无功功率）；PFs（总功率因素）；FR（频率）以及有功电能；无功电能。所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中，通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表，其显示内容和方式却可能不一致，请参考具体的型号仪表说明。所有的电量参数的计算方法采用如下公式的数字化的离散方法，具体为： 其中P>0，累计的有功电能量是有功电能吸收，P<0，累计的有功电能是有功电能释放。 Q>0，累计的无功电能是无功电能感性，Q<0，累计的无功电能是无功电能容性。 可设置DISP控制字用来编程设置通常状态下显示内容，DISP=1（三相电压），2（三相电流）3（有功功率、无功功率、功率因数），4（频率），5（有功电能信息），6（无功电能信息），0（1～6循环显示） 2、编程操作：在编程操作下，仪表提供了：设置（SET）、输入（INPT）、通讯（CONN） 更改密码(CODE)四大类输入设置菜单项目，LED显示的分层菜单结构管理方式：第1排LED显示第1层菜单信息；第2排LED显示第2层菜单信息，第3排LED提供第三层菜单信息。 键盘的编程操作采用四个按键的操作方式，即：左右移动键“←”“→”、菜单进入或上回退键“Menu”、选择确定键“ ”来完成上述功能的所有操作。 ：在仪表测量显示的情况下，按该键盘进入编程模式，仪表提示密码（CODE） 初始为0001；“Menu”另一个作用是在编程操作过程中，起上退作用。例如，在编程模式 INPT - I.SCL -5下按“Menu”，仪表会显示INPT - I.SCL。 ：切换移动键，实现菜单项目的切换或者数字量的增加或减少。例如，在菜 单项目INPT - r.U - 0001下按“→”会变成“0002”。 ：选择后确认，并返回到上次菜单。 在编程方式退回到测量模式的情况下，仪表会提示“SAVE-YES”，选择“Menu”表示不保存退出，选择“”保存退出。菜单的组织结构如下：用户可根据实际情况选择适当的编程设置参数。 
第一层第二层第三层描述密码 
（CODE）​密码数据（0～9999）当输入的密码正确时才可以进 
入编程。默认密码:0001系统设置 
SEt显示 
DISP0～6选择显示项目分别为自动和显 
示项目。亮度 
B.LED1～15调整数码管亮度，“1”为最 
暗，“15”为最亮。清电能 
CLR.E​确认后，电能清零信号输入 
INPt网络 
NETN.3.4和N.3.3选择测量信号的输入网络电压范围 
U. SCL400V和100V选择测量电压信号的量程电压变比 
r. U1～9999设置电压信号变比=1次刻度/ 
2次刻度,例:10KV/100V=100电流变比 
r. I1～9999设置电流信号变比=1次刻度/ 
2次刻度,例:200A/5A=40通讯参数 
CONN地址 
SN1～127仪表地址范围1～127通讯速率 
BAUD4800～6900波特率4800、9600协议 
PROT字通讯和字节通讯字通讯是两字节通讯更改密码 
CODEOLD0～9999当前密码N-10～9999要更改的新密码(一次)N-20～9999要更改的新密码(二次)
字符面板显示文字说明字符面板显示文字说明Code​密码Sn​仪表地址Set ​设置 baud ​波特率disp​显示DATA ​数据格式b.LED ​数码管亮度 protocol​格式选择Clr.E ​电能清零 word​字通讯​​输入byte​字节通讯net​网络+Wh​正有功电能n.3.3 ​三相三线网络 +varh​正无功电能n.3.4 ​三相四线网络 Save 
yes​按回车键表示存盘退出,按“Menu”键直接退出，U.scl​电压范围r.U​电压倍率r.I ​电流倍率I.scl ​电流范围conn​通讯-wh​负有功电能-varh​负无功电能
使用要求：所有的仪表在第一次使用的时候，请检查仪表的参数同所在配电系统中需要的参数的一致性。例如，对于AC 380V、200A/5A的线路中需要配置AC380V、200A/5A的多功能电力仪表。用户也可以根据实际需要对仪表重新进行编程设置。同样一个表，对于400A/5A的线路中。只需要将CT变比“T.I”修改为80就可以了。在一般情况下，仪表后面的标签中都标注了仪表的类型参数和出厂设置参数。 在正确配置仪表后，按照实际的要求对仪表进行正确的接线，对辅助电源、输入信号和输出信号按说明书操作说明中进行。 编程举例：设仪表信号输入网络为三相四线，电压变比为60。（假设仪表开始为三相三线，电压变比为1） 
订货说明
签定合同时，请详细写名产品型号、输入信号 、接线方法等信息。该系列产品都有一个默认的出厂设置，若客户需要有特殊需要，请在其他项目中详细注明。
如下： 　　
例1、名 称: LD-E4S2 　　
输 入: 10KV/AC100V、200A/5A 　　
电力网络：三相三线 　　
通讯接口：RS485/MODBUS-RTU