标题：干燥箱
简介
  干燥箱广泛应用于各个行业；如：电子元器件干燥，工农业，医疗卫生，塑料机械，大专院校和科研部门的生产车间或实验室等。
分类
  1、相机干燥箱
2、电镀专用鼓风干燥箱
3、真空干燥箱
4、 电热鼓风干燥箱 
5、鼓风干燥箱
6、精密干燥箱 
7、电热恒温干燥箱 
8、恒温干燥箱 
9、电热恒温鼓风干燥箱 
10、电子干燥箱LED光电元件干燥箱适用于LED发光二极管、数码管、点阵等背光源，  银胶的固化、干燥。LED专用干燥箱采用灵活可调节的搁挡，分层高度可调。条状的搁板，方便取放产品。采用水平送风温差小，双数显温控表固态继电器SSR无触点控温精确无温冲，箱内有6个K型温度传感器，分布两侧上中下用于温度的检测。
有长烤型、短烤型和节能的双层、多层。
可选程序温控仪表控温，PID自整定，固态继电器SSR无触点控温，以满足任意固化曲线的要求。
可选走纸记录、打印记录或无纸记录仪，对工艺全过程实行监控。
可选现场总线特性的AIFCS计算机监控系统。AI仪表相当于现场总线系统中的各个控制单元，利用RS485作为现场通讯总线，浏览现场实时工况画面，进行计算机实时监控，数据保存等。LED真空干燥箱LED真空干燥箱采用灵活可调节的搁挡，分层高度可调。条状的搁板，方便取放产品。采用玻璃大观察窗便于观察。密封采用硅橡胶耐温耐用，真空度高。
有分体和联体之选，联体的真空泵放在工作室的下部，方便工作，节省空间。PCB印制版专用干燥箱适用于印制版，柔性线路板，电脑手机排线等的老化、干燥。印制版干燥箱干燥箱采用灵活可调节的搁挡，分层高度可调。条状的搁板，方便取放产品。采用水平送风温差小，双数显温控表固态继电器SSR无触点控温精确无温冲。
可选程序温控仪表控温，PID自整定，固态继电器SSR无触点控温，以满足任意固化曲线的要求。
可选走纸记录、打印记录或无纸记录仪，对工艺全过程实行监控。
可选现场总线特性的AIFCS计算机监控系统。仪表相当于现场总线系统中的各个控制单元，利用RS485作为现场通讯总线，浏览现场实时工况画面，进行计算机实时监控，数据保存等。不锈钢鼓风干燥箱  电热鼓风干燥箱本箱通用性强，广泛用于各类用途的高温实验，热处理以及干燥处理，是用途最广的干燥箱。干燥箱的工作室采用不锈钢材料，外壳采用优质的冷轧钢板制作，中间填充环保的硅酸铝纤维棉，外壳表面喷涂，经久耐用，采用高效节能的加热器，合理的鼓风系统，完善的控制系统，使得工作室的温度更加均匀。
采用双数显温度控制仪，醒目直观，PID控温精确，无温冲现象。
拥有定时控制功能，二级超温保护功能。
可选微电脑程序温控仪表控温，PID自整定，固态继电器SSR无触点控温，以满足任意固化曲线的要求。
可选走纸记录、打印记录或无纸记录仪，对工艺全过程数据记录保存实行监控。
可选现场总线特性的AIFCS计算机监控系统。AI仪表相当于现场总线系统中的各个控制单元，利用RS485作为现场通讯总线，浏览现场实时工况画面，进行计算机实时监控，数据保存等。电池专用真空干燥箱本干燥箱的外壳和工作室均采用优质钢板制作，内部安装导轨，中间填充环保的硅酸铝纤维棉，外壳表面喷涂，经久耐用，采用高效节能的加热器，合理的抽真空系统，放气系统，充氮系统，完善的控制系统，使得工作室的温度更加均匀，含水量更低。
采用灵活可调节的搁挡，分层高度可调。条状的搁板，方便取放产品。采用玻璃小观察窗即便于观察，又有利于保温。密封采用硅橡胶耐温耐用，真空度高。
结构上有单开门，对开门之选。
控制上有手动，定时器全自动，PLC控制之选。
效率上有门加热，快速风冷自选。
欢迎定制各种特殊规格的产品。与电池配套使用的还有圆筒电池极卷真空干燥箱。电池极片真空干燥箱本干燥箱的外壳和工作室均采用优质钢板制作，内部安装导轨，中间填充环保的硅酸铝纤维棉，外壳表面喷涂，经久耐用，采用高效节能的加热器，合理的抽真空系统，放气系统，充氮系统，完善的控制系统，使得工作室的温度更加均匀，含水量更低。
采用灵活可调节的搁挡，分层高度可调。条状的搁板，方便取放产品。采用玻璃小观察窗即便于观察，又有利于保温。密封采用硅橡胶耐温耐用，真空度高。
筒体和轴芯分别加热。
结构上有2个，4个，6个圆筒之选。
控制上有手动，定时器全自动，PLC控制之选。
效率上有门加热，快速风冷自选。正弦曲线气浮干燥器  
[1]即(SCAF干燥器)，用于涂布铜版纸干燥，具有非常好的的实用效果。这种干燥器由下箱、上箱组成。上、下箱是铺有保温层的矩形箱体，上箱和下箱之间一边用铰链连接，另一边借助气缸的作用可以开合。开启时，开口可达600mm。几组纵风管分别固定在上、下箱体上，并装有一系列气浮喷咀上下交错放置。热风经进风管进入喷咀，以40m/s的速度相对倾斜地射向纸面。上下喷咀成品字型排列，当纸页从中间穿过时被气流浮起，呈正弦曲线气浮状态前进，纸幅张力一般在控制在5.5N/cm以内。 　 
正弦曲线气浮干燥器目前被广泛应用，是因其在干燥过程中，纸幅自由收缩，所以即使在纸幅张力发生变化时，皱折和卷曲也不致扩散；且纸幅中水分均匀，产品表面质量好。 　这种干燥器喷出的热风温度120~160℃，风压(120~160)×9.8Pa，风速30~52m/s，喷咀与纸幅间距为6~30mm。使用中可进行调节 气翼式干燥器它是应用流体力学的柏努利原理，借鉴飞机机翼的特点而设计的。  
由上下箱体，进风管，纵风管，喷咀等部件组成。周边铺100mm厚的保温棉，当气体从进风管进来后，经过整流装置、分流板、纵风管，然后均匀分配到一系列喷咀，从缝形喷缝喷出的高温气流高速掠过纸面，从而将纸幅吸浮在距气翼喷咀箱平底约2~3mm的高度上。同时湍动的气流冲刷纸面将其中的水分汽化。在整个干燥器内不需要任何支托导辊。 　
气翼式干燥器一般采用双侧配置方式，以便于操作和提高干燥速率。气翼喷咀的长度与干燥器宽度相同，以防产生气流的横向流动。 　
■纸幅横向水分分布均匀，且不会造成纸幅横向摆动，从而也不易产生折皱； 　
■由于自气翼喷咀中喷出的紊流热空气流与纸幅行进方向相反，从而增大了纸幅与气流的相对速度，并且增强了摩擦效应和热传递效率； 　
■能随意改变上层或者下层气翼的气流大小，而不致影响纸幅受力的平衡，甚至可关闭任一侧气翼纸幅仍可在相对一侧气翼的作用下飘浮前进。
规格型号
型号规格 工作室尺寸 外形尺寸 
DHG-9035A 340×320×320 620×538×490
DHG-9055A 420×395×350 720×590×520
DHG-9075A 450×400×450 740×618×630
DHG-9145A 550×450×550 840×670×730
DHG-9245A 600×550×650 800×720×930
干燥箱的特点
控制特点
具有因停电，死机状态数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。此种功能主要有控制仪表来实现，常见的为液晶调节仪或无纸记录仪。[2]
性能特点
◆采用国内首创流线圆弧型设计，外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；
◆本机温控系统采用微电脑单片机技术，控温，定时，超温报警；
◆合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小；
◆显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越，触摸式按键设定调节参数；
◆温控传感器采用的是电容式原装进口部件；
◆具有定时和计时功能；
◆内胆均为镜面不锈钢材料制成；半圆形四角易清洁；
◆工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架多少；
◆采用进口电机及风叶，微量风循环，可使用户消除对培养细小或粉末类物品担心吹散的疑惑；
◆箱门具备大视角保温钢化玻璃，便于用户观察，采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越。
■ 电热鼓风干燥箱原理及作用：
该产品专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
■ 电热鼓风干燥箱箱体结构：
设计完美，箱体采用数控机床加工成型，箱门采用上开式，操作容易。
内胆采用SUS304不锈钢板，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观。
电路系统侧采用门式开启，方便维护和检修。
箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高度。
储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰情气体环境里进行，所以不会氧化。　
■ 电热鼓风干燥箱控制执行系统:
温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表；
Pt100铂电阻测温传感器；
■ 电热鼓风干燥箱保护系统：
整机保护系统由超温保护及报警装置构成。
保证了执行元器件及试件的完好。
产品说明
用途：
本机台适合于干燥、烘烤及预热各种材料或试片，内箱机构采用热风循环方式，温度分布均匀。
内箱尺寸：
A、40×40×45cm B、50×50×60cm C、60×50×90cm（其他尺寸可依客户需要订制）.分布精度：±1%(1℃）at- room100ml100℃
温度解析：0.1℃单位显示
加热方式：热风循环
温度范围：常温~300℃
附件：双重超温保护及2片棚板
定时器：0~999.9小时（分钟），停电记忆型
电源：1φ、200v/50Hz
质量辨别
干燥箱根据干燥物质的不同，分为电热鼓风干燥箱和真空干燥箱两大类，现今已被广泛应用于化工，电子通讯，塑料，电缆，电镀，五金，汽车，光电，橡胶制品，模具，喷涂，印刷，医疗，航天及高等院校等行业。庞大的市场需求，使得干燥箱的品种多样化，产品的构造质量也不尽相同，为使人们更清晰地了解干燥箱，以一双慧眼去辨别干燥箱的质量。
首先，从结构上分析，一般的干燥箱外壳都是采用冷轧钢板制造，但是从厚度上将，差别却很大。由于真空干燥箱里面的真空环境，为防止大气压压坏箱体，其外壳厚度要较鼓风干燥箱大些许，一般是选择钢板越厚质量越好，使用寿命也越长。 为便于观察，在干燥箱的箱门都设有玻璃窗，一般有钢化玻璃和镶嵌门上的普通玻璃，武汉尚测生产干燥箱箱门全部采用钢化玻璃，虽价格稍贵，但是外观漂亮，对于操作人员的安全更是有力的保障。 由外及里，干燥箱的内胆有两种选择，一是镀锌板，二是镜面不锈钢。镀锌板在长期使用过程中容易生锈，不利于保养；镜面不锈钢外观整洁，易于保养，使用寿命长，属市场上高档次的内胆材质，但是价格要稍高于镀锌板。 内胆的样品架子一般有两层，可根据客户的要求增添。由于样品架的质量是由不锈钢压制而成，且多增加的架子不利于内部热风的循环，加大风机的质量要求，所以每加一个架子的成本在三百元之间。
说起温度，不得不谈到保温与密封。目前国内干燥箱的保温材质主要是以纤维棉为主，少数采用聚氨酯，下面谈谈两种材质的不同特点。从保温效果来讲，聚氨酯的耐温与绝热效果要好于纤维棉，一般聚氨酯可以使箱体内的高温在大几个小时内保持稳定，值得一提的是，聚氨酯的高效绝热性能，可有效地防止箱体外温度过高烫伤操作员。纤维棉材质的干燥箱在高温时，只能靠温度控制器不停的控制与调节，保持箱内温度的稳定，这样大大增加了风机与控制器的工作强度，从而降低了干燥箱的使用寿命。再从后期维护来讲，由于聚氨酯是整个注塑到箱体内的，后期维修时特别繁琐，维修前需要将聚氨酯全部掏出来，修好后再注塑进去。而纤维棉不会这么麻烦，操作简单。 最后从市场上讲，纤维棉的价格非常便宜，且可满足大部分的保温要求，运用广泛，武汉尚测建议：纤维棉越细，厚度越大，保温质量越高。干燥箱的密封一般都是采用抗老化的硅橡胶，密封效果很好。
在循环加热性能上，风机的选择至关重要，主要有国产和进口两种风机。武汉尚测选择的主要是进口法国技术，低噪音高性能风机，在使用过程中不会产生国产的风机那样的噪音，并且循环效果好，升温快。当然，具体也可根据客户的需求进行选择。
附件的选择：一般的干燥箱如不是客户要求，是不会有时间控制器的，也就是说，干燥时间只能手动控制，如需添加，可选择时间控制器，增加一个大约在一百元左右。
使用须知
1、该箱安放在室内干燥的地面和工作台面处，二氧化碳培养箱不必使用其他固定装置。
2、应在供电线路中安装闸刀或空气开关一只，供此箱专用，并用比电源线截面积粗一倍之导线作接地线。
3、通电前，先检查本箱的电气性能，并应注意是否有断路或漏电现象。
4、待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门，干燥箱必要时可旋开排气阀，空隙约10mm左右。
5、隔水式培养箱，恒温水浴将蒸馏水或去离子水接至进水口，加水至溢水口为止。
通电后的使用：
6、接上电源后，即可开启加热开关，干燥箱将温度设定拨盘拨至所需的工作温度值。水浴振荡器恒温培养箱和隔水式培养箱将温度“设定—测量”开关置于“设定”，调节温度设定旋钮至所需工作温度后，将“设定—测量”开关置于“测量”，此时箱内开始升温，绿灯亮（智能式或特殊要求，说明书另附）。
7、当温度升至所需工作温度时，调至绿灯熄灭，再作微调至绿灯复亮，在此指示灯交替明灭处即为恒温点，此时即可再把旋钮作微调至绿灯熄灭处令其恒温（很可能在恒温时，温度仍继续上升，此乃余热影响，此现象约半小时左右即会处于稳定）。当工作室内温度稳定时（即所谓“恒温状态”）则可将控温器再稍作调整，以提高温度控制的精确度，用此法可选取任何工作温度。
8、干燥箱恒温时， 电热恒温鼓风干燥箱应关闭高温开关，只留一组电热器工作，以免功率过大，影响恒温精度，工作温度小于150℃时，只需一组加热器工作，应关闭高温开关。
9、温度达到后，可根据试验需要，作一定时间的恒温（W型可设定恒温工作时间），在此过程中，超级恒温水浴可由控温器自动控温而不需加入人工管理。
干燥箱技术参数
一、概述FY-GF型远红外节能鼓风循环式干燥箱（以下简称干燥箱），是FY841型的升级型，更注重产品的节能性和安全性，采用国家经委重点推广的节能环保加热新技术，当它被加热物体吸收时可直接转变为热能，从而获得快速干燥效果，达到缩短生产周期，节约能源，提高产品质量等目的。使用方便、效果显着，是一种理想的有广阔前景的干燥设备。适用于工农业，医疗卫生，塑料机械，大专院校和科研部门的生产车间或实验室。　二、结构干燥箱是一种常用的仪器设备。
干燥箱箱体由角钢、薄钢板制成。外壳与工作室间填充玻璃纤维保温。加热系统装置在工作室的顶部。装有鼓风的本型烘干箱能有效的避免工作室内存在的梯度温差及温度过冲现象，且能提高工作室内的温度均匀性。
干燥箱主要用来干燥样品，也可以提供实验所需的温度环境.干燥箱应用于化工，电子，铸造，汽车，食品，机械等各个行业. 
干燥箱下面有很多的系列，比如电热鼓风干燥箱、 鼓风干燥箱 、电热鼓风烘箱 、热风循环烘箱 、高温干燥箱 等！下面就为您具体介绍干燥箱下面的电热鼓风干燥箱、 鼓风干燥箱 、电热鼓风烘箱的详情！
电热鼓风干燥箱箱体结构： 　
设计完美，箱体采用数控机床加工成型，箱门采用上开式，操作容易。　
内胆采用SUS304不锈钢板，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观。　
电热鼓风干燥箱电路系统侧采用门式开启，方便维护和检修。　
箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高度。
储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰情气体环境里进行，所以不会氧化。
电热鼓风干燥箱控制执行系统： 温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表； Pt100铂电阻测温传感器；
电热鼓风干燥箱保护系统： 整机保护系统由超温保护及报警装置构成。保证了执行元器件及试件的完好。
鼓风干燥箱 产品用途：
鼓风干燥箱 适用于工矿业企业实验室、医药卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。
电热鼓风烘箱工作原理：电热鼓风烘箱是用数显仪表与温度传感器的连接来控制工作室的温度，采用热风循环送风来干燥物料，热风循环系统分为水平送风和垂直送风，均经过专业设计，风源是由电机运转带动送风风轮，使吹出的风吹在电热管上，形成了热风，将热风由风道送入电热鼓风烘箱的工作室，且将使用后的热风再次吸入风道成为风源再度循环加热，大大提高了电热鼓风烘箱温度均匀性。如电热鼓风烘箱箱门使用中被开关，可借此送风循环系统迅速恢复操作状态温度值。三、温度控制1，本型号干燥箱采用具有PID控制方式的数显温度控制仪，配用热敏元件探头组成自动恒温控制。控温精度灵敏，选温方面，常温至250℃，任意选择设定。工作室内温度可以从仪表直接读出。
2，定时控制：定时范围（0S-99.9H），可根据客户工作要求来选择控制方式（开机计时或恒温计时），达到设定时间后自动切断加热，设定时可直接在控制面板上拨动拨码开关，其中代码单位：（S秒M分H小时）。四、规格型号 
电压
(V) 
功率
(KW) 
工作温度范围
（℃） 
控温灵敏度
（℃） 
风机功率
(W) 
工作室尺寸
深×宽×高（mm) 
FY-GF-1
220
3
300
±2
40
350×450×450
FY-GF-2
220
3.6
300
±3
40
450×550×550 
FY-GF-3
220
4.6
300
±4
40
500×600×750 
FY-GF-4
380 
9 
300 
±5 
180 
800×800×1000 
FY-GF-5
380 
12 
300 
±5 
180 
1000×1000×1000 
FY-GF-6
380 
15 
300 
±5 
370 
1000×1200×1200 
FY-GF-7 
380 
18 
300 
±5 
750 
1000×1200×1500 
FY-GF-8
380
21
300
±5
750
1200×1500×1500

干燥箱使用手册
手册一
⒈ 运用前必需留意所用电源电压能否符合。运用时，必需将电源插座接地线按规则停止接地。
⒉ 在通电运用时，切忌用手触及箱左侧空间的电器局部或用湿布揩抹及用水冲洗，检验时应将电源切断。
⒊ 电源线不可缠绕在金属物上，不可设置在低温或湿润的中央，避免橡胶老化致使漏电。
⒋ 放置箱内物品切勿过挤，必需留出气氛天然对流的空间，使湿润气氛能在风顶上减速逸出。
⒌ 应活期反省温度调理器之银触点能否发毛或不平，如有，可用细纱布将触头砂平后，再运用，并应常常用干净布擦净，使之接触优良（留意必需切断电源）。室内温度调理器之金属管道切勿撞击免得影响灵活度。
⒍ 在无防爆安装的枯燥箱内，请勿放入易燃物品。
⒎ 每次用完后，须将电源局部切断，常常坚持箱内外干净。干净终了悬挂相应的标识。详见
手册二
⒈易爆易燃易挥发物品切勿放入枯燥箱内，免得惹起爆炸。
⒉样品搁板均匀负荷不应超越20kg。
⒊样品室与加热室之间的搁板上不能放置物品，免得影响热量交流。
⒋运用前必定要反省镍络丝有无堆叠、短路之处。
⒌加热指示灯不亮，缘由普通有三：①灯泡坏了；②灯泡接触不良；③加热零碎出毛病。
电热枯燥箱的颐养与保护：6.翻开加热开关，不加热。缘由普通有四：①镍铬丝断路；②开关与线路脱焊；③控温旋钮指在零位（旋动控温旋钮至指定温度刻度）；④继电器保护。
⒎温度掌握失灵，缘由普通有三：①感温探头保护（改换热敏电阻）；②继电器保护；③控温零碎其他部件毛病（用万用电表测出毛病所在，据情修缮）。
手册三
⒈运用该仪器须有专人担任，装备运用终了应切断外来电源，免除不测事故发作。
⒉任务室内放置试品时，不能太密，免得影响任务室内气流的一般活动，每个物品之间须有10～20mm间隙，而且对称放置，每层搁板上的物品放置要交织，最底层搁板的间隔与任务室底部必需有大于100mm的间隔。
⒊在装备四周应留必定的空间，便于装备散热及操纵和保护。
⒋避免尖、锐物划伤装备。
⒌请勿随便拆装电器元件及装备的另（部）件，免得保护电气掌握线路，形成装备的人为毛病而影响其功能。
⒍储存、运用装备时，四周无易燃、易爆及腐蚀性精神。
⒋不准将易燃、易爆及挥发物品放入本装备中停止枯燥处置。
⒏运用装备前请仔细阅读岛韩仪器装备相关“产品说明书”后，再停止各项操纵。
干燥箱使用注意事项
[3](一)干燥箱恒温干燥时恒温室下方的散热板上，不能放置物品，以免烤坏物品或引起燃烧。
(二)电热恒温鼓风干燥箱消耗的电流比较大。因此，它所用的电源线、闸刀开关、保险丝、插头、插座等都必须有足够的容量。为了安全，箱壳应接好地线。
(三)放入箱内的物品不应过多、过挤。如果被干燥的物品比较湿润，应将排气窗开大。加热时，可开动鼓风机，以便水蒸汽加速排出箱外。但不要让鼓风机长时间连续运转，要注意适当休息。
(四)严禁把易燃、易爆、易挥发的物品放入箱内，以免发生事故。
(五)对玻璃器皿进行高温干热灭菌时，须等箱内温度降低之后，才能开门取出，以免玻璃骤然遇冷而炸裂。
(六)如果需要观察恒温室内的物品，可打开外门，隔着内玻璃门进行观察。开门次数不宜过多，以免影响恒温。
(七)每台工业烤箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤，放置试品时切勿过密与超载，以免影响热空气对流。
(八)切勿把本机箱体放在含酸、含碱的腐蚀环境中，以免破环电子部件。
安全操作规程
1、操作者应熟悉该设备的性能及结构，取得操作资格证后方可进行操作。
2、把需干燥固化处理的工件放入干燥箱内，上下四周应留存一定空间，保持工作室内气流畅通，关好干燥箱门。
3、根据干燥固化物品情况，把风门调节旋钮旋到合适位置。
4、打开电源及风机开关。此时电源指示灯亮，电机运转。控温仪表显示经过“自检”过程后，“PV”屏应显示工作室内测量温度，“SV”屏应显示使用中需干燥的设定温度，此时干燥箱即进入工作状态。
5、按一下“L”键，此时“SV”屏显示“5P”，用↑或↓改变原“SV”屏显示的温度值，直至达到需要值为止。设置完毕后，按一下“SET”键，“PV”显示“5T”，进入定时功能。若不使用定时功能则再按一下“SET”键，使“PV”屏显示测量温度，“SV”屏显示设定温度即可。若使用定时，则当“PV”屏显示“5T”时，“SV”屏显示“0”，用加减键设定所需时间，设置完毕，按一下SET键，使干燥箱进入工作状态即可。
6、将温度时间设定完成后，打开箱门放入产品，然后关闭箱门压紧锁扣，进入设定好的工作状态。
注意事项
1、第一次开机或使用一段时间时，必须复核工作室内测量温度和实际温度之间的误差，即控温精度。
2、干燥箱外壳必须良好、有效接地，以确保安全。
3、干燥箱内不得放入易燃、易腐、易爆物品干燥。
4、当干燥箱工作室温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽暗，反复多次，属正常现象。一般情况下，在测定温度达到控制温度后15分钟左右，工作室内温度进入恒温状态。
5、当新设定温度低于100℃以下，用二次升温方式，可杜绝温度“过冲”现象。
6、干燥箱在工作时，必须将风机开关打开，使其运转，否则箱内温度和测量温度误差很大，还会造成电机或传感器烧坏。
7、干燥结束后，关闭电源开关和风门，待箱内冷却至室温后，取出箱内干燥物品，把工作室擦干。
8、箱内应经常保持清洁，长期不用应套好塑料防尘罩，放置在干燥的环境内。
干燥箱的维护与保养
[4]1、干燥箱消耗的电流比较大，因此它所用的电源线、闸刀开关、保险丝、插头、插座等都必须有足够的容量。为了安全，箱壳应接好地线。
2、放入箱体内的物品不应过多、过挤。如果被干燥的物品比较湿润，应将排气窗开大。加热时，可开动鼓风机，以便水蒸汽加速排出箱外。但不要让鼓风机长时间连续运转，要注意适当休息。
3、干燥箱内下方的散热板上，不能放置物品，以免烤坏物品或引起燃烧。
4、对玻璃器皿进行高温干热灭菌时，须等箱内温度降低之后，才能开门取出，以免玻璃骤然遇冷而炸裂。
5、严禁把易燃、易爆、易挥发的物品放入箱内，以免发生事故。
6、如果需要观察恒温室内的物品，可打开外门，隔着内玻璃门进行观察。开门次数不宜过多，以免影响恒温。