标题：分体式电磁流量计
简介
电磁流量计按转换器与传感器组装方式分类，有分体式和一体型。
分体型电磁流量计是电磁流量计最普遍应用的形式，如下图所展示的，传感器接入管道，转换器装在仪表室或人们易于接近的传感器附近，相距数十到数百米。
  
为防止外界噪声侵入，信号电缆通常采用双芯屏蔽线。测量电导率较低液体而相聚超过30m时，为防止电缆部分电容造成信号衰减，内层屏蔽也有要求接上与芯线同电位低阻抗源的屏蔽驱动。分体型电磁流量计的转换器可远离现场恶劣环境，电子部件检查、调整和参数设定就比较方便。
原理组成
分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律，分体式电磁流量计由传感器和转换器组成，传感器安装在测量管道上，转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合，两者间由屏蔽电缆连接。
分体式电磁流量计传感器主要组成部分是：测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等，广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理，水利建设等领域测量高温、高湿，不便观察的环境。
产品特点
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响；
  分体式电磁流量计2、测量管内无阻碍流动部件，无压损，直管段要求较低；
3、系列公称通径DN15～DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择；
4、转换器采用新颖励磁方式，功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500：1；
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型；
6、转换器采用16位高性能微处理器，2x16LCD显示，参数设定方便，编程可靠；
7、流量计为双向测量系统，内装三个积算器：正向总量、反向总量及差值总量；可显示．庄、反流量，并具有多种输出：电
流、脉冲、数字通讯、HART；
8、转换器采用表面安装技术(SMT)，具有自检和自诊断功能
参考流量范围
口径(mm)
流量范围(m3/h)
口径(mm)
流量范围(m3/h)
φ15
0.06~6.36
φ450
57.23～5722.65
φ20
0.11～11.3
φ500
70.65～7065.00
φ25
0.18～17.66
φ600
101.74～10173.6
φ40
0.45～45.22
φ700
138.47～13847.4
φ50
0.71～70.65
φ800
180.86～18086.4
φ65
1.19～119.4
φ900
?228.91～22890.6
φ80
1.81～180.86
φ1000
?406.94～40694.4
φ100
2.83～282.60
φ1200
553.90～55389.6
φ150
6.36～635.85
φ1600
723.46～72345.6
φ200
11.3～1130.4
φ1800
915.62～91562.4
φ250
17.66～176.25.
φ2000
1130.4～113040.00
φ300
25.43～2543.40
φ2200
1367.78～136778.4
φ350
34.62～3461.85
φ2400
1627.78～162777.6
φ400
45.22～4521.6
φ2600
1910.38～191037.6

详细信息
LDE-A型分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律，分体型电磁流量计由传感器和转换器组成，传感器安装在测量管道上，转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合，两者间由屏蔽电缆连接。分体式电磁流量计传感器主要组成部分是：测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等，广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理，水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境。 
二产品特点：
1、适用于导电率大于5цs/cm导电流体的体积流量测量
2、测量管内无活动及阻流部件、压力损失小
3、具有不同材质的衬里和电极有良好的防腐性能
4、不受介质、密度、粘度、温度、压力和导电率的影响
5、低频矩形波励磁、不易受干扰性、能稳定可靠
6、转换器耗能低、安装简单方便、用户不需调试
技术参数：
精度等级：±0.5%、±1%
衬里材质：聚氨脂、氯丁橡胶、聚四氟等
电极材质：不锈钢、哈氏合金、钛、铂铱合金等
连接方式：法兰夹装、法兰连接等
介质温度：0℃～70℃、0℃～130℃（0℃～180℃）
公称压力：1.0Mpa～32 Mpa
防护等级：IP65、IP68
防爆标志：ExibBT4 
工作电压：220VAC、24VDC
安装条件
上游直管段>10×DN
下游直管段>5×DN
DN=传感器公称口径
技术参数
执行标准：　 　JB/T9248-2000 电磁流量计　
公称通径系列DN：（mm）　
四氟衬里：5,10,15,20,25,32,40……1200　 　
橡胶衬里： 　10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350……2000　注：特殊规格可定制　
北京电磁流量计精度等级： 0.5级，1.0级　
工作温度： 氯丁橡胶衬里：-20 ～ +60℃；　
聚氨酯衬里：-20 ～ +90℃　
聚四氟乙烯衬里：-30 ～ +180℃　
工作压力： DN10—DN65:2.5Mpa DN80—DN150:1.6Mpa DN200—DN1600:1.0Mpa　
流量测量范围：流量测量范围对应流速范围是0.5～10m/s　
电导率：电导率大于20&micro;s/cm　
输出信号及负载电阻：0～10mADC,0～1000Ω;0～1000Hz;不小于10KΩ　0/4～20mADC,0～500Ω;1～5V,0～5V,不小于10KΩ　
电极材料：316不锈钢　
防护等级：IP65　
供电电源：220VAC±10%，50Hz±5% 24VDC±10%　
直管段长度：上游≥ 5DN，下游≥ 3DN　
连接方式 : 流量计与配管之间采用法兰连接，法兰连接尺寸应符合GB9119-88的规定　
环境温度：-25℃ ～ +45℃　
相对湿度：5% ～ 95%　
高压电磁流量计消耗总功率：小于25W
仪表选型
选型代码型号
说明
LDE —
□
□
-□
□
□
□
□
□
-□
通径
​
​
​
​
​
​
​
​
​
10-2200mm
组合
S
一体型
L
分体型
电极材料
M
不锈钢
T
Ti（钛）
D
Ta（钽）
H
哈氏合金
P
Pt铂
N
Ni镍
输出方式
0
无输出
1
4-20mA/1-5KHz
2
4-20mA
衬里材料
X
橡胶
F
聚四氟乙烯
P
聚乙烯
J
聚氨酯橡胶
就地显示
0
无就地显示
1
就地显示
通讯方式
0
无通讯
1
RS485
2
RS232
3
Mobdus
4
Hart
接地
0
无接地环
1
有接地环
2
有接地电极
上限流量
（n）
上限流量（量程）m/h
衬里的选择衬里材料
主要性能
适用范围
氯丁橡胶
Neoprene
耐磨性好，有极好的弹性，高扯断力耐一般低浓度酸碱盐介质的腐蚀，不耐氧化性介质的腐蚀。 
<80°C，一般水，污水，泥浆，矿浆
聚氨酯橡胶
Polyurethane
有极好的耐磨性能，耐酸碱性能略差。
<60°C，中性、强磨损的矿浆，煤浆、泥浆。
聚四氟乙烯
PTFE
化学性能最稳定的一种材料，能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水，浓碱和各种有机溶剂，不耐三氟化氯 、高温二氟化氧。
<180°C，浓酸、碱等强腐蚀性介质，卫生类介质。
F46
化学稳定性、电绝缘性、润滑性、不粘性和不燃性与PTFE相仿，但F46材料强度、耐老化性、耐温性能和 低温柔韧性优于PTFE。与金属粘接性能好，耐磨性好于PTFE，具有较好
的抗撕裂性能。
<180°C，盐酸、硫酸、王水和强氧化剂等，卫生类介质
电极材料的选择材质
耐腐蚀性能
316L
对于硝酸、室温下<5%的硫酸，沸腾的磷酸、碱溶液；在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸等介质有较强的耐腐蚀性 。
哈氏合金HB
耐沸点下一切浓度的盐酸、硫酸、氢氟酸有机酸等非氧化性酸、碱、非氯化性盐酸。
哈氏合金HC
耐氧化性酸如：硝酸、混酸或铬酸与硫酸的混合物及氧化性盐类、海水
钛
能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸（包括发烟硝酸）、有机酸、碱等的腐蚀，不耐较纯的还原性酸（硫酸、 盐酸）的腐蚀，但如酸中含有氧化剂（如硝酸和含有Fe、Cu离子的介质）时则腐蚀大为降低。
钽
具有优良的耐腐蚀性和玻璃很相似，除了氢氟酸、浓硫酸外，几乎能耐一切化学介质（包括沸点的盐酸、硝酸和175°C 以下的硫酸）的腐蚀，在碱中不耐腐蚀。
口径与流量的选择公称通径(mm)
可测量流量范围（m3/h） 
有效测量流量范围（m3/h） 
公称通径(mm)
可测量流量范围（m3/h） 
有效测量流量范围（m3/h） 
10
0.0142～3.3912
0.0848～2.826
300
12.717～3052
76.302～2543
15
0.0318～7.6302
0.1908～6.3585
350
17.31～4154
103.86～3461
20
0.0566～13.5648
0.3392～11.304
400
22.61～5425
135.65～4521
25
0.0883～21.195
0.5298～17.6625
450
28.62～6867
171.68～5722
32
0.1447～34.7258
0.8682～29.9382
500
35.33～8478
211.95～7065
40
0.2261～54.2592
1.3565～45.216
600
50.87～12208
305.2～10173
50
0.3533～84.78
2.1195～70.65
700
69.24～16616
415.4～13847
65
0.5970～143.28
3.5819～119.39
800
90.44～21703
542.6～18086
80
0.9044～217.03
5.4259～180.86
900
114.46～27468
686.7～22890
100
1.413 ～339.12
8.478～282.6
1000
141.3～33912
847.8～28260
125
2.2079～529.87
13.2468～441.56
1200
203.5～48833
1221～40694
150
3.1793～763
19.0755～635.85
1400
277～66467
1662～55389
200
5.652～1356
33.912～1130.4
1600
361.8～86814
2171～72345
250
8.8313～2119
52.9875～1766
1800
457.9～109874
2747～91562

应用领域
流量计应用及其广泛，流量测量技术与仪表的应用大致有以下几个领域。　
一，工业生产过程　流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一，它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域，是发展工农业生产，节约能源，改进产品质量，提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中，流量仪表有两大功用：作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。　
二，能源计量　能源分为一次能源（煤炭、原油、煤层气、石油气和天然气）、二次能源（电力、焦炭、人工燃气、成品油、液化石油气、蒸汽）及载能工质（压缩空气、氧、氮、氢、水）等。能源计量是科学管理能源，实现节能降耗，提高经济效益的重要手段。流量仪表是能源计量仪表的重要组成部分，水、人工燃气、天然气、蒸汽和油品这些常用的能源都使用着数量极其庞大的流量计，它们是能源管理和经济核算不可缺少的工具。
三，环境保护工程烟气，废液、污水等的排放严重污染大气和水资源，严重威胁人类生存环境。国家把可持续发展列为国策，环境保护将是21世纪的最大课题。空气和水的污染要得到控制，必须加强管理，而管理的基础是污染量的定量控制。我国是以煤为主要能源的国家，全国有上百万个烟囱不停地向大气排放烟气。烟气排放控制是根治污染的重要项目，每个烟囱必须是安装烟气分析仪表和流量计，组成连椟排放监视系统。烟气的流量沆量有很大因难，它的难度为烟囱尺寸大且形状不规则，气体组分变化不定，流速范围大，脏污，灰尘，腐蚀，高温，无直管段等。　
四，交通运输有五种方式：铁路公路、航空、水运、和管道运输。其中管道运输虽早已有之，但应用并不普遍。随着环保问题的突出，管道运输的特点引起人们的重视。管道运输必须装备流量计，它是控制、分配和调度的眼睛，亦是安全监没和经济核算的必备工具。　
五，生物技术21世纪将迎来生命科学的世纪，以生物技术为特征的产业将获得迅速发展。生物技术中需监测计量的物质很多，如血液，尿液等。仪表开发的难度极大，品种繁多。　
六，科学实验科学实验需要的流量计不但数量多，且品种极其繁杂。据统计流量计100多种中很大一部分是应科研之需用的，它们并不批量生产，在市面出售，许多科研机构和大企业皆设专门小组研制专用的流量计。　
七，海洋气象，江河湖泊这些领域为敞开流道，一般需检测流速，然后推算流量。流速计和流量计所依据的物理原理及流体力学基础是共通的但是仪表原理及结构以及使用条件有很大差别。
总结：分体式电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理，水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境。
分体型电磁流量计的接线
  分体型电磁流量计的接线
正确选择安装点
正确的选择安装点和正确安装传感器都是非常重要的环节，若在安装环节失误轻者影响测量精度，重者会影响传感器的使用寿命，甚至会损害传感器。对直管段安装要求电磁流量计传感器对安装点的上下游直管段有一定的要求，否则会影响测量精度。  
若传感器安装点的上游有渐缩管，传感器上游应有不小于15D的等径直管段，下游应有不小于5D的等径直管段。
若传感器安装点的上游有渐扩管，传感器上游应有不小于18D的等径直管段，下游应有不小于5D的等径直管段。
若传感器安装点的上游有90°弯头或下形接头，传感器上游应有不小于20D的等径直管段，下游应有不小于5D的等径直管段。
若传感器安装点的上游在同一平面上有二个90°弯头，传感器上游应有不小于25D的等径直管段，下游应有不小于5D的等径直管段。
若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90°弯头，传感器上游应有不小于40D的等径直管段，下游应有不小于5D的等径直管段。
流量调节阀或压力调节阀尽量安装在传感器的下游5D以外，若必须安装在传感器的上游，传感器上游应有不小于50D的等径直管段，下游应有不小于5D的等径直管段。特别注意传感器安装点的上游较近处若装有阀门，不断地开关阀门，对传感器的使用寿命影响极大，非常容易对传感器造成永久性损坏。
传感器尽量避免在架空的非常长的管道上安装传感器，这样时间一长，由于传感器的下垂非常容易造成传感器与法兰间的密封泄漏，若不得已安装时，必须在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置。
分体式电磁流量计安装注意点
分体式电磁流量计的传感器应垂直安装，并且流体自下而上流动，以满足固、液两项处于混合的状态。原因是如介质中有固体物（泥沙、小石子颗粒等）容易发生沉淀的情况。另外管路中有鱼和杂草的情况鱼在管路中的游动，会造成流量计输出的来回摆动；挂在电极附近的杂草的来回摆动也会引起流量计的输出不稳定。在流量计上游入口处设置金属滤网挡住鱼和杂草进入测量管内。 
分体式电磁流量计防止负压的管路设置操作不当将引起传感器内产生负压。当同时关闭流量计上、下游的阀门，若流体的温度高于气温．冷却后收缩，使管内压力有形成负压的危险。负压造成衬里与金属导管剥离，引起电极泄漏。
在分体式电磁流量计附近加负压防止阀，打开阀门接通大气压，以防止在传感器内产生负压。分体式电磁流量计下游接有垂直管道时，若用流量传感器上游阀门来关闭或调节流量，传感器测量管内将形成负压。为了防止负压，需加背压或使用下游阀门来调节和关闭流量。
分体式电磁流量计适当的维护空间，大口径流量计往往安装在仪表井内，为了管道安装、接线、检查和维护的方便，需要留有适当的空间。为了观测、接线和维护的方便，仪表安装应距地面有一定的高度，以便于清洗、安装。
优势分析
1、电磁流量计的传感器结构简单，测量管内没有可动部件，也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失，是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。[1]
2、可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件，与被测流体接触的只是测量管内衬和电极，其材料可根据被测流体的性质来选择。例如，用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬，可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬，就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
3、电磁流量计是一种体积流量测量仪表，在测量过程中，它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此，电磁流量计只需经水标定后，就可心用来测量其它导电性液体的流量。
4、电磁流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比，而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。所以电磁流量计的量程范围极宽，其测量范围度可达100：1，有的甚至达1000：1的可运行流量范围。
5、电磁流量计无机械惯性，反应灵敏，可以测量瞬时脉动流量，也可测量正反两个方向的流量。
6、工业用电磁流量计的口径范围极宽，从几个毫米一直到几米，而且国内已有口径达3m的实流校验设备，为电磁流量计的应用和发展奠定了基础。