标题：阿牛巴
阿牛巴叙述：
阿牛巴标简称(DEC)测量流量的差压发生装置，配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等特点而成为替代孔板流量计的理想产品。阿牛巴可广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和气体的流量测量。
阿牛巴特点：
1、 独有的内部二次平均结构，提供了高精度（读数±1%）和高重复（±0.1%）。
2、外层冲击管采用一整块材料加工制作而成无焊接，与由双体结构焊接而成的同类产品相比自然有最高强度，也便于选用耐高温，耐腐蚀的材料。
3、蜂窝状六边形稳定结构，产生的是独有的流束分布形状，保证了低压信号的稳定，产生的差压高于同类产品，提高了量程比。
4、适用于方形或矩形管道。
5、对于同类产品在测量脏污介质时不可避免的堵塞问题，有在线可拔出型或提供手动和自动吹扫方案及装置，实现不停产维护。
6、一体化结构（均速管+三阀组+温压补偿+变送器）使用方便。
7、 压损小能耗低，节能效果显著。
探头特点：
-- 可测量多种介质，应用范围广泛  -- 精度高、量程比大 
-- 探头取压孔本质防堵 
-- 测量信号稳定、波动小 
-- 管道永久压损低 
-- 独有高强度的木弹形单片双腔结构 
-- 安装费用低，基本免维护 
-- 可以在线安装和检修
阿牛巴技术参数：
1、规格：DN50-DN5000（mm）；插入式：DN500-DN5000（mm）；
2、测量准确度：±6.0%；重复性：±0.1%；
3、范围度：体积流量：10：1；质量流量：8：1；
4、工作压力：均速管无提出功能型：≤20MPa；均速管可提出型：≤10MPa；
5、流体温度：≤450℃；
6、介质粘度：≤30CP（相当于重油）；
7、材质：阿牛巴传感器、三阀组、不锈钢（任选）；主体管、法兰：不锈钢或碳钢（任选）；
阿牛巴工作原理：
当流体流过探头时，在其前部产生一个高压分布区，高压分布区的压力略高于管道的静压。根据伯努利方程原理，流体流过探头时速度加快，在探头后部产生一个低压分布区，低压分布区的压力略低于管道的静压。流体从探头流过后在探头后部产生部分真空，并在探头的两侧出现旋涡。均速流量探头的截面形状、表面粗糙状况和低压取压孔的位置是决定探头性能的关键因素。低压信号的稳定和准确对均速探头的精度和性能起决定性作用。流量探头能精确地检测到由流体的平均速度所产生的平均差压。流量探头在高、低压区有按一定准则排布的多对取压孔，使准确测平均流速成为可能。
阿牛巴的优点 ：
准确度高，稳定性好 阿牛巴的准确度为±1%，稳定性为±0.1%，它能够保持长期输出非常稳定的差压信号，保证输出差压信号与管道流量的映射关系。这是因为在使用过程中的磨损，腐蚀以及粘附的油污灰尘等因素对阿牛巴流量计系数影响不大，但这些因素使孔板的流量系数增大，而且会增加到20%以上，由 此产生的误差将也达到20%以上。从中我们可以看出阿牛巴的准确度是长期稳定的。
设计合理，安装方便、经济 
阿牛巴重量轻，安装拆卸方便，无需起重工具，产品系列中有可以在被测管道不断流——不 不停车的情况下进行安装或拆卸，由于阿牛巴的重量轻，安装拆卸方便，因此这方面可以为你节省可观的安装费用。例如：在直径200mm的管道上安装流量计，阿牛巴只有一条长150mm的焊缝，而孔板有2条共长1200mm 长的焊缝。就工时来讲，安装一只阿牛巴流量计只需要1.5工时，而安装一只孔板却需12工时有利于管道布局 
阿牛巴不仅适用于圆形管道，也适用于矩形管道及埋设在地面以下任何深度的管道。 阿牛巴上下游直管段的长度要求比孔板低得多，当安装在弯头后面距离2倍管径处，仍然可以得到稳定 的、很高的准确度，这是阿牛巴的独特优点，给管道尤其是大直径管道的布局设计带来了很大的灵活 性，节省了费用压力损失小，能源损耗少 ，永久压力损失是动力损耗，阿牛巴的永久压力损失仅占差压的2～15%，而一般孔板的永久损失却要占差压的40～80%，从下图可以看出阿牛巴的永久压损比孔板的压损要小得多，随着管径的增大，阿牛巴永久压损可忽略不计。例如：在直径1000mm的管道上使用阿牛巴流量计，一年的能量损耗只有几百元，当使用孔板时，一年的能量损耗高达2万余元，这对当今大力设法节约能源来说是很有意见的。
阿牛巴选型：
指南阿牛巴流量计简明安装指南步骤
1 : 确定正确的阿牛巴流量计(DECAnnubar)的安装方向和直管段要求步骤
2 :在管线上钻孔注意: 管线上必须钻孔, 如果采用乙炔气体或其它烧蚀方法开孔, 安装后的最大流量误差可达10% !!! 传 感 器 大 小钻 孔 尺 寸钻 孔 误 差Sensor 119 mm+1 mm / -0.00 mmSensor 234 mm+1 mm / -0.00 mmSensor 364 mm+1 mm / -0.00 mm1. 将管线泄压, 排出积存液体2. 选择你将钻孔的位置针对垂直管线可在周线方向任意位置开孔.针对水平管线, 开孔的位置依据阿钮巴 (Annubar)测量流体的应用.· 测量液体: 在管线的底部开孔· 测量气体: 在管线的顶部开孔· 测量蒸汽: 在管线的底部开3. 依据上表, 确定开孔的尺寸. 4. 开孔后,去孔内毛刺.5. 如果也需要安装对向支撑, 于第一个开孔的正对方向钻第二个孔,然后去孔内毛刺.步骤
3 : 将焊接连接件焊接到管线上 1. 将阿牛巴与工厂提供的焊接连接件组装好,然后插入钻好的孔内.2. 以阿牛巴的安装头上平面(或变送器---如果是一体化仪表)对线定位, 使之平行管道.3. 点焊, 将焊接连接固定到管线上,然后将阿牛巴传感器拆下.4. 焊接之前,为防止焊渣飞溅损坏连接件螺纹, 用工厂提供的厚铝箔包裹螺纹部分. 或拧上一个保护螺帽. 均匀焊接，防止焊接件变形，完成焊接. 步骤
4 : 插入安装阿牛巴流量计1. 安装连接件完全冷却后, 安装连接体.2. 在密封压紧环和预焊接锁紧环之间装入第一个密封环(盘根);注意不要损坏密封环.3. 将密封环压入连接体内部至预焊接锁紧环. 重复以上步骤将其余二个密封环装入, 调整 密封环开口的位置,使每个开口的位置交错成180度.4. 调整阿牛巴方向,将阿牛巴头部上的箭头标记 指向管线的流体方向,用手将Pak-Lok压紧螺母与连接体拧紧. 以手拧不动为止.5. 用扳手锁紧Pak-Lok螺母,均匀锁紧螺母，螺母拧紧的程度可以避免泄漏即可. 不要过分用力旋紧压紧螺母, 否则会损坏安装部件.　 
型谱说明DEC-ANB​节流装置安装形式M​螺纹F​法兰​本体材质​1-​碳钢2-​不锈钢​​3-​耐高温材质​​测量管径​50-​DN5065-​DN65​​​80-​DN80​​​100-​DN100​​​125-​DN125​​​150-​DN150​​​200-​DN200​​​225-​DN225​​​250-​DN250​​​300-​DN300​​​350-​DN350​​​400-​DN400​​​450-​DN450​​​500-​DN500​​​600-​DN600​​​800-​DN800​​​900-​DN900​​​1000-​DN1000​​​工作压力​1​0.6 MPa2​1.6 MPa​​​​3​2.5 MPa​​​​4​4.0 MPa​​​​5​6.4 MPa​​​​6​10.0 MPa​​​​工作温度​1​120℃以下2​220℃以下​​​​​3​​​​​​​介质类型​LC​干净液体GC​清洁气体​​​​​​LT​易脏液体​​​​​​GT​易脏气体​​​​​​VM​饱和蒸汽​​​​​​VH​过热蒸汽​​​​​​附件​00不带附件01仅带差压变送器​​​​​​​10仅带流量积算仪​​​​​​​11带差压变送器和流量积算仪​​​​​​​