标题：pt100温度传感器
基本信息
设计原理
pt100是铂热电阻，它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为：当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆，在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理：当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆，它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
分度表
-50度 80.31欧姆 
-40度 84.27欧姆 
-30度 88.22欧姆 
-20度 92.16欧姆 
-10度 96.09欧姆 
0度 100.00欧姆 
10度 103.90欧姆 
20度 107.79欧姆 
30度 111.67欧姆 
40度 115.54欧姆 
50度 119.40欧姆 
60度 123.24欧姆 
70度 127.08欧姆 
80度 130.90欧姆 
90度 134.71欧姆 
100度 138.51欧姆 
110度 142.29欧姆 
120度 146.07欧姆 
130度 149.83欧姆 
140度 153.58欧姆 
150度 157.33欧姆 
160度 161.05欧姆 
170度 164.77欧姆 
180度 168.48欧姆 
190度 172.17欧姆 
200度 175.86欧姆
应用范围：
医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备，应用范围非常之广泛。
其他信息
温度是自然界中和人类打交道最多的物理参数之一，无论是在生产实验场所，还是在居住休闲场所，温度的采集或控制都十分频繁和重要，而且，网络化远程采集温度并报警是现代科技发展的一个必然趋势。 由于温度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系，所以温传感器就会相应产生。 
由于PT100热电阻的温度与阻值变化关系，人们便利用它的这一特性，发明并生产了PT100热电阻温度传感器。它是集温度湿度采集于一体的智能传感器。温度的采集范围可以在-200℃～+200℃，湿度采集范围是0%～100%。
如何安装
pt100温度传感器如果由两个用来测量温差的传感器组成，输出信号与温差之间有一给定的连续函数关系。故称为。pt100温度传感器输出信号与温度变量之间有一给定的连续函数关系（通常为线性函数），早期生产的pt100温度传感器其输出信号与温度传感器的电阻值（或电压值）之间呈线性函数关系。标准化输出信号主要为0mA~10mA和4mA~20mA（或1V~5V）的直流电信号。不排除具有特殊规定的其他标准化输出信号。温度变送器按供电接线方式可分为两线制和四线制。[2]变送器有电动单元组合仪表系列的（DDZ-Ⅱ型、DDZ-Ⅲ型和DDZ-S型）和小型化模块式的，多功能智能型的。前者均不带pt100温度传感器，后两类变送器可以方便的与热电偶或热电阻组成带传感器的变送器。
pt100温度传感器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。带传感器的变送器通常由两部分组成：传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热电阻；信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成（由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的，因此信号转换器作为独立产品时也称为变送器），有些变送器增加了显示单元，有些还具有现场总线功能。
其他产品
产品简介：LM-PT100、LM-PT1000是带LCD显示的热电阻温湿度传感器，工作于-40℃～+85℃( Link-Max 温湿度传感器
主机范围，不是外接的传感器范围)工业级环境，采集温度范围为－200℃～+200℃，显示精度0.1℃；综合精度0.3℃。将我们的热电阻传感器与我们的RS－485中继器，可将原来只能连接32个PT100、PT1000热电阻采集模块连到同一网络曾多到255个，且最大通信距离为1200m。LM-PT100、LM-PT1000热电阻温湿度传感器还可以和LM-8052NET配合，组成TCP/IP的温度采集网络，可实现远程采集温度。详细内容：LM-PT100、LM-PT1000、WD-PT100、WD-PT1000是一种新型的热电阻温度传感器采集模块(不带PT100、PT1000温度传感器，需另外购买)，利用它可以实现两路现场温度的采集，同时利用其自身的RS－485总线串行通信接口可以方便地和环境监控主机或其他工控主机进行联网。 
工作于-40℃～85℃(主机范围，不是外接的传感器范围)工业级PT100、PT1000热电阻采集模块，按显示方式分有不带LCD显示的WD系列(WD-PT100、WD-PT1000)和带LCD显示的LM系列(LM-PT100、PT1000)两类。采集温度范围为－200℃～+200℃，显示精度0.1℃；综合精度0.3℃。 
PT100、PT1000热电阻采集模块可通过隔离的485通讯接口与RS－485局域控制网组网连接，RS－485最多允许32个PT100、PT1000热电阻采集模块挂在同一总线上，但如采用Link-Max的RS－485中继器，则可将多达256个PT100、PT1000热电阻采集模块连到同一网络，且最大通信距离为1200m。在将PT100、PT1000热电阻采集模块安装入网前，应对其进行配置，并首先应将模块的波特率与网络的波特率设为一致，同时应分别设置PT100、PT1000热电阻采集模块为不同的地址，防止各PT100、PT1000热电阻采集模块的地址冲突。 
将PT100、PT1000热电阻采集模块正确连接后，主机发出读数据命令即可使PT100、PT1000热电阻采集模块将数据送回主机。PT100、PT1000热电阻采集模块内的数据每秒钟更新一次，并周期性地更新LCD显示屏的显示数据(仅LM系列)。 
WD系列用于不需要显示温度的场合，如户外ATM机柜，该系列为DIN导轨安装型外壳。LM系列除可完成温度采集外，还可以预先设置温度的上下限报警值，当环境参数超过该设定值时，机内蜂鸣器立即响起报警声。 
PT100、PT1000热电阻采集模块是一种具有广泛应用前景的全数字化PT100、PT1000热电阻采集模块，使用该模块可使温度监控变得十分容易，PT100、PT1000热电阻采集模块可接两线制、三线制、四线制PT100、PT1000热电阻，当采用三线四线时，模块可对线阻进行有效地补偿。使电缆的长度不影响采集精度。该模块在环境监控系统、电力系统和工业自动化等领域获得广泛的应用，具有极优的性价比。 
PT100、PT1000热电阻采集模块还可和LM-8052NET配合，组成TCP/IP的温度采集网络，可实现远程采集温度。技术参数：输入响应时间（模块内数据更新率）为1秒同步测量 
1路隔离的485, MODBUS RTU通讯协议 
采用RS－485二线制输出接口时，具有+15kV的ESD保护功能 
速率（bps）可在1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200中选择 
可选的双协议通讯功能，客户可要求具有ASCII码格式或十六进制格式通讯协议 
当指令为ASCII码格式时，适合于微机编程接口；指令为十六进制格式时，适合于单片机编程接口 
可设置的温度上下限报警功能（仅LM系列） 
精度等级：0.2级 
供电电源：+7.5～30V 
功耗小于0．1W 
主机工作温度范围为－40℃～+85℃ 
测量范围为－200℃～+200℃ 
存贮条件为－40℃～+85℃（RH：5%～95%不结露） 
体积：LM系列为106mm×98mm×22mm；WD系列为26mm×98mm×41mm 安装方式： 
LM系列为壁挂式安装孔，内置斜撑支架也可桌面摆放；WD系列为DIN导轨卡装型号指南：LM-400带LCD显示屏的网络型温度传感器传感器采集模块(自带温湿度传感器) 
LM-410带LCD显示屏的网络型温湿度传感器传感器采集模块(自带温湿度传感器) 
LM-420带LCD显示屏带上下限报警输出的网络型温湿度采集模块(可控制声光报警器) 
LM-PT100带LCD显示屏的网络型两路PT100热电阻采集模块 
LM-PT1000带LCD显示屏的网络型两路PT1000热电阻采集模块 
WD-PT100不带LCD显示屏的网络型两路PT100热电阻采集模块 
WD-PT100不带LCD显示屏的网络型两路PT1000热电阻采集模块
测量方法
恒流恒压法在传统的仪器仪表中，一般都采用这种方法，在构建恒流或者恒压法后，在利用欧姆定律，算出Pt100的阻值，然后查询分度表，得到温度。这种方法最简单也最通用。通用传感器接口UTI法传统的方法虽然简单，但是有很多不足。使用通用传感器接口芯片，只需要一个对温度不敏感的参考电阻，把Pt100接上UTI的电路，可以通过MCU得到Pt100和参考电阻的比例，从而得到阻值和温度。这种方法非常适用于基于微处理器（MCU）的系统，UTI所有的信息只通过一MCU兼容的信号输出，这样大大的减少了各分立模块之间的外接线和耦合器。
a)接1个Pt100的接线图  a)[1]__
b)接2到3个Pt100的接线图_______  b)[2]c)接8个Pt100的接线图  c)__