标题：内窥视镜
内窥视镜
内窥视镜是一个配备有灯光的管子，它可以经口腔进入胃内或经其他天然孔道进入体内。利用内窥视镜可以看到X射线不能显示的病变，因此它对医生非常有用。例如，借助内窥视镜医生可以观察胃内的溃疡或肿留，据此制定出最佳的治疗方案。
内窥视镜—简介
通过内窥视镜看到的胃，内窥视镜可以经人体的天然孔道，或者是经手术做的小切口进入人体内。
最初的内窥视镜是用硬质管做成的，发明于100多年前。虽然它们逐渐有所改进，但仍然未能被广泛使用。后来，在20世纪50年代内窥视镜用软质管制作，因而能在人体内的拐角处轻易地弯曲。在1965年，哈罗德·霍曾金斯在内窥视镜上安装了柱状透镜，使视野更为清楚，今天的内窥视镜通常有两个玻璃纤维管，光通过其中之一进入体内，医生通过另一个管或通过一个摄像机来进行观察，有些内窥视镜甚至还有微型集成电路传感器，将所观察到的信息反馈给计算机。
有此手术可以用内窥视镜和激光来做，内窥视镜的光导纤维能输送激光束，烧灼赘生物或肿瘤，封闭出血的血管。
医用内窥视镜介绍
世界上第一个内窥视镜是1853年法国医生德索米奥创制的。内窥视镜是一种常用的医疗器械。由可弯曲部分、光源及一组镜头组成。使用时将内窥视镜导入预检查的器官，可直接窥视有关部位的变化。
最早的内窥视镜被应用于直肠检查。医生在病人的肛门内插入一根硬管，借助于蜡烛的光亮，观察直肠的病变。这种方法所能获得的诊断资料有限，病人不但很痛苦，而且由于器械很硬，造成穿孔的危险很大。尽管有这些缺点，内窥视镜检查一直在继续应用与发展，并逐渐设计出很多不同用途与不同类型的器械。
1855年，西班牙人卡赫萨发明了喉镜。德国人海曼·冯·海莫兹于1861年发明了眼底镜。
1878年，爱迪生发明了灯泡，特别是出现微型灯泡后，使内窥视镜有了很大发展，临时安排的手术内窥也可达到非常精确的程度。
1878年德国泌尿科专家姆·尼兹创造了膀胱镜，用它可以检查膀胱内的某些病变。
1897年，德国人哥·基利安设想支气管镜。20多年以后，在美国人琼·薛瓦利埃·杰克逊的推动下，支气管镜进入了实用阶段。不久，在常规的肺病检查中开始使用这种支气管镜。1862年，德国人斯莫尔创造了食道镜。1903年，美国人凯利创制了直肠镜，但是到1930年后才开始普遍使用。1913年，瑞典人雅各布斯改革了胸膜镜检查法。1922年，美国人欣德勒创立了胃镜检查法。1928年，德国人卡尔克创立了腹镜检查法。1936年，美国人斯卡夫进行了脑室镜检试验，直到1962年，才由德国人古奥和弗累斯梯尔创立了脑室镜检法。从此形成一整套镜检法系列。
随着现代化科学技术的发展，内窥视镜经过彻底改革，用上了光学纤维。1963年，日本开始生产纤维内窥视镜，1964年研制成功纤维内窥视镜的活检装置，这种取活检的特别活检钳能够有合适的病理取材而且危险小。1965年，纤维结肠镜制成，扩大了对于下消化道疾病的检查范围。1967年开始研究放大纤维内窥视镜以观察微细病变。光纤内窥视镜还可以用来做体内化验，如测量体内温度、压力、移位、光谱吸收以及其他数据。
1973年，激光技术应用于内窥视镜的治疗上，并逐渐成为经内窥视镜治疗有消化道出血的手段之一。1981年，内窥视镜超声波技术研制成功，这种把先进的超声波技术与内窥视镜结合在一起的新发展，大大增加了对病变诊断的准确性。
内窥视镜影像临床诊断应用
一、胃肠道疾病的检查
（1）食道：慢性食道炎、食道静脉曲张、食管道孔疝、食道平滑肌瘤、食道癌及贲门癌等。
（2）胃及十二指肠：慢性胃炎、胃溃疡、胃良性肿瘤、胃癌十二指肠溃疡、十二指肠肿瘤。
（3）小肠：小肠肿瘤、平滑肌肿瘤、肉瘤、息肉、淋巴瘤、炎症等。
（4）大肠：非特异性溃疡性结肠炎、Crohn病、慢性结肠炎、结肠息肉、大肠癌等。
二、胰腺、胆道疾病的检查：胰腺癌、胆管炎、胆管癌等。
三、腹腔镜检查：肝脏疾病、胆系疾病等。
四、呼吸道疾病的检查：肺癌、经支气管镜的肺活检及刷检、选择性支气管造影等。
五、泌尿道检查：膀胱炎、膀胱结合、膀胱肿瘤、肾结核、肾结石、肾肿瘤、输尿管先天性畸形、输尿管结石、输尿管肿瘤等。
内窥视镜分类
内窥视镜有许多不同的种类，其分类方法各有不同，一般来讲比较通用的有下列三种分类法。在市场销售方面，目前使用最多的类别以临床上能否改变方向分为硬质镜和弹性软镜两种。
按内窥视镜的功能
分为单功能镜及多功能镜。单功能镜是指没有工作通道，仅有光学系统的观察镜;多功能镜指除具有观察镜的功能为，在同一镜身，还具有至少一个以上的工作通道，具有照明、手术、冲洗及吸引等多种功能。
按内窥视镜所到达的部位
按内窥视镜所到达的部位不同进行分类：分为耳鼻喉内窥视镜、口腔内窥视镜、牙科内窥视镜、神经镜、尿道膀胱镜、电切镜、腹腔镜、关节镜、鼻窦镜、喉镜等。
根据镜身能否改变方向
临床上根据内窥视镜镜身能否改变方向进行分类：分为硬质镜和弹性软镜两种。硬质镜(RIGID ENDOSCOPE)为棱镜光学系统，最大优点是成像清晰，可配多个工作通道，选取多个视角。弹性软镜(FLEXIBLE ENDOSCOPE)为光导纤维光学系统，此光纤内窥视镜最大特点是镜头部分可被术者操纵改变方向，扩大应用的范围，但成像效果不如硬质镜效果好。
技术展望
医用内窥视镜在不同的时期都促进了医学事业的不断发展。今后随着电子技术及其他科学技术的不断进步，相信其技术会有更广更深的发展。 它非但能完成当今所完成的任何一项工作，还会加用特殊光谱的CCD提供新的诊疗图像信息，还可用图像处理技术获得病变组织的特殊图像，并能用图像分析技术实现对病变的定量分析和定量诊断，还可通过电讯手段进行远程会诊。 多功能的电子内窥视镜已经问世，它不但能获得组织器官形态学的诊断信息，而且也能对组织器官各种生理机能进行测定。 医用内窥视镜技术发展到今天，已经显示出它的强大生命力，相信明天会做出更辉煌的贡献。
内窥视镜术
LED电子医疗内窥视镜
endoscopy
应用可送入人体腔道内的窥镜在直观下进行检查和治疗的技术。分为无创伤性和创伤性两种。前者指直接插入内窥视镜，用来检查与外界相通的腔道（如消化道、呼吸道、泌尿道等）；后者是通过切口送入内窥视镜，用来检查密闭的体腔（如胸腔、腹腔、关节腔等）。。电子摄像式用微电子技术摄像、显像。其外形与纤维光导式内窥视镜相同。将各种内窥视镜的接目镜与微型摄像头的连接器相连接，即可将影像显示在电视屏幕上进行观察，效果与电子内窥视镜相似。内窥视镜按用途分为消化道、泌尿生殖道、呼吸道、体腔和头部器官窥镜等。
医疗内窥视镜微创技术
什么是内窥视镜技术？

内窥视镜下隆胸术三大优势
安全：手术过程在内窥视镜直视下进行，不出血，无损伤，避免纤维挛缩、乳房硬化、变形变色、血肿、感觉异常、感染等各种并发症，不影响哺乳和生育。
自然：隆胸材料全部注入在一个由乳房后间隙剥离出来的完整腔隙里，不会渗透变形且取出、放大或缩小都轻而易举，让乳房自然翘挺，更圆润、丰满。
微创：通过创伤极小的切口进行，术后恢复快，创伤极小难以觉察。
内窥视镜在除皱方面的应用
内窥视镜在除皱方面的应用，即内窥视镜除皱。内窥视镜除皱是一种精准的微创除皱技术。通过在发际内做小切口，导入内窥视镜，在内窥视镜的直视下，以特制的工具做深面的准确分离和肌肉的切断或切除。然后向上、后推进皮肤与头皮，提紧了前额多余的部分，即被堆褶在顶、枕部。在保持正常的面部表情前提下长期去除衰老标志性皱纹，达到年轻而无痕的效果。
内窥视镜除皱的原理 内窥视镜是辅助的技术手段，通过它可以使医生只需要小切口就能完成过去需要大切口才能做到的事情。并且由于内窥视镜的放大作用，医生操作更准确，可以精确、完全地处理产生相应皱纹的动力肌，而不会损伤其它结构，从而达到高选择性去除皱纹，而不影响其它面部表情，还能同时使下垂的面部结构上提，实现年轻化。
内窥视镜除皱术前准备工作
　1、手术前要忌烟、忌酒等。
2、手术前的3天每天洗一次头；很好的清洁面部皮肤及头发，并在术前两日内不用化妆品手术当日需局部剃除毛、编织小辫，以方便手术。
3、内窥视镜除皱术前一天晚上可适当服用安眠药物，术前半小时酌情应用镇静、止痛药，根据麻醉术式，决定是否需要禁食。
4、受术者要提前解手术的大小、时间、步骤、疼痛的程度，恢复的快慢，可能达到的效果，可能存在的风险，做好心理准备。
5、进行常规身体健康检查，确保无心、肺、肝、血液等内科疾病。
6、术前1-2周内禁止服用容易增加手术风险的药物，如阿司匹林、维生素E、肝素等。
内窥视镜除皱术后注意事项
一般内窥视镜除皱后均要包扎，并有引流条，一到三天内要根据情况换敷料内窥视镜手术除皱后三天内以头高位静卧休息为佳宜采用半卧位，有利于头面部静脉血液回流，减少局部肿胀及疼痛。这三天以内可以冷敷减轻肿胀；三天后热敷促进恢复。依受术者术后情况决定是否服用抗生素及服用时间，手术一般是6-7天拆线，10内严禁大笑或做大的表情动作。
另外，手术后面部皮肤会有不同程度的肿胀，甚者出现青紫,一般10日内可吸收消失,而面部水肿恢复要2-3周或更长一段时间。术后初期, 面部及头皮内的皮肤感觉会变得麻木，迟钝，以后还可能出现感觉异常如蚁行感或流水感。这种感觉变化一般在3个月左右可以完全恢复正常。由于手术区的皮肤在手术后其皮脂腺及汗腺分泌减少，故在拆线后，应注意适当使用皮肤营养剂来保护面部皮肤，使之保持润泽。术后面部左右两侧可能有轻度不对称，在1-2个月内，可由皮肤、软组织自身的修复调整而恢复正常。手术后的效果， 肿胀消失后即可见效,一般到3-4个月以后效果最佳。 内窥视镜除皱术适应症:额颞部皮肤松弛或皱纹、深纹，鼻部横纹，上睑皮肤松弛下垂，鱼尾纹及顽固性眼周纹、眉间纹(川字纹)等。
内窥视镜除皱术方法步骤:内窥视镜除皱术主要是利用内窥视镜监视系统和内窥视镜专用除皱器械，通过头皮内的小切口，将下垂组织向上牵拉，再利用钛钉等最新材料，将面部下垂组织重新固定。
工业内窥视镜无损检测技术
管道内窥视镜-无损检测技术在工业中的应用
　 T922 管道专用视频内窥视镜上面所说的主要是内窥视镜在医疗检查方面的应用，实际上现在在工业方面，有了更多的先进的g管道内窥视镜。在无损检测和孔探技术方面，同三维的专利产品LED电子医疗内窥视镜检测仪和工业管道视频内窥视镜的在汽修、安防、安检等领域由于广泛的应用.
从成像形式分为：硬管工业内视镜、软管工业内视镜镜、影像工业内视镜。
硬管工业内视镜轴心装有许多消色差光学镜片(光学系统如下图)组成影像传递系统，可以得到较高质量的影像，没有失真的传到检测者的眼睛，所以成像非常的保真，也是这几种镜子中清晰度最高的。
可绕式小直径软管内视镜可深入检查硬管工业内视镜无法到达的地方，它与硬式工业内视镜最大的差异为使用软性光学光纤组成影像传递系统(光学系统如下图)，光线一旦进入光纤后即无法逃脱，因此内视镜轴扭转或弯曲均不会影响影像传递；由于影像是由与光纤数目相同的「点」组成，亦即影像分辨率由光纤数目所决定；越多直径越小的光纤其成像分辨率也越高，当然制造成本也随之提高。可绕式工业内视镜光纤数目可由3500条至高达22000条，为了方便观察，也有可控制前端轴转向变换不同视角的二方向及四方向控制机种。
影像工业内视镜为使用小于1/6"的感光芯片位于内视镜轴端直接取像，经讯号传输线传送至监视器显像，因影像直接转成电气讯号所以内视镜无法直接目视，照明采用LED位于轴端直接照明；优点为制造成本相对较低且与轴长无关，以屏幕观察轻松容易，能储存照片、录像为离线分析作依据；缺点为受限于感光芯片位于轴端，内视镜轴径采用1/18”感光芯片最小只能达5.5mm（保证耐10m水压并集成高亮度LED灯）左右，如适当降低可靠性要求，可以做到3.8mm。另外耐环境性较差，容许耐温性及耐震性均不及光学视内视镜，无法应用于各种场合。
工业内窥视镜无损检测原理
工业内视镜，是无损检测的一个分支，也可以说是专门的一个检测技术。
工业内视镜由于它的特殊尺寸设计，可以让我们不破坏被检测物体的表面简便、准确地观察物体内部表面结构或工作状态。
无损检测需要使用工业内视镜作为检测工具，是为了满足工业复杂使用环境而专业设计生产的。内视镜检测是近年来随着内视镜生产制造技术的发展而逐渐得到广泛应用的一种检测技术。
工业内视镜可用于高温、有毒、核辐射及人眼无法直接观察到的场所的检查和观察，主要用于汽车、航空发动机、管道、机械零件等，可在不需拆卸或破坏组装及设备停止运行的情况下实现无损检测，另外一方面工业内视镜还可与照相机、摄像机或电子计算机连接，组成照相、摄像和图象处理系统，从而进行视场目标的监视、记录、贮存和图象分析.为诊断和处理提供很好的保证。
工业内窥视镜的重要性能
作为无损检查的首选工具——工业内窥视镜已经为大家所熟悉，其简易的操作方式和高效率的检测效果更是慢慢的被大家所接受。但是，很少有人知道，工业内窥视镜的一些重要的工作因素，因为这些因素的好坏，往往决定产品是使用效果和寿命，当然，也是内窥镜行业的价格差距的一个很大的因素。
工业内窥视镜的技术性能很重要，它的好坏影响它工作是否能够顺利进行。
首先色的辅助判断是极为关键。在识别腐蚀、焊接区域烧穿及化学成份的缺陷时，准确的彩色再现往往是重要的。工业内窥视镜的视屏成像系统的彩色再现极佳，它能把每个三基色以全宽带记录下来，从而达到最大分辨率。
二是光源亮度的自动智能型调节也是良好观察效果的必备条件。如型腔内部表面一般为金属材料，它具有一定的反光性。如果光源亮度不能无极自动调节，而只能通过手动分机调节时，所得到的观察效果肯定会产生较强反射白斑，可能导致无法完成观察工作，进而影响检测效果。
三是全方位360度的导向功能是在实际工作中不可缺少的，当它进行容器内部观察时，我们既要观察顶部，也要检查底部，还要注意周围的状况，这样就要求工业内窥视镜的探头可以360度旋转。如果只能完成四个方向的导向就不得不繁琐地进行插入管的轴向旋转操作，增加了工作的难度，影响观察效果。
四是测量精度认证的保证也是会让使用者对检测结果充满信息。这就如同我们使用一种有精确认证的尺子和没有精度认证的尺子的感受是一样的。测量工作的确是做了，但如果没有精度的认证就无法保证数据的可信度。
以上四个条件，一般是我们在选择和使用内窥视镜的时候应该注意的四个因素。[1]
工业内窥视镜应用范围
建筑
　内窥视镜在建筑行业行业的应用时间比较短, 但它的使用效果是比较出色的. 对孔洞, 墙壁, 门窗节缝以及水管道等肉眼不易查看的地方进行检查. 中央空调, TV以及网络线缆的安装与检测，结合管道内窥视镜， 内窥视镜使用的变种, 适用于电子电路芯片以及皮肤毛孔的观测检查. 更多用途仍在探索之中.
油气化工
　由于油气化工行业的特殊性和对安全性的极高要求, 其行业中的大型管道, 不规则容器, 细长的无缝钢管等都需要专业特制的工业检查镜对其内部的管壁进行细致的检查 
机械检修
　主要用于大型机械设备的内部检查, 以及一些由于温度过高, 有毒或者过于狭小的环境下的机器工作情况观察, 以有效避免直接观测对观测者造成的不良影响. 而且在通过对内窥视镜本身结构的优化和调整, 可对观测角度和观测范围做出十分全面的调整, 操作简单.
安防监控
　内窥视镜可用于安全检测, 海关等方面, 用于检测行李, 包裹等有包装的物品, 无须打开包装及可进行检查, 不但保证安检人员的工作效率也保护了被检测者的物品隐私. 同时也越来越多的用于军队武警的反恐行动
汽车检修
　工业内窥视镜用于汽车检查是目前比较新的内窥视镜使用方向. 主要可用于汽车发动机, 油箱, 制动系统等肉眼无法直接看到的地方. 随着私家车的数量增加以及DIY潮流的兴起, 图像清晰度更高的小型便携式电子视频内窥视镜将逐步成为家用工具箱中的一分子。对于汽车的的性能的检测，发动机是主要的要检测配件之一。目前对于一些接触发动机的厂商比如发动机制造商会遇到对发动机产品内部的是否合格或者汽车检修厂对汽车发动机的内部积碳和损坏检修问题。对这样的问题，用眼睛和经验的听声音来判断都是不足的。汽车内窥视镜可以很方便得解决这个问题。 VJ 内窥视镜汽车检查
电力设施
　定期检测气轮机和发电机大柱轮芯表面是否有伤痕和应力腐朽裂纹。检测主蒸汽管道、除氧器、联箱等压力品焊缝内表面焊接质量，是否有较严重的焊接缺陷。在大修时检测汽轮叶片、护环和应力集中部位是否有微裂缝，电厂中的发电机组以及设备需要长时间的运行和工作, 定期通过内窥视镜对其内部的运转情况, 损坏检查是必不可少的.
管道化工
　用于检查工艺管道、压力容器、反应釜、热交换器等焊口内表面焊接质量，应力腐蚀裂缝和内壁化学腐蚀等缺陷。
航空航天
　用于检查涡轮发动机叶片和护环有无损伤比传统的手摸检查更准确、更高效。 
锅炉燃机
　用于检查锅炉、气轮机、柴油发动机管道。
硬管内窥视镜使用维护及保养
硬管内窥视镜是目前为止医务人员观察人体内部病变组织最方便、最直接、最有效的医疗器械，具有图像清晰度高、色彩逼真等优点，而且容易操作。随着使用硬管内窥视镜的范围扩大，各科医生使用硬管内窥视镜频率越来越高。硬管内窥视镜是比较娇贵的医疗器械，很容易造成损坏。下面就怎样使用[1]、维护、保养硬管内窥视镜做一介绍，以帮助医护人员更好地使用这一器械，延长硬管内窥视镜的使用寿命。
一、硬管内窥视镜的结构
要想正确使用硬管内窥视镜就应该了解它的结构。目前世界上各个硬管内窥视镜生产厂的产品虽然光路不同、外观不同，但是其基本结构都是一致的：由工作镜管部分、结构部分、眼罩部分、光缆接口部分组成。结构主体部分、眼罩部分、光缆接口部分除了受到剧烈的磕碰一般不易受损。最容易损坏的部分就是工作镜管部分。以φ4mm硬管内窥视镜为例：工作镜管主要由四个部分组成：外镜管、内镜管、光学镜片、光导纤维。 光学镜片放在内镜管组成光学系统，光导纤维放在内、外镜管之间负责照明。外镜管是0.1mm厚φ4mm不锈钢管，受到磕碰或挤压都会变形。光学镜片大部分是φ2.8mm长25mm左右的玻璃柱，受到轻微的磕碰和挤压就会开裂、崩边或者光轴偏移，我们常见的内窥视镜视野模糊、边缘发黑多是此类原因。光导纤维是由极细的光学玻璃制成，一支φ4mm窥镜要装1500根以上，在外镜管内受到外力回造成断丝，影响光照度。硬管内窥视镜各机构的连接大都是用环氧树脂胶粘接，胶的质量和封装技术也影响窥镜的使用寿命。硬管内窥视镜虽然娇贵，但是只要能够正确的使用和维护，就不会损坏。
二、硬管内窥视镜的维护
　1．使用中的注意事项硬管内窥视镜在手术过程中受到损坏的现象并不多，虽然会与人体的组织如肌肉、黏膜、骨骼等有接触和磕碰，但是这些磕碰是轻微的，不会造成窥镜的损坏，因为它只是起观察的作用，不是其他器械的受力点。但是在使用其他器械时，尤其是咬合力较大的钳、剪类器械应注意镜管的前端不要伸进器械的咬合区内，以免误伤镜管。在使用这类器械时，有时医生为了看清楚咬合区的组织，把窥镜伸得很靠近组织，器械咬合时窥镜没有退回，误伤了窥镜。手术时如注意让器械的咬合口全部都在窥镜的观察范围内就可以避免此类事故发生。
有些手术窥镜是在鞘管内使用，在更换其他角度窥镜或插拔器械时，应注意动作要轻，不可用力过猛。尤其是插拔窥镜过程中，当遇到阻力拔不动时应仔细查找原因，必要时应连同鞘管一起拔取，不要用蛮力。当窥镜配合激光汽化、高频电切、微波等光电技术进行手术时，应注意窥镜前端与治疗点的距离，保证窥镜前端不被电击或烧灼。首次使用这些器械时，主刀医生应反复练习，掌握窥镜图像中物距和实际物距的关系，确认窥镜前端与治疗点的最近距离，以便在实际手术中应用自如。 目前在耳鼻喉科、骨科的临床手术中已经广泛使用刨削器来切除病变组织。其刀头锋利、硬度高、旋转速度快、力矩大，如果削到内窥视镜，窥镜必损无疑。在此类手术中要注意调整冲洗和吸引的速度，随时保证窥镜图像清晰不被血污遮挡，控制刀头的旋转部分始终在窥镜的观察范围内，在手术范围较大时，应先停止刀头转动，再移动窥镜，然后在窥镜监视下移动刀头，到合适部位后再开机刨削。当感觉到刨刀工作异常或照度突然降低时，有可能窥镜已经受损，应及时更换，以免造成更大损失。一般重要手术，应有一套备用窥镜和关键器械，在发现问题时可以从容地更换；如果使用角度不合适的窥镜或不配套的器械勉强手术，也容易造成窥镜的损坏。
2．怎样维护硬管内窥视镜 硬管内窥视镜应有专人专柜保管，放在专用的包装箱内，内衬柔软的海绵或聚氨酯泡沫。所有窥镜和手术器械都要码放整齐，不得交叉重叠放置，确保箱盖盖好后，内部的窥镜和器械不会在搬运时相互撞击。由于内窥视镜的镜管很薄，受到挤压、磕碰、折弯、落地等情况就会弯曲变形，导致镜片破损或光轴偏移而造成图像不清楚或不能使用，所以从包装箱中取出或放入硬管内窥视镜时，应双手平托，轻轻地取出或放入，切忌提起一段拽出。窥镜放在托盘等硬质容器内移动时，注意与其他器械分开放置，不要过分颠簸，以免碰撞到窥镜。包装箱内应备有干燥剂保持箱内干燥。
普通的硬管内窥视镜都不耐高温高压，主要是由于封装胶在高温下会变质、变形，窥镜就会开胶进水，所以不可用煮沸和高压蒸汽等高温高压的方法消毒。大多数硬管内窥视镜的损坏都是由于不注意保养、磕碰、落地等原因造成的。也有个别生产厂的封装胶、封装技术、封装结构有问题，造成窥镜进水、开胶的现象，这些都是可以修复的 。 硬管内窥视镜虽然是娇贵的医疗器械，但是在正常的临床手术或观察中是不容易出现问题的。只要使用得法、精心维护、细心保养，医生们可以放心使用，硬管内窥视镜也会发挥最大的效益。