标题：陕西日成科技发展有限公司
公司简介
陕西日成科技发展有限公司是一家专业从事半导体激光产品研发、设计和生产的高新技术企业。我公司面向国内外激光、光电子市场，重点针对半导体激光应用领域，先后开发了点光源、线光源、十字光源、功率调制激光器、频率调制激光器、光纤耦合激光器等几大类数百种产品，产品应用于工业指示、激光测距、建筑放线、扫平类仪器、医疗器械、军事、实验教学、舞台灯光、激光指向等领域。公司经过多年发展，在半导体激光的应用上积累了丰富的研发及生产经验，形成了一套先进成熟的生产工艺，能够及时、迅速、保质、保量地为国内外客户提供品质优良、性能出众、价格有竞争力之产品。
陕西日成科技发展有限公司恪守“诚实、守信、高效”的服务宗旨，推行客户零挑剔的售后服务政策，赢得了客户的广泛赞誉和好评，并获得丰厚的市场效益。我们竭诚希望与国内外相关行业生产厂家、研究院所发展长期、友好、互利、互惠的合作关系，并立志成为光电行业优秀的生产商与供应商。
主要产品
半导体激光器、激光准直光源、激光平行光管、激光标线仪、实验室教学光源、激光功率计等。
半导体激光器主要包括
绿光（532nm）系列激光器
红光（635nm）系列激光器
红外（780nm、808nm、850nm、980nm）系列激光器
技术支持
OEM
根据用户要求设计生产激光器
设计生产激光光学透镜、柱面镜
为用户提供光电解决方案
设计生产激光器专用电源
设计加工激光器专用电路板
售后服务
对本公司售出的产品一律保证一年保修，三年维修的原则，在保修期内出现的任何质量问题将给予认真负责的处理。欢迎用户提供宝贵的改进意见。
质量方针
全面品管 贯彻制度 提供客户需要的品质
全员参与 及时处理 以达成零缺点的目标
联系地址
西安市高新区产业园田园公寓6号302室
产品介绍
绿光点状激光器泵浦绿光激光器采用原装进口808nm激光二极管，Nd：YVO4+KTP晶体。激光器自带驱动电路，光学透镜，冷却系统。输出功率是50mW—300 mW
输出波长：532nm
输出功率：50~300 mW
工作电压：100~240V AC
工作电流：≤ 3500mA
光束发散度1~2mrad
光斑直径：Φ1.5mm
晶体：YV04+KTP
工作模式：TEM00
光学透镜：光学镀膜玻璃透镜
尺寸：33×33×80；39×39×100；
49×49×30；Φ26×100
工作温度：15℃~30℃
预热时间：10分钟
稳定性：±5% @15℃~30℃
激光等级：Ⅲb红光点状激光器本产品采用原装进口激光二极管，光学透镜。光斑清晰，发散度低，准直性好，体积小，工业适用性强。可调焦或固定焦距。
输出波长：635nm 650nm 660nm
输出功率：635nm 0.5~30mW
635nm 0.5~200 mW
635nm 0.5~300 mW
工作电压：2.7~24V DC
工作电流：≤450mA
光束发散度0.3~1.5mrad
光斑直径：Φ1mm
光学透镜：光学镀膜玻璃透镜或塑胶透镜
尺寸：Φ6.5×15mm；Φ8×22mm；Φ10×25mm；
Φ10×35mm；Φ12×36mm；Φ14×45mm；
Φ16×55mm；Φ22×65mm；Φ22×80mm；
Φ26×100mm（可定制）
工作温度：-10℃~75℃
储存温度：-40℃~85℃
激光等级：Ⅲb红光线状激光器本产品采用原装进口激光二极管，体积小，光线清晰，出光张角大，直线度高。我们科技制作固定焦点同时可以制作可调焦的红光线状激光器，客户可以根据各种要求调整焦点。
输出波长：635nm 650nm 660nm
输出功率：635nm 0.5~30mW
635nm 0.5~200 mW
635nm 0.5~300 mW
工作电压：2.7~24V DC
工作电流：≤450mA
光束发散度：0.1~1.5mrad
出光张角：10°~135°
光线直径：≤0.5mm @0.5m；≤1.0mm @3.0m；≤1.5mm @6.0m；
直线度：≤1.0mm @6.0m
光学透镜：光学镀膜玻璃透镜或塑胶透镜
尺寸：Φ8×25mm；Φ9×35mm；Φ11×37mm；
Φ12×40mm；Φ16×55mm；Φ16×65mm；
Φ16×80mm；Φ22×85mm；Φ26×110mm；
工作温度：-10℃~75℃
储存温度：-40℃~85℃
激光等级：Ⅲb红光十字线激光器本产品采用原装进口激光二极管，品质优良，体积小；光学透镜，光线清晰，低发散度，垂直度好；高精确度，工业适用性强。我们可以制作可调节线宽及线长的激光器。
输出波长：635nm 650nm
输出功率：635nm 0.5~30mW
635nm 0.5~200 mW
工作电压：2.7~24V DC
工作电流：≤450mA
光束发散度：0.3~0.6mrad
出光张角：10°~110°
光线直径：≤0.5mm @0.5m；≤1.0mm @3.0m；≤1.5mm @6.0m；
垂直度：±1
光学透镜：光学镀膜玻璃透镜或塑胶透镜
尺寸：Φ12×40mm；Φ16×555mm；
Φ16×65mm；Φ16×80mm；
Φ22×85mm；Φ26×110mm；
工作温度：-10℃~75℃
储存温度：-40℃~85℃
激光等级：Ⅲb红外线激光器本产品是专为红外夜视系统配置的、远距离红外照光源；配合红外摄像机、黑白CCD机或微光夜视系统用于夜间及24小时的、全天候条件的监视摄像，照明距离从几米到数公里。我们还可以根据用户的要求（光波长、光功率、发散角、供电方式、工作条件、外形等）为您研制专用半导体激光光源，使您能够在任何环境下，都可以获得最佳的监视效果。
应用：夜视照明；黑白CCD摄像机夜间照明；对准/瞄准  红外线线状激光器
特点：低功能、输出功率高；工作距离远；体积小
输出波长：780nm 808nm 980nm
输出功率：780nm 5~150mW
808nm 100~5000mW
980nm 50~3000mW
工作电压：3~6V DC
工作电流：≤5500mA
光束发散度：0.5~50mrad
光学透镜：光学镀膜玻璃透镜或塑胶透镜
尺寸：Φ10.8×25mm；Φ12×40mm；
Φ16×55mm；Φ22×80mm；
Φ26×100mm；
39×39×100mm；Φ49×49×130mm（可定制）
工作温度：-10℃~40℃
储存温度：-40℃~85℃
激光等级：Ⅲb手持式激光器本产品采用原装今后激光二极管，品质优良。激光器内含驱动电路、光学透镜、冷却系统、18650锂电池，附带充电器，输出功率30mW~5000mW。小巧轻便、易于携带，使用简单方便。特别适于户外作业。
输出波长：532nm 635nm 650nm 660nm 808nm 980nm
输出功率：532nm 50~300mW  手持式激光器
635nm 0.5~30mW
650nm 0.5~200mW
660nm 5~150mW
808nm 500~5000mW
980nm 200~3000mW
工作电压：3.6V DC
工作电流：≤5500mA
光学透镜：光学镀膜玻璃透镜或塑胶透镜
尺寸：Φ36×153mm；Φ46×167mm；
工作温度：-10℃~40℃
储存温度：-40℃~85℃
激光等级：Ⅲb激光标线器激光标线器可广泛用于各种板材切割成型机、石材机械、木工机械、金属锯床、包装机械的对刀、放线。能产生一条清晰明亮的红线、体积小巧、方便调节、易于安装、稳定可靠。能较大幅度的提高工作效率。我们还可以提供电源内置一体式镭射标线器，使客户的使用更加方便。
输出波长：635nm 650nm  激光标线器
输出功率：635nm 10~30mW
650nm 20~150mW
工作电压：5V DC
工作电流：≤450mA
光束发散度：0.1~1.5mrad
出光张角度：10°~135°
光线直径：≤0.5nm @0.5nm
≤1.0nm @3.0nm
≤1.5nm @6.0nm
直线度：≤1.0nm @6.0nm
光学透镜：光学镀膜玻璃透镜或塑胶透镜
尺寸：Φ16×55mm；Φ16×65mm；
Φ16×80mm；Φ22×85mm；
Φ26×110mm（可定制）；
尺寸：Φ45×210mm；Φ60×210mm（电源内置一体式）；
工作温度：-10℃~75℃
储存温度：-40℃~85℃
使用寿命：连续使用大于8000小时
附件：专用电源 工业支架
激光等级：Ⅲb激光平行光管为了满足客户对光斑的特殊要求，我们公司专门开发、设计此产品。该产品具有发散度小、平行度高和光斑分布均匀的特点。
输出波长：532nm 650nm 660nm 808nm 980nm  激光平行光管
输出功率：532nm 0.5~15mW
650nm 0.5~150mW
660nm 0.5~170mW
808nm 100~3000mW
980nm 50~1500mW
工作电压：2.7~6V DC
工作电流：≤5500mA
光束发散度：0.02mrad
出光口径：≤Φ20nm；Φ30nm；Φ35nm；Φ40nm；
光学透镜：光学镀膜玻璃透镜或塑胶透镜
尺寸：Φ24×95mm；Φ35×150mm；
Φ45×158mm；Φ55×160mm；
尺寸：Φ45×210mm；Φ60×210mm（电源内置一体式）；
工作温度：-10℃~75℃
储存温度：-40℃~85℃
激光等级：Ⅲb调制激光器功率可调激光器
根据客户选定的功率调节范围任意调节。
频率可调激光器：
可调制式激光器也就是脉冲式激光器。脉冲调制激光器分为外调制和内调制两大类。外调制激光器留有专用的信号接口，由用户接入脉冲信号，信号可以是正弦波，也可以是方波，调制频率可高达10MHz。内调制式不需要外接信号，加上工作电压后，激光器即以脉冲方式工作，其工作频率根据用户要求、定做。
教学光源
我公司专为大专院校、科研院所开发生产的实验激光光源，寿命长、体积小、稳定性好，优良的驱动电路，使用方便安全，可形象地演示激光的特性。通过调节驱动电流的大小可以控制激光光源的输出功率，学生可亲自动手操作。
可调电源——电流表——激光器——光功率与电流关系。光纤耦合激光器可见光和红外光半导体激光器都可以和多模光纤耦合，通过光纤输出。光纤输出的优点是可以随意改变光路方向，此类激光器多用于探测仪器及医疗仪器等。光纤出口光斑大小和光纤长度可由客户选择。激光功率计本仪器是专门检测激光二极管组件质量、判断其好坏而设计的，它具有体积小、性价比高、使用方便等特点。其波长选择范围：532nm、635nm、650nm、660nm、780nm、808nm、850nm、980nm等；功率测量范围：0~2000mw。
主要技术指标：
工作方式：电流测量和功率测量两种
波长选择：532nm、635nm、650nm、660nm、780nm、808nm、850nm、980nm。
功率测量范围：0~2000mw
电流和功率通过开关由3位半（或4位半）数字表头显示
激光二极管组件供电的电压固定为DC3V或5V，输出电流能力为200Ma
输入电压及容量：220V AC±10%，容量10AV
附件
光学透镜、激光二极管、支架、激光防护眼镜、电压可调电源、专用电源、红外转换卡。