标题：自记压力计
简介
测量流体压力的仪器。通常都是将被测压力与某个参考压力(如大气压力或其他给定压力)进行比较，因而测得的是相对压力或压力差。
精密数字压力计由于其简便易操作、性能稳定、读数直观等优点，已被广大讲师工作者接受和认可。安特尔仪表厂是国内最早研制和生产数字式压力计的企业之一，产品从1986年的第一代已发展到现在的第六代，产品性能不断完善，品种也由单一的气压表增加到液压表、有源表、真空表，公司在数字压力计开发和制造方面积累了许多成功的经验。 
精密数字压力计是我厂多年研究、制造智能数字式压力计的结晶。仪表充分采纳了客户在实际操作过程中积累的经验之建议，并合理、灵活运用微电脑、集成、激光技术，确保了仪表的准确性和长期稳定性。可用于讲师室或现场在线检测、校验压力变送器、弹簧管式普通（精密）压力表、压力控制器等0.05级可传递压力仪器，是客户理想压力标准器具的最佳选择。
分类
按工作原理不同可分为:液柱式、弹性式和传感器式3种形式。 　
(1).液柱式如U型管压力计、排管压力计等，是根据流体静力学原理将压力信号转变为液柱高度信号，常使用水、酒精或水银作为测压工质。
(2).弹性式如包登管压力计，将压力信号转变为弹性元件的机械变形量，以指针偏转的方式输出信号。工业系统中多使用此类压力计。
(3).压力传感器的原理是将压力信号转变为某种电信号，如应变式，通过弹性元件变形而导致电阻变化；压电式，利用压电效应等。
特点
液柱式压力计结构简单，灵敏度和精确度都高，常用于校正其他类型压力计，缺点是体积大、反应慢、难于自动测量。弹性式压力计使用方便、测压范围大，但精度较低，同样不能自动测量。各种压力传感器均能小型化，比较精确和快速测量，尤能测量动态压力，实现多点巡回检测、信号转换、远距离传输、与计算机相连接、适时处理等，因而得到迅速发展和广泛应用。200一J压力计以其精度较高、量程范围大、维修费用低、抗振性能好等特点,在地层测试中仍然起着重要作用。特别是在测射联作工艺过程中,2(X)一J压力计以其抗振性好而作为首选计量仪器。目前,我国各油田都有2(X)一J压力计正在使用,因此,较好地解除2(X)一J压力计主要故障仍是仪修。
应用
测量流体压力的仪器。通常都是将被测压力与某个参考压力(如大气压力或其他给定压力)进行比较，因而测得的是相对压力或压力差。按工作原理不同可分为液柱式、弹性式和传感器式3种形式。液柱式如U型管压力计、排管压力计等，是根据流体静力学原理将压力信号转变为液柱高度信号，常使用水、酒精或水银作为测压工质。弹性式如包登管压力计，将压力信号转变为弹性元件的机械变形量，以指针偏转的方式输出信号。工业系统中多使用此类压力计。压力传感器的原理是将压力信号转变为某种电信号，如应变式，通过弹性元件变形而导致电阻变化；压电式，利用压电效应等。液柱式压力计结构简单，灵敏度和精确度都高，常用于校正其他类型压力计，缺点是体积大、反应慢、难于自动测量。弹性式压力计使用方便、测压范围大，但精度较低，同样不能自动测量。各种压力传感器均能小型化，比较精确和快速测量，尤能测量动态压力，实现多点巡回检测、信号转换、远距离传输、与计算机相连接、适时处理等，因而得到迅速发展和广泛应用。
自记气压计
气压计是专门用于连续自动记录环境中大气气压变化的仪器，本仪器采用高精度气压传感器，具有测量准确，显示直观，使用维护方便等特点，并可与计算机相连进行观测及记录。本仪器可广泛应用于各大中院校以及农业林业等单位用于对大气气压进行测定。
技术参数：
气压测量范围：50KPa～106KPa。
气压记录范围：50KPa～106KPa。
当前测量值、最大和最小值显示功能。 
曲线显示和记录功能。
显示精度：0.1℃。
测量误差:0.5℃。
记录时间:≥120小时。
时间设定功能。
工作状态指示灯约6秒闪亮一次。
背光休眠和唤醒功能。
显示屏休眠和唤醒功能。
232接口,与电脑直接连接使用。
页面转换功能。
X调节功能。
Y调节功能。
充电功能及指示功能。
结构简述
气压计系采用气压传感器，通过对大气中的气压进行采样后将数据传送至仪器内部单片机进行处理，同时在仪器显示屏上对当前气压值进行显示。并对历史气压变化曲线进行显示，通过按键操作，可查阅不同日期及不同时间段内的气压变化。
使用方法
1、仪器使用前需对内部充电电池进行充电，充电时将随机配备的电源适配器插头插入仪器后面板上电源输入插口内。再将电源连接至-220V电源，此时“充电”指示灯点亮（充电时间大约在5-8小时）当“完成”指示灯点亮时表示电源已充足，可进行正常使用。
2、使用时按下仪器后面板上的电源开关，液晶屏点亮，显示“8233气压计”后即转入正常测量状态，同时状态指示灯间隙闪亮，表示仪器处于正常工作状态。显示屏下方为当前时间（日期/时间）及当前气压值。左侧最大值为当前屏幕显示曲线的最大值，最小值为当前屏幕显示曲线的最小值，在翻阅历史记录时也同时显示该曲线的最大/最小值。右上方为气压变化曲线，X轴为对应时间，Y轴为对应气压值，通过对功能按键的操作可以观测到不同时间的气压变化情况。
注：在开机进入正常工作状态时，仪器将有一个自检过程，自检时测量值逐渐稳定至正确值，约几秒后自动转入正常测量状态，屏幕刷新显示当前测量值，再延时2分钟左右背光关闭（背光休眠），再延时3分钟显示屏关闭（显示休眠），如果此时要进入观测测量状态只需按“显示”按键即可。
3、功能操作
（1）“调整/确认”键：该按键为时间及日期调整功能键，开启电源后，如果显示的时间及日期与当前日期/时间不一致时，可按一下此键进入日期/时间调整状态。同时显示屏也进入调整显示状态，按“<”，“>”按键时则光标左右移动，光标锁对应位置即为对该数进行调整。按“∧”，“∨”调整，调整完毕再按“调整/确认”即恢复到测量显示状态，同时屏幕时间也显示为调整后的时间。
（2）显示及查阅：面板按键“显示”按键：当需要对当前状态进行观测及对历史记录进行查阅时，按此键即进入该状态。按下该键，则显示屏背光点亮，屏面显示当前测量状态及数据，当停止操作一段时间后仪器自动进入省电测量状态，先是显示屏背光关闭，间隔一段时间后屏幕显示关闭，在省电测量模式下，仪器仅状态指示灯闪亮，表示仪器在正常工作。
如需要再次进行观测，则再按一下“显示”按键即可（在省电测量模式下，启动显示必须先按“显示”按键，否则按其他按键均无反应）。在查阅显示历史记录时，按该键即恢复到当前测量显示状态
注：在极少数情况下，当仪器受干扰数据显示紊乱时，可按“显示”按键将屏幕重新刷新到正常状态。
“X 范围调整”：正常显示下显示屏显示时间间隔为3小时，当需要观察6/12/24小时内的测量数据变化时，可按该键进行查阅，当需要回复到当前测量显示状态时，只需要按下“显示”按键即回复到3小时格式显示并显示当前测量状态，按“》” 键为由3小时至24小时段增大显示范围。
“Y”范围调整：按“上三角”，“下三角”按键可调气压的显示范围。该功能仅在查阅历史记录时有效，正常显示下为自动跟踪显示区域，即显示范围与当前屏测量值区间相匹配。
“页面转换”，按“《”，“》”可对测量历史记录进行分段查询显示。
4、计算机接口：本仪器与计算机连接口为232接口，用9芯电脑标准通信线与计算机连接，通过计算机及软件（选配）可对当前测量值以及历史记录进行操作显示分析。
5、当电池电压偏低时屏幕将显示电压低警告标志，说明内置充电电池电压已偏低，需要对仪器进行充电再使用（此时仪器将退出测量状态）。
注意事项
1、两次开关电源时间应大于1分钟，否则仪器系统不能复位到正常测量状态。（如开机显示紊乱，可关闭电源再等1分钟左右开机即可）。
2、本仪器传感器安装在仪器的后侧，在对环境气压进行测量时，仪器后侧与周边物体需保持一定距离以确保通风状态，以免影响测量误差。
3、当长期不使用是，应每隔2-3个月对仪器进行通电使用一次，以确保仪器正常工作。
4、仪器应经常保持清洁，不宜长期放置在多尘潮湿环境里，不得将仪器放在有腐蚀性气体或受烈日暴晒环境中。