标题：超声波测厚仪
超声波测厚仪
超声波测厚仪是采用最新的高性能、低功耗微处理器技术，基于超声波测量原理，超声波测厚仪(3张)可以测量金属及其它多种材料的厚度，并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量，监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度，也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。
超声波测厚仪的应用
由于超声波处理方便，并有良好的指向性，超声技术测量金属，非金属材料的厚度，既快又准确，无污染，尤其是在只许可一个侧面可按触的场合，更能显示其优越性，广泛用于各种板材、管材壁厚、锅炉容器壁厚及其局部腐蚀、锈蚀的情况，因此对冶金、造船、机械、化工、电力、原子能等各工业部门的产品检验，对设备安全运行及现代化管理起着主要的作用。
超声清洗与超声波测厚仪仅是超声技术应用的一部分，还有很多领域都可以应用到超声技术。比如超声波雾化、超声波焊接、超声波钻孔、超声波研磨、超声波液位计、超声波物位计、超声波抛光、超声波清洗机、超声马达等等。超声波技术将在各行各业得到越来越广泛的应用。
声波钻孔、超声波研磨、超声波液位计、超声波物位计、超声波抛光、超声波清洗机、超声马达等等。超声波技术将在各行各业得到越来越广泛的应用。
  超声波测厚仪
使用技巧：
1、一般测量方法1.在一点处用探头进行两次测厚，在两次测量中探头的分割面要互为90°，取较小值为被测工件厚度值。
2.30mm 多点测量法：当测量值不稳定时，以一个测定点为中心，在直径约为30mm 的圆内进行多次测量，取最小值为被测工件厚度值。2、精确测量法在规定的测量点周围增加测量数目，厚度变化用等厚线表示。3、连续测量法用单点测量法沿指定路线连续测量，间隔不大于5mm。4、网格测量法在指定区域划上网格，按点测厚记录。此方法在高压设备、不锈钢衬里腐蚀监测中广泛使用。5、影响测量示值的因素（1）工件表面粗糙度过大，造成探头与接触面耦合效果差，反射回波低，甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀，耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理，降低粗糙度，同时也可以将氧化物及油漆层去掉，露出金属光泽，使探头与被检物通过耦合
剂能达到很好的耦合效果。
（2）工件曲率半径太小，尤其是小径管测厚时，因常用探头表面为平面，与曲面接触为点接触或线接触，声强透射率低（耦合不好）。可选用
小管径专用探头（6mm ),能较精确的测量管道等曲面材料。
（3）检测面与底面不平行，声波遇到底面产生散射，探头无法接受到底波信号。
（4）铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大，超声波在其中穿过时产生严重的散射衰减，被散射的超声波沿着复杂的路径传播，有可能使回
波湮没，造成不显示。可选用频率较低的粗晶专用探头（2.5MHz)。
（5）探头接触面有一定磨损。常用测厚探头表面为丙烯树脂，长期使用会使其表面粗糙度增加，导致灵敏度下降，从而造成显示不正确。可选用500#砂纸打磨，使其平滑并保证平行度。如仍不稳定，则考虑更换探头。
（6）被测物背面有大量腐蚀坑。由于被测物另一面有锈斑、腐蚀凹坑，造成声波衰减，导致读数无规则变化，在极端情况下甚至无读数。
（7）被测物体（如管道）内有沉积物，当沉积物与工件声阻抗相差不大时，测厚仪显示值为壁厚加沉积物厚度。 
（8）当材料内部存在缺陷（如夹杂、夹层等）时，显示值约为公称厚度的70%，此时可用超声波探伤仪进一步进行缺陷检测。
（9）温度的影响。一般固体材料中的声速随其温度升高而降低，有试验数据表明，热态材料每增加100°C，声速下降1%。对于高温在役设备常
常碰到这种情况。应选用高温专用探头（300－600°C)，切勿使用普通探头。
（10）层叠材料、复合（非均质）材料。要测量未经耦合的层叠材料是不可能的，因超声波无法穿透未经耦合的空间，而且不能在复合（非均质）材料中匀速传播。对于由多层材料包扎制成的设备（像尿素高压设备），测厚时要特别注意，测厚仪的示值仅表示与探头接触的那层材料厚度。
（12）耦合剂的影响。耦合剂是用来排除探头和被测物体之间的空气，使超声波能有效地穿入工件达到检测目的。如果选择种类或使用方法不当，将造成误差或耦合标志闪烁，无法测量。因根据使用情况选择合适的种类，当使用在光滑材料表面时，可以使用低粘度的耦合剂；当使用在粗糙表面、垂直表面及顶表面时，应使用粘度高的耦合剂。高温工件应选用高温耦合剂。其次，耦合剂应适量使用，涂抹均匀，一般应将耦合剂涂在被测材料的表面，但当测量温度较高时，耦合剂应涂在探头上。
（13）声速选择错误。测量工件前，根据材料种类预置其声速或根据标准块反测出声速。当用一种材料校正仪器后（常用试块为钢）又去测量另一种材料时，将产生错误的结果。要求在测量前一定要正确识别材料，选择合适声速。
（14）应力的影响。在役设备、管道大部分有应力存在，固体材料的应力状况对声速有一定的影响，当应力方向与传播方向一致时，若应力为压
应力，则应力作用使工件弹性增加，声速加快；反之，若应力为拉应力，则声速减慢。当应力与波的传播方向不一至时，波动过程中质点振动轨迹受应力干扰，波的传播方向产生偏离。根据资料表明，一般应力增加，声速缓慢增加。
（15）金属表面氧化物或油漆覆盖层的影响。金属表面产生的致密氧化物或油漆防腐层，虽与基体材料结合紧密，无名显界面，但声速在两种物质中的传播速度是不同的，从而造成误差，且随覆盖物厚度不同，误差大小也不同。PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种材料的厚度。可直接读出材料的厚度和所测材料的声速值，在各个领域有着广泛的用途。具有使用简单，功能齐全，体积小巧，可靠性高等特点。
超声波测厚仪特点
超轻超薄机身，便于单手操作
两点校准功能，使得测量值更为准确
独有蓝色背景灯光，各种环境下清晰可视
低功耗，两节干电池可使用200小时以上
适合测量所有导声材料，如钢、铁、塑料、陶瓷、有机玻璃等
穿越涂层超声波测厚仪
按超声波脉冲反射原理设计的测厚仪可对各种板材和各种加工零件作精确测量,也可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域
· 穿越涂层测厚：无需清除被测物体表面的油漆,塑料等附着物即可测量基体厚度； 
· 两种穿越涂层测厚模式：薄涂层模式,厚涂层模式； 
· 探头自动识别与匹配自主专利技术：可对不同厂家生产的各种型号探头自动进行灵敏度与频率等参数测试识别,自动调整主机测量设置,达到最佳测量效果 
· 探头零点自动校准； 
· 多种实用测量模式：标准测量模式,最大值测量模式,最小值测量模式,差值测量模式,平均值测量模式,高温测量模式（配高温探头）； 
· 适用于管材厚度测量； 
· 人性化数据保存模式：可分组保存并可选择每组保存数据量,无需保存每个测量数据,简化操作；
· 大容量数据存储：数据存储量可达2000组； · 适合测量灰口铸铁等粗晶粒材料（需另选购专用粗晶探头） 
· 适合测量高温材料,最高可到300度（需另选购专用高温探头） 
技术指标： 
测量范围：0.65～400mm（钢）薄涂层模式（小于1mm）穿越范围：1～30mm（钢）
厚涂层模式（大于1mm）穿越范围：1～30mm（钢）
显示精度：0.01mm、0.1mm
材料声速：508～18699m/s
扫描速度：2次/秒～20次/秒
频率带宽：1～10MHz
管材测量下限：（取决于探头） 
Φ15mm×1.0mm(7.5MHz,Φ6mm的探头) 
Φ10mm×1.2mm(7.5MHz,Φ6mm的探头) 
电源：双节AA(5号)电池
工作时间：280小时（自动模式） 100小时（背光打开）
显示方式：128×64点阵液晶屏
外形尺寸：136（L）×72（W）×20（H）mm
重量：176g（含电池）
工作温度：-10℃～50℃标准配置：序号 
物品名称 
规格型号 
单位 
数量 
1 
主机 
TSW7 
台 
1 
2 
探头 
5M,Φ10 
个 
1 
3 
碱性电池 
AA型，5号电池 
节 
2 
4 
耦合剂 
95%甘油 
瓶 
1 
5 
操作手册 
使用说明书 
本 
1 
6 
产品合格证 
个 
1 
7 
仪器箱 
只 
1 
可选配置：序号
名称
单位数量
备注
1
粗晶探头（2.5MHz）
2
微径探头（7MHz）
3
高温探头（5MHz）
4
微型蓝牙打印机
1台
蓝牙打印机仅适用PD-T1
5
数据管理软件
1套
6
通讯线缆
1条
探头探头型号 
特性 
测量范围（钢） 
直径 
频率 
接触温度 
2M PT-12 
高穿透 
3.0—400mm（铸铁） 
12mm或22mm可选 
2MHz 
-10—+60 
2.5M PT-12 
高穿透 
3.0—400mm（铸铁） 
12mm或22mm可选 
2.5MHz 
-10—+60 
5M￠10 
通用探头 
1.0—260mm 
10mm 
5MHz 
-10—+60 
5M￠6 
小管径 
1.0—60mm 
6mm 
5MHz 
-10—+60 
7M ￠10 
高精度 
0.7—100mm（钢） 
10mm 
7MHZ 
-10—+60 
7M ￠6 
小管径 
0.7—60mm 
6mm 
7MHz 
-10—+60 
7.5M ￠10 
高精度 
0.65—100mm（钢） 
10mm 
7.5MHZ 
-10—+60 
7.5M ￠6 
小管径 
0.65—60mm 
6mm 
7.5MHz 
-10—+60 
ZW5P 
高温 
4.0—80mm 
12mm 
5MHz 
-10—+300 
数据通信⑴、USB数据线
⑵、上位机软件（光盘）
校验方法
4.1 外观检查 配件齐全,外表不得有硬的碰伤和变形,所有紧固件不得松动和脱落。 
4.2 测试误差 ∣仪器示值-标称值 ∣≤允许误差 ∣仪器示值-标称值 ∣≤0.3‰标称值
校验结果评定
5.1 最大误差在允许值范围内,评定该超声波测厚仪合格并出具校验记录表,否则应进行 修理调试和重新校验。 5.2 超声波测厚仪校验周期为壹年。
常用材料声速参考
材料
声速m/s
材料
声速m/s
铝
6400
铜
4700
锌
4170
不锈钢
5790
银
3600
黄铜
4640
金
3240
锡
3230
钢铁
5900
有机玻璃
2730
水
1473
石英
5639
陶瓷
5842

工作原理
超声波测厚仪主要有主机和探头两部分组成。主机电路包括发射电路、接收电路、计数显示电路三部分，由发射电路产生的高压冲击波激励探头，产生超声发射脉冲波，脉冲波经介质介面反射后被接收电路接收，通过单片机计数处理后，经液晶显示器显示厚度数值，它主要根据声波在试样中的传播速度乘以通过试样的时间的一半而得到试样的厚度。
HT系列超志波测厚仪，在采用国内外先进技术的基础上，运用单片机技术研制 的一种低功耗低下限袖珍式的智能测量仪器，不仅有测量不同材质厚度的仪器，而且有单测钢，超薄型的，同时均可配套高温测厚探
保养注意事项
[1]a.电源电压低时，在液晶屏幕左侧显示低电压符号，此时为了保证仪器的正常测量使用，请您及时更换电池。
b.在不需要背光的时候，尽量不要长时间开启背光，以免过快消耗电池的电量。
c.传感器表面为丙烯树脂，对粗糙表面的重划很敏感，因此在使用中尽量轻按。
d.在测量以后尽量及时将传感器表面的耦合剂和标准试块，被测物体表面的耦合剂清理干净。
e.被测物体表面温度不超过60度，以免导致传感器不能正常测量。
f.仪器长时间不使用时应将电池取出，以免电池漏液导致仪器损坏。
g.尽量避免油污，潮湿，碰撞。
h.插拔传感器时，应捏住活动外套沿轴线用力，不可旋转传感器头部，以免损坏传感器电缆线芯。