标题：变频大电流多功能接地阻抗测试系统
产品功能：
1.精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗；
2.精确测量大型接地网场区地表电位梯度；
3.精确测量大型接地网接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压；
4.精确测量大型接地网转移电位；
5.测量接地引下线导通电阻；
6.测量土壤电阻率
组成部件：
变频大电流多功能地网接地特性测量系统由大功率变频信号源、耦合变压器、高精度多功能选频万用表及其它附件等组成。  
大型地网变频大电流接地特性测量系统
产品概述：变频大电流多功能地网接地特性测量系统采用当前最先进的数字选频测量（电子对抗）技术，具有超强的抗干扰能力，彻底消除了由工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰给测量带来的误差；采用纯正弦波大功率信号源作为测试电源，多频点采集数据，克服了双点异频插值法的局限性；特别适用于大型、超大型接地网接地阻抗及其它特性参数的测量。技术特点：☆采用军用电子对抗数字滤波技术，抗干扰能力极强。(关键性能)
选频特性尖锐，通频带±0.3Hz。实测 200V的干扰在±1Hz偏频测量引起的误差低于 0.1mV,干扰抑制能力达到万分之一以上,远胜于部分进口仪器百分之几的抗干扰能力,保证了测试精度。系统还单独增加设计有 50Hz陷波器，可完全滤除 50Hz工频干扰。
☆系统输出功率大（2-20KW），电压高(0-1000V)，输出电流大（0-50A）
彻底解决了同类设备输出功率和电压偏小，现场难以升流的问题。目前的地网测量设备大多功率偏小，如较常见的设备输出为 100V/5A（500W),150V/10A(1500W)。由于输出功率和输出电压较小，现场大多难以产生足够的电流，实际远远无法达到设备标称的试验电流（如 5A），很多情况下被测信号变得很小而难以准确测量。本系统的大功率（5-20KW）信号源可保证产生足够大的回路电流，提高信噪比，可准确测量接触电压，跨步电压等微小量。
☆逐点步进精确选频测试，非误差较大的双点变频。
本系统采用 40-70Hz步进 1Hz多点变频测试，克服了双点变频法的局限性，从而可得接地系统的频率特性。能明确发现和剔除因同频谐波干扰而产生的测量坏值，测量结果更加符合实际值。部分仪器受技术限制，使用精度较低的简单 LC滤波电路加简单软件处理，选择与工频偏差较远的双点变频（如40/60Hz）,其抗干扰效果、测量精度和数据可重复性有待验证，并可能受特定频率干扰信号的影响。双点变频测量不是地网抗干扰测量的理想方法。
☆可准确测量接地阻抗，跨步电位差，接触电位差，土壤电阻率，场区地表电位分布，地网电流分布等参数。
☆同时测量指定频率下的电压、电流大小，及电压电流之间的相位差，自动计算出接地阻抗及其中电阻分量，电抗分量。
☆有独立的高精度选频电压表，内置人体模拟电阻，可方便的测量跨步电压，接触电压。
☆自动转换量程。采用高级增益编程放大技术，保证了在高低量程范围的测量精度，无需手动换挡，简单方便。
☆各量程可分别进行校准，保证了精度。
☆高稳定度的变频源，纯正弦波输出，保证了测试结果的等效性，并有过压、过流和过热等保护功能。
☆大屏幕显示测试数据，一键鼠标式旋钮，傻瓜式操作。
☆可保存 2000组以上数据，与计算机联机上传数据，方便分析处理。带 SD数据存储卡，可很方便的下载数据。
☆内置可充电电池，可连续工作 8小时以上。系统参数：电源电压：AC220V或380V，50Hz
输出功率： 10KW（2KW～20KW可选，可定制）
输出电压：0～600V或 1000V（可定制）
测试输出电流：0～50A
频率调节范围：45～65Hz
步进频率：1Hz
抗干扰能力：通频带±0.3Hz，衰减>80dB/Hz
测量范围：0.001～1000Ω
分辩率：1mΩ
测量精度：1.0级
使用环境温度：-20℃～+50℃
大型地网变频大电流接地阻抗测量系统
产品概述：变频大电流多功能接地阻抗测量系统由：变频接地阻抗测量仪，隔离变压器，和导通测量仪及其他附件组成。主要功能：精确测量接地阻抗、接地电阻，接地电抗，导通电阻和土壤电阻率。 该系统采用当前最先进的数字滤波选频测量技术，具有超强的抗干扰能力，彻底消除了由工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰给测量带来的误差；输出纯正弦波大功率信号做为测试电源，输出功率达10KW，双点或多频点采集数据，特别适用于地网接地阻抗的测量。技术特点：☆采用军用电子对抗数字滤波技术，抗干扰能力极强。(关键性能)
选频特性尖锐，通频带±0.5Hz。实测 200V的干扰在±1Hz下测量引起的误差低于 0.1mV,干扰抑制能力达到百万分之一以上,远胜于部分进口仪器百分之几的抗干扰能力,保证了测量精度，测量数据可重复。
☆可多点精确选频测试
由于采用了具有超强抗干扰能力的数字滤波技术，设备可采用与工频很接近的多点频率进行测量，如（47,49,51,53Hz等）。如采用与工频偏差较远的双点变频（如 40，60Hz，30Hz，120Hz等）,其测试结果与工频测试结果的等效性有待研究。
☆系统输出功率 10KW，电压 0-1000V，电流 0-20A，对于测量各种大小地网可保证现场能产生足够的测试电流。
我们知道，回路电流等于电压除以电阻。为了保证产生足够的电流，设备必须能提供足够高的电压和功率。如设备额定输出为5A，100V，总功率 500W，在大多现场测量时是远远达不到5A电流值的，有时甚至只能产生数百毫安电流。对于大型地网强干扰的环境下，这样小的测试电流根本无法保证测量的准确性。本设备输出电压高（1000V），功率大（10KW），可保证现场产生足够的电流，保证测量结果的准确性和可重复性。
☆功能多，可测量接地阻抗，接地电阻，电抗，土壤电阻率。
☆各量程可分别进行校准，保证了精度。
☆高稳定度的变频源，纯正弦波输出，保证了测试结果的等效性，并有过压、过流和过热等保护功能。
☆系统自动转换量程。采用高级增益编程放大技术，保证了在高低量程范围的测量精度，无需手动换挡，简单方便。
☆大屏幕显示测试数据，傻瓜式操作。
☆可保存 2000组以上数据，与计算机联机上传数据，方便分析处理系统参数：电源电压：AC220V或 380V，50Hz
输出功率：标配 10KW（5KW～20KW可选）
输出电压：标配 0～400～800V（0～1000V可选）
测试输出电流：标配 0～25A（0～60A可选）
频率调节范围：45～65Hz多频点可选
抗干扰能力：通频带±0.3Hz，衰减>80dB/Hz；
测量范围：0.001～1000Ω
分辩率：1mΩ
测量精度：1.0级
使用环境温度：-20℃～+50℃
变频抗干扰接地阻抗测量仪
产品概述：变频抗干扰地网接地阻抗测量仪主要功能：精确测量接地阻抗、接地电阻，接地电抗，土壤电阻率。
该设备采用当前最先进的数字滤波选频测量技术，具有超强的抗干扰能力，彻底消除了由工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰给测量带来的误差；输出纯正弦波大功率信号做为测试电源，输出功率达 2KW，双点或多频点采集数据，特别适用于地网接地阻抗的测量。技术特点：☆采用军用电子对抗数字滤波技术，抗干扰能力极强。(关键性能)
选频特性尖锐，通频带±0.5Hz。实测 200V的干扰在±1Hz下测量引起的误差低于 0.1mV, 干扰抑制能力达到百万分之一以上,远胜于部分进口仪器百分之几的抗干扰能力,保证了测量精度，测量数据可重复。
☆可多点精确选频测试
由于采用了具有超强抗干扰能力的数字滤波技术，设备可采用与工频很接近的多点频率进行测量，如（47,49,51,53Hz等）。如采用与工频偏差较远的双点变频（如 40/60Hz，30Hz，120Hz等）,其测试结果与工频测试结果的等效性有待研究。
☆功能多，可测量接地阻抗，接地电阻，电抗，土壤电阻率。
☆系统输出功率 2KW，电压 0-400V，电流 0-5A，对于一般的中小型地网可保证现场能产生足够的测试电流。
☆系统自动转换量程。采用高级增益编程放大技术，保证了在高低量程范围的测量精度，无需手动换挡，简单方便。
☆各量程可分别进行校准，保证了精度。
☆高稳定度的变频源，纯正弦波输出，保证了测试结果的等效性，并有过压、过流和过热等保护功能。
☆大屏幕显示测试数据，傻瓜式操作。
☆可保存 2000组以上数据，与计算机联机上传数据，方便分析处理系统参数：电源电压：AC220V
输出功率：2KW
输出电压：0～200V～400V
测试输出电流：最大 10A（200V）或 5A（400V）
测量频率：45～65Hz多点频率可选
抗干扰能力：通频带±0.5Hz，衰减>80dB/Hz；
波形畸变率：≤1%
测量范围：0.001～1000Ω
分辩率：1mΩ
测量精度：1.0级
使用环境温度：-20℃～+50℃
测试菜单详细解释
1. 测量方式: 仪器可以选择五种测量方式,即“地网”, “电流桩”, “电压桩”,“接地”,“电压”.前三种的作用分别是测量地网阻抗,电流桩阻抗,电压桩阻抗.一般情况下做实验的时候应选择“地网”来测量大地网的阻抗.而当用户要求测量电流桩或电压桩阻抗的时候可以选择后直接测量. “接地”的作用是测量接地电阻和土壤电阻率。默认线长20米。也可以修改线长。“电压”的作用是测量跨步电压，接触电压等参数。（注意，“电压”需要配相应的电极）。
2. 频率选择: 仪器可以选择两种测量频率,即“变频”和 “定频”.在现场做实验时候,一定要选择“变频”来做实验,这样测量能够消除现场的电磁场干扰. “定频”方式只是在实验室里面做实验的时候才能使用. “变频”采用的是45Hz和55Hz双变频来测量. 而“定频”采用的是严格50Hz来测量。
3. 电流选择: 仪器提供5种测量电流. 即“1A”,“2A”,“3A”,“4A”,“5A”.根据电流桩阻抗的大小来选择测试电流.一般情况下,使用5A电流即可。
4. 自动打印: 当光标在电流上时候，按一下“确认”键,在屏幕左下角会出现或消失打印机小符号,代表选择或取消自动打印功能.当选择自动打印时候,测试完毕,仪器自动打印结果.当取消自动打印时候,如果想打印结果,需要手动打印结果。
5. 手动打印: 仪器测试完毕,出现图7所示的界面.按 键可以在“print”,“quit”之间选择.如果选择“print”,按一下“确认”键,就会打印结果.如果选择“quit”, 按一下“确认”键,就会返回初始界面如图3所示。
测试过程中仪器自诊说明
1. “请开机重启”时候 ，可能是仪器内部电源保护，关机重启。
2. “电源模块错误，请联系厂家”时候，把光标移动到“地网”上，按十下“确认”键，听到仪器喇叭响一声，并且在屏幕的左下角出现一个反色的打印机符号。然后关机重启。如果继续无法测试，请联系厂家。
3. 测试电流为0.0A时候，可能“电流线”连线与“电流极”地桩接触不良或地桩太少，需增加地桩，减少回路电阻。地桩深度不少于0.5m。电流桩电阻应该小于200Ω。
4. 若仪器显示的测量值极低（<0.01Ω）则可能是电压线未连接上。
5. 仪器检测时候，必须在C1输出端串接20欧以上的电阻，用来模拟现场电流桩电阻，否则有可能造成测量数据误差偏大。