标题：环境试验箱
环境试验箱
环境试验的试验场地应能具有广泛的代表性，能进行尽可能多的试验项目，并且应与将来可能作战的环境尽可能地接近。但是，环境试验场往往与真实的使用环境存在差别。
在选择模拟试验项目时，应具体地分析对待试验物品的使用要求，应使选择的试验项目既代表了主要的使用环境，又能加快试验速度，节省经费。二次世界大战及战后，西方国家，特别是美国建立了一系列的环境试验场及实验室 ，制定了环境试验标准。美军规定所有武器装备、零部件和材料以及弹药都必须先送到环境实验室进行模拟环境试验，再送到环境试验场进行实地环境试验，只有通过了这些试验 才能正式交付部队使用。美军已把环境试验作为试验与鉴定工作的一部分。 
目前，国外已将环境试验标准化，许多国家还制定了环境试验标准，总的来说这些标准大同小异，主要包括以下环境试验项目： 
（1）低压（高空）试验：试验适用于在飞机货舱中空运的兵器，在高原上使用的兵器和空运兵器在飞机受伤后发生压力迅速下降的情形。试验的目的是检验兵器在低压环境中的使用性能以及压力迅速下降对兵器性能的影响。模拟的最高高度可达30000m（米），试验时取高度相对应的温度值。 
（2）高温试验：试验中兵器处于高温空气中，但不受到阳光直接照射。试验针对高温 季节在室内或密闭空间中或接近发动机等热源处储藏或使用兵器的情形。仅当太阳辐射试验不能检验高温效应时才进行这项试验。试验的目的是检验在高温环境中储藏或使用的性能。 
（3）低温试验：试验适用于在寿命周期中很可能在低温环境中使用的试件。试验的目的是检验试件能否在长期的低温环境中储藏、操纵控制和作战。 
（4）热冲击试验：试验适用于在预定的使用区域或使用模式中经常经受极迅速温度变 化的兵器。例如：从沙漠机场起飞升到高空的飞机上的电子装备吊仓、导弹、光电设备和 炸弹仓中的炸弹；从高空向沙漠地区空投的兵器；在北极地区从室内向室外转移的兵器。 目前仅进行空气中的热冲击试验，将来有可能进行从空气进入到水中的热冲击试验。进行 热冲击试验的目的是检验环境温度骤然变化对兵器性能的影响。 
（5）太阳辐射（日照）试验：这是一项对暴露在阳光下的兵器及其制造材料进行的试验。太阳辐射可引起光化学效应和热效应。在大多数情况下，这项试验可以代替高温试验 。通过日照试验可检验太阳辐射对兵器或有关材料的使用或露天存储的影响。 
（6）淋雨试验：试验适用于使用过程中有可能受到雨淋的兵器。淋雨试验包括无风时的淋雨试验和有风时的淋雨试验。淋雨试验的目的是检验遮雨器材的防水性能，检验兵器在淋雨期间和淋雨之后的性能。 
（7）防潮试验：试验适用于可能在温暖潮湿的环境中使用的兵器。热带地区全年、中纬度地区一年有长短不等的季节就是这种温暖潮湿的环境。试验的目的是检验兵器对温暖潮湿的环境的适应能力。 
（8）防霉试验：温暖和潮湿是微生物生长的条件，广泛存在于热带和中纬度地区。所有标准通用兵器装备在设计时都应考虑防霉问题。试验的目的是评定兵器发生霉变的程度和霉变对兵器性能或使用的影响程度。 
（9）盐雾试验：盐在地球上分布非常广泛。海洋、大气、地面、湖水和河流中都有盐 ，尤以沿海地区含盐量比较大，海洋中含盐量最大。不与盐接触的兵器是没有的。因此， 所有的兵器在其寿命周期中都处于某种形式的盐环境中。盐雾试验的目的是检验含盐潮湿大气对兵器性能的影响，特别是检验涂覆保护层的性能和材料的相容性。 
（10）沙尘试验：试验适用与在干沙或尘土含量比较高的空气中使用的所有机械的、电的、电子的和电化学的兵器。试验分为扬尘试验和扬沙试验。扬尘试验使用尘土和细沙， 细小的尘埃可以进入缝隙、裂缝、轴承和连接处。扬沙试验使用149～850μm（微米）的沙 粒，大而锋利的沙粒能产生侵蚀和阻塞作用，降低装备的有效性、可靠性和维修性。沙尘试验的目的是检验兵器在沙尘环境中的使用和存储能力。 
（11）浸水试验：浸水试验包括浸水、滴水和加压水试验。浸水试验适用于要求水密性 的装备和全部或部分浸入水中使用的装备。在某些情况下，这项试验可以代替淋雨试验检验水密性。试验的目的是检验兵器浸入水中不漏水的能力。 
（12）冻雨试验：试验适用于在正常使用中会遇到冻雨的装备。试验的目的是为了检验雨、雾和溅起的海水落在装备上结冰后对装备使用性能的影响，还用于评定除冰装置和技术。
设备分类
臭氧老化试验箱产品用途

高低温低气压试验箱
（主要模拟低压高空试验）[1]
执行与满足标准
GB10590-89 低温/低气压试验箱技术条件；  环仪高低温低气压箱
GB15091-89 高温/低气压试验箱技术条件；
GB11159-89 低气压试验箱技术条件；
GB/T2423.25-1992 低温/低气压综合试验箱；
GB/T2423.26-1992 高温/低气压综合试验箱；
GJB150.2-86 低温/低气压（高度）试验；
型号
HYLA-504A
HYLA-1000A
HYLA-504
HYLA-1000B
HYLA-2000B
电源
AC380V/50HZ 三相五线制
调温方式
平衡调温方式（BTC方式）
功率（KW）
11
15
16
18
27
工作环境温度
+5℃～+35℃
性
能
温度范围
-40℃～+150℃
-70℃～+150℃
温度波动度
±0.5℃
温度偏差
≥100℃时，±3.0℃（常压空载），<100℃时，±2.0℃（常压空载）
升降温速率
0.7℃～1.0℃/分（全程平均）
压力范围
常压～1Kpa
压力偏差
≥40KPa时，±2Kpa, 4KPa～40KPa时，±0.5Kpa, ≤4KPa时，±0.1Kpa,
降温速率
常压～1Kpa≤30分（常温状态下）
压力恢复速率
10kpa/Min(可调)
温度均匀度
≤2.0℃（常压空载）
材
料
外壳材料
防锈处理冷轧薄钢板（表面喷塑）
内胆材料
不锈钢板（SUS304）
承压材料
防锈处理优质厚钢板（表面喷塑）
保温材料
优质玻璃棉
制冷机
半封闭压缩机
冷却方式
水冷
抽真空方式
机械旋片式真空泵
加热器
优质镍-铬合金加热器
鼓风机
轴流风机
门观察窗
圆形观察窗镀加热膜中空玻璃
温度传感器
PT100铠装铂电阻
控制器
触摸屏PLG可编程控制器
工作室容积（L）
504
1000
504
1000
2000
内尺寸（D×W×H）CM
80×70×90
100×100×100
80×70×90
100×100×100
120×120×150
安全装置
超温保护，压缩机缺油、超压、断路、过载保护，风机过载保护，电源缺相保护，缺水保护，真空泵故障报警。
标准配置
观察窗、缆孔（￠80位于左侧1个），搁板，搁板架（2套），箱内节能灯，时间累积器
选项配件
远程监控计算机及软件，RS485通讯接口，记录仪，打印机，增加的搁板，特殊的试样架
高低温交变湿热试验箱产品用途
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。
选型
型号CLM-GD(J)S-100CLM-GD(J)S-225CLM-GD(J)S -500CLM-GD(J)S -800CLM-GD(J)S -010工作室尺寸 D×W×H450×450×500500×600×750700×800×9001000×800×10001000×1000×1000外形尺寸D×W×H1020×800×15801070×10301×8251370×1130×19751570×1230×21251570×1430×2125总功率A:4.5KW
B:4.7KW
C/D;5.5KWA:5KW
B:6KW
C/D:7KWA:6KW
B:7KW
C/D:8.5KWA:8KW
B:11KW
C/D;12KWA:11KW
B:12KW
C/D:16KW净重A:190kg
B:260kg
C/D:290kgA:260kg
B:290kg
C/D:330kgA:320kg
B:390kg
C/D:430kgA:460kg
B:520kg
C/D:560kgA:560kg
B:610kg
C/D:690kg换气老化试验箱产品用途
该系列产品适用于电气绝缘材料的耐热性试验，电子零配件、塑化产品之换气老化试验。
型号CLM-QLH－100CLM-QLH－225CLM-QLH－500CLM-QLH－800CLM-QLH－010工作室尺寸
D×W×H450×450
×500500×600
×750800×700
×9001000×800
×10001000×1000
×1000外形尺寸
D×W×H1020×880
×15801070×1030
×1825 1370×1130
×1975 1570×1230
×2125 1570×1430
×2125 总功率2.5KW3.8KW4.5KW5.5KW6KW净重185kg245kg305kg395kg415kg两箱温度冲击试验箱产品用途
该产品适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等，同时通过此装备试验，可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。高低温冲击试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品，在进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能，使用的适应性，适用于学校，工厂，军工，研位，等单位.。
型号（mm）CLM-WDCJ-100CLM-WDCJ-300CLM-WDCJ-500CLM-WDCJ-010两箱预冷区尺寸 D×W×H450×450×500600×600×600800×800×8001000×1000×1000三箱样品区尺寸 D×W×H450×450×500600×600×600800×800×8001000×1000×1000砂尘试验箱产品用途
该产品适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验，测试零部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等。
选型
型号CLM-SC－500CLM-SC－800CLM-SC－1000CLM-SC－1500工作室尺寸 
D×W×H800×800×8001000×800×10001000×1000×10001000×1000×1500外形尺寸 
D×W×H1030×1180×16601230×1180×18601230×1320×18601230×1320×2360总功率1KW1.5KW1.8KW2.5KW净重185kg220kg240kg310kg氙灯老化试验箱产品用途
SN型氙灯试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙灯灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
SN型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验，可以很好的模拟在不同环境条件下，材料暴露在阳光下所产生的变化。
选型
型号CLM-SN-500（风冷型）CLM-SN-900（水冷型）工作室尺寸D×W×H500×760×500950×950×850外形尺寸D×W×H1030×1090×16401440×1280×2060总功率11.5KW12.5KW净重340KG460KG箱式淋雨试验箱产品用途
淋雨试验箱适用于测试汽车灯具、雨刷性能、防水条带、机车仪表及低压电器外壳防护的防水性能。
选型
型号CLM-LY－500CLM-LY－1000工作室尺寸：D×W×H800×800×900（mm）1000×1000×1100（mm）外形尺寸 ：D×W×H1070×1350×18501090×1430×1850总功率1.5KW2.5KW净重240kg310kg盐雾试验箱产品用途
该产品适用于零部件、电子元气件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
选型
型号CLM-YWX/Q－150（B）CLM-YWX/Q－250（B）CLM-YWX/Q－750（B）CLM-YWX/Q－010（B）CLM-YWX/Q－020（B）工作室尺寸 
D×W×H450×600×450600×900×500750×1100×550850×1300×600900×2000×600外形尺寸 
D×W×H743×1070×1030893×1370×10801043×1570×11301143×1770×11801193×2470×1180总功率1.3KW(220V)1.5KW(220V)1.8KW(220V)3.3KW(380V)4.8KW(380V)净重60kg95kg110kg190kg320kg紫外光老化试验箱产品用途
该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。
选型
型号CLM-UV、CLM-UV-M、CLM-UV-A工作室尺寸D×W×H450×1170×500外形尺寸D×W×H600×1280×1370总功率4.5KW净重95kg