标题：心血管检测仪
简介
  心脑血管功能检测仪心脑血管检测仪
心脑血管检测仪也叫“心脑血管诊断仪”是一种反映心脏功能、血管状况、血液状态及微循环功能的医疗器械。
心脑血管功能检测仪的原理及功能介绍：
心脑血管功能检测仪基于脉压法原理，根据人体循环系统弹性腔模型建立起来的理论为基础，对模型进行分室网络分析，用线性相关算法推导出一系列计算公式。这些公式经过非线性补偿和临床经验参数修正，便能获得一组反映心脏功能、血管状况、血液状态及微循环功能的35项心血管功能参数及64项专家辅助诊断信息。
特性及优点
1、心脑血管功能检测仪系统由专用微机，14"单显，脉搏传感器等构成。
2、心脑血管功能检测仪拥有专业的外型设计，便携方便。
3、心脑血管功能检测仪注重经济功能，不配置打印机。
心血管检测仪之用途说明：（仪器简介）
●心血管检测仪采用无创性检测，检查费用低，设备及技术要求一般病人无痛苦、无感染、无临床风险，是一种易被大众接受的检查方法。 
●心血管检测仪可为三高人群（包括心脏供血、供氧及收缩力、血管弹性、顺应度、血粘度、血容量度、肺功能、微循环等35项反映人体功能方面的重要参数）及心及血管疾病方面的药品、保健品促销，使药品、保健品的有效性更具说服力，并增加患者服用治疗的信心，扩大了产品的影响和销售业绩，是药品、保健品经销商品进行促销的有力工具。 
●心血管检测仪可定量检测出人体心脏功能、血管弹性、血液粘度、微循环等三十多项重要参数，专家诊断信息64项，显示每项参数的实际测量值、正常值范围并给出超标诊断提示。 具有专家辅助系统和心血管疾病知识库，可供用户参考。 
●动态实时显示脉搏波形，准确观察心脏早搏、心律不齐等现象。心血管检测仪对可能患有高血脂、高血粘度、动脉硬化、冠心病、微循环障碍等疾病的患者给出及时提示。 
●强大的数据库管理功能，可长期保存客户档案无限储存受检者检测结果，随时调用及打印检测报告，具有智能查询客户资料功能（模糊查询和精确查询）。特别适合会员制管理、社区服务。 
●心血管检测仪采用多种高技术手段精心设计，轻便易携带，有便携式和电脑型、经济实用型等多种心血管功能检测仪可供选择。操作简单易学。 
●心血管检测仪采用中文windows操作界面，中文菜单提示，所有检测参数名词注释，菜单显示。 
●心血管检测仪是国内首家采用最新研究成果“ PVDF 多点脉搏传感器”技术,过载能力强（大于 100 倍），使用寿命长。　 
●计算机接口“USB”或“串口”自由选用适应于任何台式机和笔记本电脑。性价比极高。 
●标准型仪器外型采用时尚超薄设计，无论是与笔记本电脑、还是台式 PC 搭配，都能获得良好的视觉效果。 
●及时给出所有检测参数和诊断结论名词注释，丰富的心血管健康知识查阅功能，使您瞬间即成专家。
参数
1、 血管状态 
脉率（ P）：此值反映每分钟脉搏波速率，亦即脉搏快慢情况，其单位是次 /分。 
脉压差（ PP）：系指收缩和舒张压之间的压力差，此数值与心搏血量的多少有密切的关系。其单位为毫米汞柱 mmHg或 kPa。 
体表面积（ Q）：单位是米 2。 
平均收缩压（ MSP）：这是指收缩期的平均压力。此值与心脏收缩力和搏血量均有关系。其单位是毫米汞柱 mmHg或 kPa。 
平均舒张压（ MDP）：这是指舒张期的平均压力。此数值与心搏血量和血管的阻力状况有关系。其单位亦是毫米汞柱 mmHg或 kPa。 
平均动脉压（ MAP）：这是指动脉内压力自收缩期保持的平均压力。其单位是毫米汞柱 mmHg或 kPa。 
主动脉排空系数（ BK）：此值指血液在主动脉中排空推进的速率。正常情况下此值在 0.22.5～ 0.24.5之间，平均为 0.23.5左右。因是系数，故无单位名称。 
血管弹性扩张系数（ ETK）：系指心脏收缩排血时动脉血管弹性扩张的程度。此值受血管弹性状况、主动脉排空速度和心搏出量大小的影响。其正常数值在 0.45左右。 
血管顺应度（ AC）：此参数指动脉压血液压力改变一个单位时所对应的动脉体积变化量，亦即每一心动周期中，压力梯度的变化和动脉体积的相应变化量。可籍以判断动脉弹性状况，其正常值为不小于 1.2，此值受心搏指数和脉压差的影响。 
冠状动脉灌压（ CCP）：指心脏冠状动脉供血时压力，此压力受舒张压和左房压的影响。由于 90%的冠状灌注是在舒张期，故 DP高时 CCP亦高，反之则低，而左房压高时可抵消 CCP，使冠状灌注减少。通常其正常值为 6.65— 9.31kPa。 
总周阻（ TR）：这是反映血管阻力状况的指标。国内成人正常值为 800— 1300达因·秒·厘米－ 5。此指标包含外周血管阻力和血液粘度两个因素，并受平均动脉压和每分心输出量的影响。其正常值为 900— 1400达因·秒·厘米－ 5。 
标准周阻（ STR）：为了消除心率代偿的影响，将心率纠正到标准状态时的总周阻，称为标准周阻（ STR）。此值可真实反映血管口径变化所形成的实际阻力状况。 
2、 心脏功能 
心搏出量（ SV）：指心脏每搏一次所排出的血量。正常人的心搏出量为 70— 90毫升 /搏。 
每分心搏出量（ CO）：指心脏每分钟排出的血量，正常成人约 6— 8升 /分。 
心搏指数（ SI）：由于个体差异，所以对心搏血的供血的供需关系是否平衡必须了解，因此，这一指标即为反映这种关系的数值。正常人为 50— 60毫升 /搏 /米 2。此处的米 2为体表面积。 
心脏指数（ CI）：为反映心脏每分钟心脏搏血的供需关系，常采用此指标。正常时此数值为 3— 6升 /分 /米 2。 
左心有效泵力（ Vpe）：此指标系反映左心室有效搏血的收缩力量。正常值约 1.8公斤 /搏左右。 
左心室有效泵力指数（ VpeI）：为反映左心泵力能否满足机体之需要常采用这一指标。正常时，此值为 60— 80公斤 /分 /米 2。亦即每一平方米体表面积每分钟所能取得的左心收缩力。 
左心喷血阻抗（ AR）：这是反映左心流出道阻力状况的指标，其正常值约为 2.15— 2.75，若换算成达因·秒·厘米－ 5则约为 160— 220左右。 
左心能量有效利用率（ EWK）：这是指左心收缩时产生的能量能够提供给推动血液循环的势能的百分率，正常时约为 0.28— 0.3。 
心肌耗氧指数 (HOL)：这是指每平方米表面积，每分钟心肌的耗氧程度，耗氧程度高，意味着心肌负荷愈高。此值受心率、血压和收缩期时值的影响。心率快、血压高、收缩时值大者，氧耗亦多，反之则少。通常其正常值为 15-26。 
心肌耗氧量 (HOV)：指心脏每分钟消耗氧的毫升数。此值受心率和心脏收缩力的影响，心率快，收缩力强时，耗氧即多。其正常值为 24-42ml/min. 
肺动脉楔压（ PAWP）：指肺毛细血管内的压力。通常，此压力与左房压基本相等，且受左右心变化的影响。是左心前负荷的重要指标，其反映的灵敏度远较中心静脉压为高。 
肺血管阻力（ PAR）：此指标是指由肺血管口径的大小所形成的磨擦力状况。当肺血管收缩时， PAR即可增高，反之降低。此值受肺动脉压和左心输出量的影响。当 CO减少和 PAR增高时， PAR便增高。相反，即降低。一般状况下，其正常值为 100— 300达因·秒·厘米 -5。 
肺动脉压（ PAP）：这是指肺动脉内的压力强度。此值受左心输出量和肺血管阻呼的调节，随 CO和 PAR之增大或减少而增高或降低。正常值为 15— 40mmHg，相当于 2— 4kPa。 
3、 血液状态 
有效血容量（ BV）：是指反映血液循环量的指标。其正常值约为体重（公斤）的 7— 8%，其单位为升。 
全血粘度（ V）：这是反映血液流变学的基本指标，是指血液分子间内磨擦力，亦即血液粘稠状况的数值，正常人的血液粘度为 3.5— 4.5厘泊。厘泊为百分之一泊，而泊则为达因·秒·厘米 2 的简称。由于粘度与心脏收缩力所形成的切应力和切变率以及流速、温度、酸度等均有关系，所以在体内检测的数据与体外检测可以略有出入。 
还原全血粘度（ VO）：也是反映血液流变学的基本指标，是指在人体标准压力、温度和流量的情况下，血液分子间内磨擦力，亦即血液粘稠状况的数值，正常人的还原血液粘度为 3— 5厘泊。该参数与抽血体外全血粘度概念相同，只需进行定标就可相互对照比交较。 
4、 微循环功能 
微循环半更新率（ ALK）：这是指血液在微循环中更新一半的速率，正常时，此值为 0.04— 0.07。 
微循环半更新时间（ ALT）：系指微循环中血液更新一半所需的时间，其正常值 10— 20秒，平均 16秒。 
微循环平均滞留时间（ TM）：这是指血液分子在微循环中停留的时间，正常值为 15— 30秒，平均 20秒。