标题：康正微电脑数控治疗仪
产品有关证号文件
商标注册证 第790479号 
粤医械生产许可证000076号 
医疗器械生产许可证 粤药管生产许20010260号 
产品注册证 粤药管械（准）字2001第2260238号 
产品登记号 粤药械标（2001）1431号  
工商注册号4401011100769
概述
康正EK-100型微电脑治疗仪是结合现代生物电磁场原理，采用微电脑芯片数字处理技术及传统的中医理论中医针灸治疗方法结合而开发研制而成的新一代高级医疗保健产品，它通过在微电脑数字芯片上设置多种治疗处方和使用功能，能根据患者不同的病情需要而输出各种不同的治疗程序，通过治疗激发人体组织机能的活力，提高人体新陈代谢功能排除病痛，使人体能恢复正常生机。
康正EK型微电脑治疗仪采用先进的微电脑芯片制作，芯片内设置脉冲波形包括：推、拿、按、捶、揑、揉、拔、针灸等八种模拟手法，具有穴位脉冲针灸治疗，穴位药离子导入治疗、穴位磁疗、红外线热能疗法、磁场药离子导入治疗、耳穴针灸治疗、足穴电脉冲磁治疗、真空负压电拔罐治疗、痔疮药导入疗法，九大治疗功能，对各种关节炎症、神经痛症、高血压、头痛失眠、神经衰弱等常见病有效。是将模拟脉冲信号控制变为数字脉冲信号控制的新一代微电脑治疗仪。
产品特点
（1）采用微电脑CPU数码芯片技术,汇集多种功能。 
（2）全功能大屏幕液晶显示，轻触式键盘，智能化菜单操作。 
（3）三种处方选择，八种波型输出，三路通道治疗，九种治疗模式。 
（4）精确定时功能，随意设定，保证治疗时间。 
（5）热磁理疗袋自动恒温，场效应磁场疗效明显。 
（6）频率波形自动调节，内存八种波形可任意选择锁定。 
（7）脉冲波可任意定向导入选择，加强药离子渗透导入。 
（8）独家使用耳穴电极、痔疮电极、真空拔罐电极、足电极及药物导入电极功能独特。 
（9）治疗强度输出均以数字信号控制共分24级。 
（10）各种功能操作均有悦耳音响提示。 
（11）仪器内置防短路电子线路，防漏电耐击穿电压，使用安全可靠。
产品功效
康正微电脑治疗仪能自动调节输出治疗处方，能根据患者不同的病情需要而自动输出治疗程序，将针灸气功、电脉冲治疗、红外线热疗、场效应磁疗及药物离子定向导入疗法同时作用人体病患部位，疏通血脉，消炎去痛，改善人体组织机能的新陈代谢，从根本上解除病痛。
治疗范围
（1）、风湿痛症、各类关节炎、肩周炎、落枕、颈椎综合症、骨质增生、各种神经痛、中风偏瘫、支气管炎、哮喘、高血压、神经衰弱、头痛失眠、腰腿痛症、腰肌劳损、月经不调、前列腺炎、感冒伤风、痔疮、戒断症状及戒断心瘾
（2）、导入治疗适用药物 
可选用具有消炎、镇痛、通经活络的中药提取液，如风湿药洒、国公酒、三蛇洒、陈醋、酸痛宁、痔疮药膏等；也可选用中药离子导入液进行治疗。 离子导入液适用：风湿关节炎、肩周炎、落枕、扭伤挫伤、面瘫、中风偏瘫、类风湿关节炎、骨质增生、颈椎增生、颈椎综合症、腰椎间盘突出症、根骨刺、腰椎炎、腮腺炎、前列腺炎、前列腺增生、痛经、乳腺炎、慢性附件炎、慢性盆腔炎、腰痛。
技术指标
电源： AC220V±10% 50HZ 内置DC12V 
耗散功率： <20VA 
输出波形： 脉冲调制波、混合波、间歇波、定向波等八种 
输出通道： 三路治疗输出 
热能： 55度恒温 手控分4段 
磁效应： 500高斯 
定时控制： 5-99分钟任意设定 
输出强度： 数控24级 
安全防护： 耐压4000V/防短路保护 
型号：EK-100
液晶尺寸： 26×70mm 
主机尺寸： 233×155×60mm 
整机净重： 约950克
功能详介
一、 穴位脉冲治疗法 
穴位脉冲治疗法又称穴位电刺激疗法，是不经针刺而直接用电能在穴位上给予刺激而达到治疗疾病的方法，其原理是以中医阴阳平衡理论为依据，以电刺激穴位而达到针灸治病的效果。不同的脉冲电流会对人体神经和经络引起兴奋或抑制，可以镇静、镇痛，能调整人体内感觉运动神经纤维，具有促进血液循环，改善组织营养，提高人体新陈代谢功能。这种中医理论上的新型科学理论，已逐步广泛地使用在治疗各种疾病的临床上。且适应性非常广，对各种如：神经衰弱、腰肌劳损、坐骨神经痛、肩周围神经炎、三叉神经痛、麻痹、偏瘫、内脏疾病、颈椎综合症、腰椎间盘突出症、痛经、乳腺炎、前列腺炎等痛症、炎症均有很好的疗效。使用方法是找到治疗疾病的相关穴位或疾病痛点，先用温热水将皮肤擦净消毒后，将导电硅胶电极贴在穴位上，调节电脉冲输出强度达人体最大承受量，在穴位上使用康正自粘导电极即可取得以上效果。 
二、穴位药物离子导入疗法 
电脉冲穴位药物离子导入疗法是利用电流在人体中形成的电场作用，将药物（中药）中的离子用定向电流导入人体穴位内以达到治疗疾病的一种方法，使用时在电极与皮肤之间放置浸透药液的棉纱，通过定向脉冲电流即可把药物离子直接导入患者病灶内，并在病灶部位保持高浓度药离子，药物作用对病灶保持长时间的治疗维持。此疗法不损伤皮肤，病人无痛苦。治疗仪在作为药离子导入疗法时，使用定向极性选择功能效果将十分显著，此疗法的药物只能选用酊剂、乙醇浸药提取液，使用康正药物导入电极治疗即能收到显著的疗效。 
三、红外线热能疗法 
红外线波长在0.6-4微米内段极易被人体吸收，从而产生热能，波长短的远红外线容易作用于皮肤内的血管、淋巴管、神经未梢及皮下组织，肌肤吸收红外线后可引起血管扩张、血液流速加快、新陈代谢增强、使局部组织营养得以改善，由于血液和淋巴循环的加速，促进了肌体组织对异常产物的吸收和清除，红外线热能镇痛缓解痉挛、消炎去肿。由于热可降低痛觉神经的兴奋，因而可镇痛，热可使人体植物纤维的兴奋性降低，对肠胃平滑肌可使之松弛，致使肠胃痉挛蠕动减弱减轻疼痛，红外线可改善血液循环促进吸收，使吞噬细胞功能增强，抗体形成增多免疫功能加强，故对浅层组织慢性炎症有很好的消炎作用。所以红外线热能疗法对风湿性关节炎、肩周炎、慢性气管炎、肠胃痉挛、急性肠胃炎、慢性肾炎、神经炎、腰肌劳损、扭挫伤、乳腺炎、痛经、前列腺炎等均有很好的疗效，康正热磁理疗袋所辐射的红外线热能温度为55度，由机内CPU芯片自动恒温，使用时将热磁理疗袋敷在患病部位。每次治疗为20分钟时间。如感觉过热，可用毛巾垫敷。
四、 穴位磁疗法 
穴位磁疗法是利用磁场作用于人体穴位以达到治疗疾病的一种方法。磁性是物质的一种基本属性，任何生物体都具有磁性，而且在生命活动中会产生磁场，这就是生物磁场，磁场又在不同程度上影响着生物的生命活动，磁场作用于人体，可以影响人体内神经、体液、血细胞、血脂，这就是生物磁效应，磁场对人体能起到镇痛镇静，消炎消肿，降低血压的作用，磁场可以促进血液循环，对损伤性刺激和内脏疾病引起的疼痛有良好的止痛效果，磁场对神经中枢有抑制作用，可改善睡眠，磁场可促进人体酶的活性，提高机体免疫力，磁场通过中枢神经系统和植物神经系统，能降低血压，磁疗法对人体疾病有良好的调整作用，对高血压、冠心病、支气管炎、哮喘、神经衰弱、关节炎、头痛、 三叉神经痛、坐骨神经痛、急性扭挫伤、肩周炎、颈椎病、乳腺增生、前列腺炎等疾病均有很好的疗效，康正EK型微电脑数控治疗仪采用高强耐高温聚脂漆包线作为磁场载体，通过感应电流能产生300-500高斯特交变磁场。使用时将热磁理疗袋敷在患者病灶部位即可。 
五、磁场药物离子导入法 
磁场药物离子导入疗法是在利用磁场作用于穴位的同时。利用磁力线的作用，将药离子导入人体以达到治疗疾病的一种方法。 除了磁本身所应有的作用外，利用磁力线刺激穴位，达到通经活络，调整脏腑的阴阳之气，并使药物能通过磁力线作用导入体内触于体液，更快地作用于病变组织，磁效、药效、热效三者合一，从而进一步提高疗效，根据不同的病症，选择相关的穴位或病灶痛点，备好纱布塑料薄膜各一块，先将患者穴位或病灶处用热毛巾擦净，再把纱布折成6-8层覆盖上，再将配制好与疾病相关的浓缩药液滴于纱布中，直至药液不外流为好，再覆盖一层塑料薄膜，然后将康正治疗仪的热磁理疗袋覆盖在塑料薄膜上，利用磁力线的作用进行药离子导入，每次治疗20-30分钟，将会达到显著的磁场药离子导入效果，此法适用于炎症及痛症如：骨质增生、风湿性关节炎、急性扭挫伤、急性乳腺炎、急慢性盆腔炎、鼻炎、肩周炎、颈椎病、腰盘间突出症、前列腺炎、前列腺肥大增生等疾病的治疗，此疗法可采用酊剂、药物浓缩液、油剂等药物。
六、真空负压电拔罐疗法 
真空负压电拔罐疗法是在中医拔罐疗法及电脉冲穴位疗法的基础上相结合发展起来。用特制器皿在病人需要治疗的部位上抽气，形成真空负压，使其吸附在皮肤上并通过导电极加入脉冲电流而刺激人体穴位，从而达到治病的一种物理治疗方法，这种治疗方法具有治病的独特功效，能调整人体阴阳平衡，扶正祛邪，调节神经功能、活血化瘀、排毒解毒、增强抗病能力、促进血液循环。真空负压电拔罐疗法具有明显的缓解疼痛的作用，对许多疼痛有效，用真空负压电拔罐疗法治疗的适应症很广，如：急性肠胃炎、胃痉挛、胃下垂、消化不良、慢性支气管炎、胆囊炎、高血压、偏头痛、三叉神经痛、神经衰弱、癔病、坐骨神经痛、胁间神经痛、中风偏瘫、胆道蛔虫症、急性乳腺炎、急性膀胱炎、前列腺炎、尿潴留、软组织损伤、肾绞痛、肩周炎、落枕颈椎病、骨质增生、月经不调、痛经、盆腔炎、伤风感冒、毒虫蛇咬伤、更年期综合症、戒毒心瘾等疾病均有不同程度的疗效。 
使用方法是将电拔罐用酒精消毒，同时用温热毛巾将治疗部位擦洗干净，然后用抽气枪将罐抽气让其吸附在皮肤上，使导电极与皮肤接触良好，然后插上电极线，将治疗仪电脉冲输出强度调至人体最大承受量为至，由于拔罐的负压作用治疗时皮肤可出现瘀紫现象，这是拔罐疗法刺激皮肤的毛细血管的正常现象，如湿热型较重的患者在用拔罐治疗时容易产生水泡这也是正常现象，也是拔罐疗法的特点，真空负压电拔罐疗法常常使用两三次，即显效果。每天治疗一次，每次约为20分钟，连续10次为一个疗程，电拔罐必需两只同时使用，使用真空负压电拔罐治疗还可以进行药物离子导入疗法，方法是将药酒或药液约一汤匙装入电拔罐中，将拔罐朝上抽气真空吸咐在人体穴位上，让药液自然覆盖在人体皮肤上，通过电极加入脉冲电流，使药物离子按电场作用导入肌肤病患部位，从而达到治病的效果。
七、耳穴电针灸疗法 
耳穴脉冲针灸疗法是用点压法加上电脉冲刺激耳穴。用以治疗疾病的一种新型疗法，也是中医学中的组成部份，通过对耳廓穴位的刺激，来达到治疗疾病这在我国古代文献中早有记载，早在两千一百多年前的《阴阳十一脉灸经》中就有耳穴与上肢、眼、咽喉相联系的耳脉学说，从唐代有医者就已注意到耳穴治病的重要性，在新中国成立后的几十年，耳针疗法在国内得到了广泛的普及和应用，同时对耳穴认识的不断深化，在中医理论中已形成利用刺激耳穴而达到治疗多种疾病的学说。耳廓就好像一个在子宫内倒置的胎儿，头部朝下臀及下肢朝上胸腹躯干在中间。耳廓上的穴位相对于身体的各个 ，耳廓上的神经很丰富，有与脊髓颈相联的躯体神经，又有与脑干相联的脑神经，还有来自颈交感神经，这些神经相互重叠吻合交织成网形成神经丛，耳穴中是耳廓表面与人体脏腑经络组织 四肢百骸相互沟通的部位，即是疾病反应点也是疾病的治疗点，耳穴电针灸治疗就是将脉冲电流通过耳穴电极直接压迫和刺激耳穴，从而强化神经的调节功能，达到治病的目的，通过临床治疗证明耳穴电针灸治疗对各种神经系统疾病，内脏疾病、哮喘、高血压、神经衰弱、头痛失眠、肥胖症、戒毒心瘾等均有明显疗效。 
使用耳穴电针灸治疗时步骤如下：首先用温清水将耳廓穴位擦洗干净，提高耳穴导电性能，用酒精将耳电极清洗好，然后寻找疾病治疗的相关耳穴，将电极夹于左右耳廓的相关穴位上插入主机强度开至人耳最大承受量为佳。耳电极必须夹紧耳穴，治疗效果才能明显有效。 
八、足穴电磁疗法 
足穴电磁疗法是根据电脉冲及磁力线对足底各 反射穴位进行刺激而产生疗效的一种新型治疗方法。 足底是人体各 的缩影，人体的各个脏腑部位均可在足底反映出来，形成相应的反射区，当人体的脏腑组织 生病时，在足部的相应反射区就会有压痛红斑等异常现象，当使用电脉冲及强磁刺激相应穴位时，通过反射原理就可使穴位相应的脏腑组织 血液循环得以改善，血流加快从而提高人体抗病能力，此疗法对神经衰弱、头痛、失眠、心悸、多梦、植物神经功能紊乱、高血压、高血脂、低血压、糖尿病、胰腺炎、坐骨神经、腰腿麻木、腿风湿关节炎、更年期综合症等均有明显疗效，康正足穴电极是采用导电硅胶按人足底形状制成的专用治疗电极，加入针灸脉冲波对足底穴位实施按摩、推拿治疗，功效独特。使用方法是将足底用清水洗净，踩在足穴电极上，将电极连线插入主机，然后将强度开至人体最大承受量为止，每次治疗为三十分钟，经常进行足穴理疗将会使人睡眠质量提高，保持精神爽快，强身健体。
九、痔疮药物导入疗法： 
痔疮药物导入疗法是利用电流脉冲的作用将药物快速直接导入痔疮病灶部位，以达到强化治疗的有效疗法。 痔疮是中老年发病率较高的一种肛门静脉回流障碍的疾病，男性多于女性，疾病的可分为内痔、外痔、混合痔三种类型。 
中医以为本病主要由于嗜食肥甘辛辣之品或 泄、便秘引起的肛肠部气血阻滞络脉损伤所致，使用康正痔疮专用电极治疗本病时，在电极头上抹上痔疮药插入肛门，进行电脉冲药离子定向导入治疗，另一电极接于长强穴，（肛门后上部），每天二次每次十五分钟，这种疗法可通过脉冲电流直接将药物导入病灶并可免去打针吃药副作用且疗效显著，经过一至三个月的疗程将会使痔疮逐步痿缩结痂脱落。
操作方法
（1）、将治疗仪接上电源，打开电源开关，液晶显示屏即显出数字。 
（2）、时间钮是用倒计时控制整机输出，时间控制可从5-99分钟，在治疗时可逐分钟时间向上增加。 
（3）、处方选择钮分为“风湿、高血压、神经痛症”三种处方选择，每种处方均按病情需要自动实施频率、波型转换，也可通过频率锁定钮实施频率锁定或波形任意选择，从而达到最佳效果。 
（4）、治疗钮是启动和终止治疗钮，按第一次为开始治疗按第二次为终止治疗。 
（5）、通道输出选择钮为两组电脉冲治疗输出通道的选择，按一次第一通道输出，按二次为第二通道输出。使用通道请按照显示屏上显示后操作强度按钮。 
（6）、强度控制钮为控制电脉冲治疗输出强度，按“+”为增强，按“-”为减弱，强度共分24级数字控制。 
（7）、定向选择钮为控制输出治疗电极的定向极性，两组输出治疗波形定向均可任意选择，主要选择单日单极治疗能量。 
（8）、热磁理疗袋温度由仪器自行电子恒温55°，不需人为调整，使用时 热磁袋不得湿水，使用药物时请用塑料膜隔开，治疗终止时，热磁疗理功能将同时中止使用。 
（9）、使用时操作顺序是将电极插入仪器，分别将两只导电硅胶电极，按接在人体病灶部位或穴位上，然后进行开电源→定时选择→处方选择→开始治疗→通道选择→强度选择→，使用前必须先清洁治疗电极及皮肤上的污垢，以利治疗。使用时最好使用自粘胶片或药酒导入治疗，以提高治疗效果。 
（10）、耳穴电极主要使用是用于高血压，头痛、失眠或戒断状及内脏病症，使用时先将耳朵用清水擦净，将耳夹夹于耳背降压沟，进行耳穴刺激。耳穴电极必须夹紧才能取得良好效果。 
（11）、电脉冲治疗输出强度以人体接受最大强度为佳。 
（12）、选用康正真空负压拔罐时，先用清水清洗穴位皮肤，然后将拔罐用抽气枪吸附在穴位上，再将输出插针插入电罐插孔，让中医针炙拔罐原理与脉冲电极治疗同时作用于人体穴位，此疗法最适宜人体背部及腰部穴位上使用，且非常有效。 
（13）、选用足穴治疗时，请将足底用清水洗净，将足穴治疗极放于拖鞋中，脚足踏于治疗极之上，接上主机即可。 
（14）、治疗完毕后将电极粘片用清水清洁后保护好，以利下次再用，如用药物作离子导入疗法治疗完毕后，将导电硅胶用清水清洗以备再用。 
（15）、如在使用过程中发现液晶显示混乱及无输出时，关闭仪器电源电源壹分钟，重新开启，即可恢复正常。
本机物件
主机一台、护膝布包一个、电源线一根、中药离子渗透膜卡一对、耳夹一对、电硅胶贴片一对。