标题：水分测定仪
图片
  便携式水分仪
  水分仪  赫西仪器生产快速水份测定仪
  卤素水分测定仪
技术特点及参数
1.技术特点便携式设计：仪器更轻，携带、使用方便。
测量快速：仪器开机后无需等待，即刻测量，快速得到湿度值。
快速省气：测定时耗气仅2L（101.2kPa）左右。
自锁接头：采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。
数据存储：采用大容量设计，最多可存储50组测试数据。
显示清晰：液晶屏直接显示露点、微水（ppm）、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容。
RS232接口：可与串口打印机相连，进行数据打印。 
内置电源：内置4Ah可充锂电池，一次充足可连续工作10小时。2．技术参数露 点
测量范围
－55 ℃～+20 ℃
测量精度
±2℃
测量时间
（+20℃）
<3分钟。
环境温度
－40℃～+60℃
环境湿度
0～90% RH
电 源
AC 220V
内置充电电池
电池性能
充电时间20个小时以上，可使用10小时
重量
3公斤
尺寸
250mm×100mm×300mm
工作温度
－40℃～+80℃

概述
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪。[1-2]  赫西仪器出品快速水份测定仪
全自动卡氏微量水分测定仪
产品型号:ZDJ-3S 原产地:北京先驱威锋公司
仪器简介
全自动卡氏微量水分测定仪是与清华大学共同 以脉宽调制方式控制转速；以比例积分微分并配合动态补偿方式自动控制温度；实时显示温度及转速级别；可外接加热装置及半导体制冷装置，满足对温度有特殊要求的实验。
★密封性良好的滴定池,使滴定过程与外界完全分开,自动给排液系统能自动更换溶剂或排除废液,避免了化学试剂与人体的接触。
★大而清晰的中文显示屏，能显示滴定曲线、测试方法、数据结果及统计结果，可获得更多的参数和分析结果信息，利于提高工作效率。
★中文监控软件运行于windows平台上，通过RS-232接口传输数据，实现远程操作。
★高精度标准的活塞式滴定管及防扩散滴定头，确保高精密的电位滴定。滴定管的推嵌式设计，使它在任何时候都能轻松、快速地更换。
★成熟的技术服务，可提供多种供仪器使用的方法及技术手册，能满足不同用户的需求。
AKF系列全自动卡尔费休水份测定仪突破了国产同类产品的质量瓶颈，在传统产品上进行了大量的创新，增加了仪器稳定性，降低了仪器故障，消除了运行噪声，同时改良了操作界面，加入自动打空白，自动清洗装置，自动保持检测状态等技术，实现了仪器操作的简便，自动，安全，高效，为实验室中的水份检测提供了符合GLP实验室规范的完美的解决方案。
仪器特点
★中文显示滴定过程，可进行中英文输入、输出。
★全封闭设计的滴定台，能自动更换溶剂，避免化学试剂与人体的接触。
★根据实验的环境条件，可以设置“自动”或“手动”飘移值背景扣除，确保分析结果更为准确。 
★滴定结果可按GLP/GMP要求格式输出，并对存储的滴定结果进行统计分析。
★随机配有滴定监控软件，可监控全部滴定过程，并通过该软件进行版本升级。
选配相应配件可进行永停滴定。
常见问题解答
阳极电解液颜色不呈亮黄色，而是介于棕色和暗黄色之间
颜色过深，是电极对电解液的响应能力降低。可以用纸巾清洁双铂针电极去除表面的吸附物;检查测量电极是否正常连接;测量电极可能发生故障。
预滴定新鲜的阳极电解液，漂移太高?
滴定系统内存在残留的水份。可以更换干燥管内的分子筛和硅胶;检查滴定台各电极接口和塞子接口处是否紧密;可适当在一些松动的接口出涂敷硅脂。
待机滴定时漂移太高是何原因?
阴极池中的水份透过隔膜渗入阳极池内。可以更换阳极池电解液;给阴极电解池中加少量的单组分容量法卡尔菲休试剂进行干燥;保持阳极液的液面高于阴极池内的液面高度;彻底清洁滴定杯，清除上一次试验残留的样品引起的持续不断的副反应;检查滴定系统的密封性。
技术规格
1.极化电压输出：0~2550mv 
2.极化步长：10mv 
3.极化输出误差：<±3% 
4.极化电压最大输出电流：5mA
5.最程：0~200μA
6.分辨率：0.01μA
7.有效精度优于：±0.1μA
8.最小馈液：0.625μl
9.水分测量范围：10ppm~100%
10.结果单位：mg;%;ppm
11.测定时间（视滴定度而定）：30秒~数分钟
12.方法存储容量：100个滴定结果外围接口。
13.外围接口：打印机接口：RS232C接口
技术参数：
红外线水分测定仪
红外线快速水分测定仪，采用热解重量原理设计，是一种快速的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时，红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品，在干燥过程中，水分仪持续测
  水分测定仪量并即时显示样品丢失的水分含量%，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比，红
外加热可以最短时间内达到最大加热功率，在高温下样品快速被干燥，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。且操作简单，测试准确，显示部分采用红色数码管，分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据，清晰可见。并具有与计算机，打印机连接功能。
应用范围
可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，如医药、塑胶、化工、食品（鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干、月饼等）、粮食、饲料、种子、菜籽、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织等行业中的生产过与实验过程中。
产品技术指标
1﹑样品重量≥0.5克2、水分测定范围（%）：0.01-100
3﹑测定试样重量（g）：0.5-60
4、最大称重量（g）：60
5、最小称重读数(g)：0.01
6、水分含量可读性(%)：0.01 
7、温度指示范围（℃）：起始-180
8、通迅接口：标准RS232接口
9、波特率：9600/S 比特
10、通讯方式：MCS51系列单片机通讯方式2
11、供电电源：电压220V±10% 频率50HZ±1HZ
12、试样温度：-40℃—50℃
13、工作环境温度：-5℃—50℃
14、相对湿度：≤80%RH
15、外形尺寸（mm）：380×205×325
16、净重量：3.7kg
仪器操作
仪器操作步骤（以纸张为例）第一步：按校准键，放砝码，自动校准。（定期效准，不用每天开机效准）
  
第二步：取样3g，按“↑”存储重量，按测试键开始工作。
  
第三步：仪器加热中，仪器正在显示丢失的水分值。 
  
第四步：测定结束（3分钟左右），仪器显示最终水分值，记录数据。
  粮食水分检测方法如何使用SFY-60快速水分测定仪检测玉米水份？
1. 开机预热半个小时，仪器温度为零下需要预热一个小时。
2. 放上砝码到样品盘正中间，仪器显示±0.02之内可以直接进行测试，否则需要进行校准。
3. 取粉碎好的3.05g玉米面放在样品盘正中间
4. 按“↑”
5. 用托架摇匀
6. 放回三脚架上，盖上加热筒，代称中稳定后，按“测试”，仪器开始工作
7. 测试完成后，水分测定仪自动报警，按“显示”，每按一次可以显示不同参数
8. 先按“清除”键，后按“置零”键，清除上次测试数据，代温度下降至30℃时可进行第二次实验
在线固体水分仪
1、传感器:
水分测量通过安装在一个旋转-对称高等级钢法兰内的开路谐振器来  应用实现，开路谐振器产生高频波(可以是微波或比微波更高频率) ，固体物料的介电常数和高频衰减在高频波段内被测量出来，因此,表面和毛细状水分被测量出来。测量视窗采用耐磨损才量，也可选订陶瓷材料与强化耐磨损材料。传感器信号通过屏蔽或可选评比3芯电缆连接到微波在线水分仪，电缆最大长度可达1000米。
2、水分仪表：
水分测量值数字和模拟式显示在高分辨率液晶显示器上。图形化用户接口和集成化软键，可以容易输入参数和控制全部功能。在一个特定的用户存储器内，最大八个产品的全部参数均能存储，因此当改变过程产品时，很容易切换到另一个产品。
水分和温度的测量值被系统作为隔离和可编程的mA 信号容易接收，最大（Max.）和最小(Min. )值报警通过隔离的数字信号继电器输出。另有一个标准串行RS2 3 2 接口（可选订转换成RS4 8 5 接口）。可选集成化数据登录器，用来通讯协议化和记录水分和温度测量值、超限值和打印输出。
在线固体水分仪[3]设计成42 - TE-桌式带提手和安放脚、现场墙挂式（IP65）带观察窗或193HE工控机箱式。实时水分测计仪,烧结/球团混合料专用水分仪
水分测定仪原理
卡尔-费休库仑法水分测定仪原理
1．1935年卡尔－费休（KarlFischer）首先提出了利用容量分析测定水分的方法，这种方法即是GB6283《化工产品中水分含量的测定》中的目测法。目测法只能测定无色液体物质的水分。后来，又发展为电量法。随着科技的发展，继而又将库仑计和容量法结合起来推出库仑法。这种方法即是GB7600《运行中变压器油水分含量测定法（库仑法）》中的测试方法。现在的分类目测法和电量法统称为容量法。卡氏方法分为卡氏容量法和卡氏库仑法两大方法。两种方法都被许多国家定为标准分析方法，用来校正其他分析方法和测量仪器。
2．卡氏库仑法测定水分是一种电化学方法。其原理是仪器的电解池中的卡氏试剂达到平衡时注入含水的样品，水参和碘、二氧化硫的氧化还原反应，在吡啶和甲醇存在的情况下，生成氢碘酸吡啶和甲基硫酸吡啶，消耗了的碘在阳极电解产生，从而使氧化还原反应不断进行，直至水分全部耗尽为止，依据法拉第电解定律，电解产生碘是同电解时耗用的电量成正比例关系的，其反应如下：
H2O+I2+SO2+3C5H5N→2C5H5N・HI+C5H5N・SO3
C5H5N・SO3+CH3OH→C5H5N・HSO4CH3
在电解过程中,电极反应如下:
阳极:2I--2e→I2
阴极:I2+2e→2I-
2H++2e→H2↑
从以上反应中可以看出，即1摩尔的碘氧化1摩尔的二氧化硫，需要1摩尔的水。所以是1摩尔碘和1摩尔水的当量反应，即电解碘的电量相当于电解水的电量，电解1摩尔碘需要2×96493库仑电量，电解1毫摩尔水需要电量为96493毫库仑电量。[4]