标题：在线ph计(国产ph计/FLH401型智能pH计)资料
主要特点
FLH401系列仪表采用带背景光LCD显示，具备错误指示、自动温度补偿、双点校正、隔离式4-20 mA电流输出、双组继电器控制（P型表四组继电器）、迟滞量可调、高低点报警指示、掉电记忆、无需后备电池、资料保存十年以上等功能。
定货指南
1、所配电极是两复合还是三复合；
2、电极电缆长度，不作说明按5m配；
3、电极电缆长度超过20m，应配pHRT-1阻抗变换器；
4、电极及二次仪表的安装方式。
5、供电电源，不指明按AC220V配。
注：可选配两路4～20mA电流输出，请订货时指明。
技术指标
测量范围： pH-4.00～18.00pH
分 辨 率： 0.01pH;1mV
精 确 度： ±0.05pH; ±1mV
稳 定 性： ≤0.03pH/24h; ≤2mV/24h
pH校正范围： 零点 ±1.45pH
斜率 ±30%
pH标准液： 4.01/6.86/9.18
4.00/7.00/10.01 
控制范围： 0～14.00pH; 
温度补偿： 0～99.9℃(pH)
输出信号： 4～20mA的隔离保护输出
控制输出方式： ON/OFF继电器输出接点
继电器承受负载： 最大交流230V 5A
最大交流115V 10A
继电器迟滞量： 可自由调整
电流输出负载： 允许最大负载为500W
对地电压绝缘度： 最小负载为500VDC
讯号输入阻抗： ≥1×10W
工作电压： 230VAC±10%、50/60Hz
尺 寸： 186×131×103mm
仪器的工作条件： 环境温度：5～45℃
电极的选用
电极的准确性和稳定性怎样，是决定pH表好坏的关键因素之一。特别是低电导率水质，对电极的要求更高。若用普通的电极来测量，稳定性很差，而且使用寿命又短，满足不了要求。
pH 电极特点◇ 采用国际先进的固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界，不易阻塞，维护方便
◇ 长距离的参比扩散途径，极大的延长了电极在恶劣环境中的使用寿命
◇ 采用PPS/PC外壳，上下3/4NPT管螺纹，安装方便，不需要护套，节省了安装成本
◇ 电极采用优质低噪音电缆线，可使信号输出长度大于40米以上、无干扰 
◇ 无需补充电介质，维护量小
◇ 测量精度高，响应快，重复性好
◇ 带银离子的Ag/AgCL参比电极
◇ 正确操作使用寿命长
◇ 可侧面或垂直安装于反应罐或管道中
◇ 电极可与国外同类电极互换使用。
结构与尺寸工业pH电极有多种型号和规格，订货时请说明使用场合。若用户指定电极，其护套和测量池可定做。
  三复合电极：测量电极、参比电极和温补电极复合成一体，方便安装、拆洗。
两复合电极：测量电极和参比电极复合成一体。
零电位（等电位点）：7.00pH。
隔膜形式：由多孔纤维制成，隔离良好，防污染。双液接结构，具有低阻性能，适合大部分工业场合。
敏感玻璃膜：酸度敏感部分，有四种可选，可适合不同场合。
长度：150mm，107mm或77mm；外径：φ28±0.2；压力：可承受六个大气压。
纯水、超纯水电极对纯水的pH测量，我们推荐的电极型号分别为T225、T335；其内部采用固体电解质，使用很方便；响应速度快，一般十几秒钟就可稳定；使用寿命长；独特的隔膜结构，防污染能力强；可用于电导极低的场合。
T225为两复合电极，温补电极得另配。T335为三复合电极，使用维护都很方便。
环保污水、一般工业过程用的pH电极对环保污水、一般工业过程用的pH电极推荐型号分别为T224、T334；采用进口的环形大截面积Teflon隔膜，使电极具有稳定的液接电位和低阻特性，防堵塞，抗污染。能在恶劣的条件下测量，适用于环保、污水、胶体、一般工业过程用的pH电极。T224为两复合电极，温补电极得另配。T334为三复合电极，使用维护都很方便。
高温电极对于温度高于80.0℃，pH电极推荐型号为T337；采用进口的环形大截面积Teflon隔膜，使电极具有稳定的液接电位和低阻特性，防堵塞，抗污染,能在高温的条件下测量。
特殊环境使用的pH电极在一些特殊的使用场合，可以根据用户的具体使用环境和要求定做电极！如：有机溶剂用316L不锈钢电极；有HF用锑电极或高分子膜电极。
注意：若配国产电极满足不了客户的需求，我们的仪表可以与进口电极配套使用。根据我们多年来的实际使用经验，在一般情况下，配国产电极完全能达到进口电极的效果。
电极的维护
pH计使用的好坏，很大程度上取决于电极的维护。应经常清洗电极，确保其不受污染或堵塞；每隔一段时间要标定电极；在停水期间，应确保电极浸泡在被测液中，否则会缩短其寿命；必须保持电缆连接头清洁，不能受潮或进水。确实是仪表出了问题，请不要自行修理，请与我们联系。
活化：如果电极储存在干燥的环境下，则使用前必须浸泡24小时，使其活化，否则标定和测量都将产生较大误差。
清洗：发现电极受到污染或堵塞影响测量精度时，可用细软的毛刷
轻刷电极头部，再用清水清洗。对各种污染的清洗方法如下：油脂或含油物可用表面活性剂清洗；对钙沉淀物或金属氢氧化物可用10%的稀盐酸清洗；对硫化物沉淀（如污水处理过程中），可用10%的稀盐酸和饱和硫脲的混合物清洗；对蛋白质附着物可用10%的稀盐酸和胃蛋白酶的混合物清洗。
再生：当发现电极响应变慢，近乎迟钝时，应用10%的HNO3和NH4F（50g/l）的混合物浸泡，对其进行再生。一般在十秒以内。
出厂时，电极有一个保护帽，内含一个浸有KCl溶液的海绵，以维持敏感膜的湿润。电极不用时，要用水冲洗干净并插回加有1mol KCl溶液的保护帽内，或者将电极浸泡在 KCl溶液中。
pH电极的安装
电极通常有五种安装方式：流通式、沉入式、管道式、侧壁安装、法兰式。电极一定要竖直安装，千万不要水平安装，否则参比液无法渗透。
一、流通式安装：测量池采用流通式结构，适用于软硬管或硬管连接的水路。采用全不锈钢外壳，使水样和电极处于密封状态，构成完整的屏蔽。进出水管的外径有 8、 10和 12三种规格，以满足用户的不同需要。安装电极时，先旋松电缆接头，将电极插入测量池，然后旋紧电缆接头，用力要适度，以免损坏电极。把电极插入测量池或管道中，并旋转1/4周即可。电极外壳上的不锈钢锁定销使电极能安全地固定在安装接头里，三个O形圈防止流程液体渗漏。
二、沉入式安装：pH电极的引线从不锈钢管里穿出，pH电极顶部
3/4的螺纹与不锈钢管相连接。确保电极顶部和pH电极线不进水。
三、侧壁安装：厂家提供带斜面的316L全不锈钢护套，pH电极旋入护套即可。
四、管道安装：通过pH电极3/4的螺纹与管道相连接。 
五、侧壁安装：先把护套固定，再通过pH电极3/4的螺纹与护套相连接。
注：一般情况下按流通式安装配置。
测量池采用流通式结构,适用于软硬管连接的水路。采用不锈钢制作，、安装时根据现场情况，用所配卡箍和胶垫可作穿板式安装和挂式安装。
测量池安装图
安装时应注意：
1、仪表与测量池的距离越近越好，一般不要超过20米。若仪表与采样点的距离超过20米，应加装阻抗变换器,以减小电极弱信号传输距离远带来的损耗,确保测量的准确。也可降低更换电极时的费用。
2、电极与仪表的连接电缆不要与电源线近距离平行敷设，以免对信号产生不良的影响。
仪表的安装
FLH401型仪表为挂壁式安装，为保险起见，建议增加两只固定螺丝。开孔位置如下图：
安装方式：
  仪表的接线
操作说明：接线端子序号自左向右数分别为1、2、3……17；信号输入接指示电极信号，参比电极信号接在接线端子的1脚（接地脚）。
接线端子说明：
1. GND：参比电极（工作接地）
2. 温补补偿
3. 温补补偿
4. 4～20mA+
5. 4～20mA-
6. L2继电器常开端
7. H2、L2继电器公共端
8. H2继电器常开端
9. 空脚
10. H1继电器常开端
11. H1继电器公共端
12. H1继电器常闭端
13. L1继电器常开端
14. L1继电器常开端
15. L1继电器公共端
16. 220V电源火线
17. 220V电源零线
注意电源不要接错