标题：液体密度计
简介
在密度计之前称比重计的。在概念上，密度与比重具有相似的物理意义，即描述某个物体单位体积内所含的物质量。如果某个物体体积为v，其质量为m，重力加速度为g（=0.98米/秒平方），那么这个物体的重量为mg。此时，这个物体的密度为m/v，比重则为mg/v。显然，密度与比重之间在数值上只相差一个重力加速度g。早前我们用比重概念，现在我们只用密度概念。由于物体有固体、气体和液体三种基本形态，所以密度计也有对应的种类。液体密度计是用来测量液体密度的。
液体密度计是采用振筒式密度传感器的原理进行液体密度测试的。将待测液体泵入谐振筒传感器后，由单片机进行测量处理，快速直接，而且灵敏度高。该密度计可广泛用于各种液体密度的测量，且配合不同的浓度转换软件，还能直接读出相应液体的浓度值或比重，如酒精，通过单片机软件的处理，可直接读出体积浓度数据，测试更为简便。该仪器适用于测量化各种学试剂（氢氟酸除外）、液体食品饮料（含碳酸的要先消除气泡）、石油液体产品及其他各种化工液体产品的密度。不需要熟练的分析人员，不依赖于测量环境，是现场安全测量液体的密度及溶液浓度的最佳工具。
新型液体密度计
数显液体密度计是将现代微电子技术与阿基米德原理相结合而研发出来的新型密度测试仪器.此仪器改变了传统密度测试的繁琐操作，实现了不规则样品的快速准确测量。能满足现代产品生产及新材料研究过程中对样品密度的精确测量要求。计算公式：ρ液=(WA-WB)xρ/标准块V  
种类
常用的液体密度计和比重计有数显电子密度计、浮子式密度计、静压式密度计、振动式密度计和放射性同位素密度计。 浮子式密度计 　
它的工作原理是：物体在流体内受到的浮力与流体密度有关，流体密度越大浮力越大。如果规定被测样品的温度（例如规定25℃），则仪器也可以用比重数值作为刻度值。这类仪器中最简单的是目测浮子式玻璃比重计, 简称玻璃比重计。 
静压式密度计 　
它的工作原理是：一定高度液柱的静压力与该液体的密度成正比，因此可根据压力测量仪表测出的静压数值来衡量液体的密度。膜盒（见膜片和膜盒）是一种常用的压力测量元件，用它直接测量样品液柱静压的密度计称为膜盒静压式密度计。另一种常用的是单管吹气式密度计。它以测量气压代替直接测量液柱压力。将吹气管插入被测液体液面以下一定深度，压缩空气通过吹气管不断从管底逸出。此时管内空气的压力便等于那段高度的样品液柱的压力，压力值可换算成密度。 
振动式密度计 　
它的基本工作原理是：物体受激而发生振动时，其振动频率或振幅与物体本身的质量有关。如果在物体内充以一定体积的液体样品，则其振动频率或振幅的变化便反映一定体积的样品液体的质量或密度。 
放射性同位素密度计 　
仪器内设有放射性同位素辐射源。它的放射性辐射（例如γ射线），在透过一定厚度的被测样品后被射线检测器所接收。一定厚度的样品对射线的吸收量与该样品的密度有关，而射线检测器的信号则与该吸收量有关，因此反映出样品的密度。
相关技术
  液体密度计zym-1型液体密度计
密度是液体或气体的固有特性参数之一，即每单位体积内所含物质的质量，其单位为千克/立方米或克/立方厘米。液体密度测量在计量、科研和工业生产中有着重要意义， 蠕动泵工作原理 说明就象用手指夹挤一根充满流体的软管，随着手指向前滑动管内流体向前移动。蠕动泵也是这个原理只是由滚轮取代了手指。
蠕动泵的特点:
无污染：流体只接触泵管，不接触泵体
精度高：重复精度，稳定性精度高
低剪切力：是输送剪切敏感，侵蚀性强流体的理想工具
密封性好：具有良好的自吸能力，可空转，可防止回流
维护简单：无阀门和密封件
U型振荡管法 说明
振荡管 振荡周期的平方与管内填充液体样品的密度成正比。U型振荡管的设计原理正是基于此，计算公式为如下：
ρ=A×P2—B
ρ -- density (密度)；
P -- period (振荡周期)；
A,B -- U型管常数，与U型管的质量和体积有关系。
U型振荡管法的优势：
测量真密度：不受空气浮力影响，不受重力影响
高精确度：不受人为因素影响
进样量小：每次只需要0.1～1ml
测量速度快：每次只需要1～5分钟，特别适合实验室和在线测量便于恒温控制
帕尔帖控温装置 (Peltier)
内置恒温及温度感应器：无需外接控温装置，其内置温度感应器可校正并溯源到多个国际标准。
安装的要点：
一、安装环境的选择：
1、液体密度计安装位置应避免阳光直射、震动、风、灰尘及磁场干扰。
2、理想的放置场所为20℃/68°F和湿度50%的环境中。[1]
3、确认所用电压与液体密度计要求电压相符。
二、水平调整：利用水平调整脚座，将水平仪中的气泡调整到连云港色圆圈的中央位置，使整个机器处于水平状态。
三、测试架安装：将测量架放在测量板中间。
四、容器放置板安装：将液体放置板放置在主机上的两条凹型固定槽中。
五、将防风罩安装好，并将液体密度计放入防风罩内。
功能简介
通过显示屏可直接读出被测液体密度  液体密度计能存储80组检测数据
主机具有采样、数据回调、删除等功能
键控操作，采样自动进液
误差校验简便，只需用纯水即可对仪器进行校准产品优势量程宽：可直接对0.00～1999.99Kg/m3段的液体密度测量
综合误差小：可直接显示出液体温度在20℃±0.10℃时密度值（温度值可由用户指定）
工作量小：由于没有换算等工作，大大减小了工作量
节省资源：每次采样仅2ml，减少了样液资源的浪费
自动化程度高：（1）蠕动泵自动进样；（2）自身校准；（3）内壁免挂处理，易于清洗
价格比高：性能品质可与国外同类产品相媲美，价格只有国外同类产品价格的八分之一主要技术指标1、 密度、酒精度测量范围及准确度：
仪器型号 密度测量范围（酒精度测量范围） 准确度（酒精度准确度）
BHDM-YM01型 0.00～1999.99Kg/m3 ±0.1Kg/m3
BHDM-YM04型 0.00～1999.99Kg/m3 ±0.4Kg/m3
BHDM-YM08型 0.00～1999.99Kg/m3 ±0.8Kg/m3
BHDM-SJ02型（酒厂专用） 789.23～998.20Kg/m3（0～100%v/v） ±0.2Kg/m3（±0.1%v/v）
BHDM-SJ04型（酒厂专用） 789.23～998.20Kg/m3（0～100%v/v） ±0.4Kg/m3（±0.2%v/v）
BHDM-SJ10型（酒厂专用） 789.23～998.20Kg/m3 （0～100%v/v） ±1.0Kg/m3（±0.5%v/v）
2、采样容量：约2ml/次(自动进样与半自动进样)
3、环境温度： 5℃～35℃
4、控温功能：将被测样品恒温到20±0.10℃，并有温度显示
5、数据存贮容量：最大80组数据（密度或酒精度值及其对应的存贮次序）
6、电源：220V±22V， 50Hz±1Hz, 50VA
蠕动泵工作原理
说明
就象用手指夹挤一根充满流体的软管，随着手指向前滑动管内流体向前移动。蠕动泵也是这个原理只是由滚轮取代了手指。
蠕动泵的特点:
无污染：流体只接触泵管，不接触泵体
精度高：重复精度，稳定性精度高
低剪切力：是输送剪切敏感，侵蚀性强流体的理想工具
密封性好：具有良好的自吸能力，可空转，可防止回流
维护简单：无阀门和密封件
U型振荡管法 说明
振荡管 振荡周期的平方与管内填充液体样品的密度成正比。U型振荡管的设计原理正是基于此，计算公式为如下：
ρ=A×P2—B
ρ -- density (密度)；
P -- period (振荡周期)；
A,B -- U型管常数，与U型管的质量和体积有关系。
U型振荡管法的优势：
测量真密度：不受空气浮力影响，不受重力影响
高精确度：不受人为因素影响
进样量小：每次只需要0.1～1ml
测量速度快：每次只需要1～5分钟，特别适合实验室和在线测量
便于恒温控制
帕尔帖控温装置 (Peltier)
内置恒温及温度感应器：无需外接控温装置，其内置温度感应器可校正并溯源到多个国际标准。
该仪器适用于测量化各种学试剂（氢氟酸除外）、液体食品饮料（含碳酸的要先消除气泡）、石油液体产品及其他各种化工液体产品的密度。不需要熟练的分析人员，不依赖于测量环境，是现场安全测量液体的密度及溶液浓度的最佳工具。
功能简介
通过显示屏可直接读出被测液体密度
能存储80组检测数据
主机具有采样、数据回调、删除等功能
键控操作，采样自动进液
误差校验简便，只需用纯水即可对仪器进行校准
产品优势
量程宽：可直接对0.00～1999.99Kg/m3段的液体密度测量
综合误差小：可直接显示出液体温度在20℃±0.10℃时密度值（温度值可由用户指定）
工作量小：由于没有换算等工作，大大减小了工作量
节省资源：每次采样仅2ml，减少了样液资源的浪费
自动化程度高：（1）蠕动泵自动进样；（2）自身校准；（3）内壁免挂处理，易于清洗
价格比高：性能品质可与国外同类产品相媲美，价格只有国外同类产品价格的八分之一
主要技术指标
1、 密度、酒精度测量范围及准确度：
仪器型号 密度测量范围（酒精度测量范围） 准确度（酒精度准确度）
BHDM-YM01型 0.00～1999.99Kg/m3 ±0.1Kg/m3
BHDM-YM04型 0.00～1999.99Kg/m3 ±0.4Kg/m3
BHDM-YM08型 0.00～1999.99Kg/m3 ±0.8Kg/m3
BHDM-SJ02型（酒厂专用） 789.23～998.20Kg/m3（0～100%v/v） ±0.2Kg/m3（±0.1%v/v）
BHDM-SJ04型（酒厂专用） 789.23～998.20Kg/m3（0～100%v/v） ±0.4Kg/m3（±0.2%v/v）
BHDM-SJ10型（酒厂专用） 789.23～998.20Kg/m3 （0～100%v/v） ±1.0Kg/m3（±0.5%v/v）
注：若有特殊参数要求（量程/精度/温度）的密度计、酒精计可另行专门定做，价格面议。
另有常温密度计、酒精计可在线使用，具有远程控制功能，需加软件，价格再行商谈。
2、采样容量：约2ml/次(自动进样与半自动进样)
3、环境温度： 5℃～35℃
4、控温功能：将被测样品恒温到20±0.10℃，并有温度显示
5、数据存贮容量：最大80组数据（密度或酒精度值及其对应的存贮次序）
6、电源：220V±22V， 50Hz±1Hz, 50VA