标题：直流耐压试验装置
简介
直流耐压试验装置是根据新的中国电力待业标准DL/T848.1-2004《直流耐压试验装置通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流耐压试验装置。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷  器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。
别名
直流耐压试验装置简称直高发又称高压发生器、中频直流高压发生器、高压直流发生器、直流高压发生器、直流发生器、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器。
英文
直流耐压试验装置DC withstand voltage test device
技术参数特点
技术特点采用高频倍压电路，应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
采用电压大反馈，输出电压稳定度高，纹波系数小≤1%。
全量程平滑调压，电压调节细度好调节精度≤0.5%，稳定度≤1%，电压电流误差1%（读数±0.2KV），电流误差±1个字。
升压电位器零起升压。
75%UDC1mA功能按钮，方便氧化锌避雷器试验，精度1%读数±1%。
过压保护采用拔码设定，一目了然，误差±1%。
倍压采用新型材料，轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料，电气性能好，防潮能力强。
折叠式撑脚，直径面积大，稳定性能好。
ZGF40KV一体化设计、高压拖地电缆引出，方便现场试验。
ZGF产品符合DL/T848.1-2004技术要求，并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验，严格执行企标出厂。技术参数2.1一体机
规格
技术参数
40/3
60/2
60/3
60/5
80/2
100/2
120/2
120/5
额定电压（KV）
40
60
60
60
80
100
120
120
额定电流（mA）
3
2
3
5
2
2
2
5
额定功率（W）
120
120
180
300
160
200
240
600
机箱重量（kg）
7
2
2
4.5
2
3
3
4.5
倍压重量（kg）
一体
2.5
3
3.8
2.5
4
4
4.5
倍压高度（mm）
一体
400
400
500
400
500
500
500
电压测量精度
数显表±（1.0%读数±2个字）
电流测量精度
数显表±（1.0%读数±2个字）
波纹系数
≤1%
电压稳定度
随机波动，电源电压变化±10%时≤1%
过载能力
空载电压可超出额定电压10%使用十分钟
最大充电电流为1.5倍额定电流
电源
单相交流50Hz 220V±10%
工作方式
间断使用
﻿一次连续时间最长为30分钟
工作环境
温度：-10～40℃
﻿相对湿度：室温为25℃时不大于85%（无凝露）
﻿海拔高度：1500米以下
带 电 容
负荷能力
被试品电容量无限制
﻿可用1.5倍的额定电流充电
结构特点
环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒
﻿空气绝缘、无泄漏之虑
操作箱特点
高精度0.75UDC1mA单触按钮（精度≤1.0%）最适合氧化锌避雷器试验
﻿过压保护采用拨置，一目了然
﻿机箱倍压放置一个铝合金箱，整机一手可提
2.1分体机
规格
技术参数
200/2
200/5
250/3
300/2
300/5
400/3
400/5
其它等级
额定电压（KV）
200
200
250
300
300
400
400
500～1000KV等合同定 做
额定电流（mA）
2
5
3
2
5
3
5
﻿额定功率（W）
400
1000
750
600
1500
1200
2000
﻿机箱重量（kg）
4.5
4.5
4.5
5.5
5.5
5.5
5.8
﻿倍压重量（kg）
7.9
8.3
9
11
11.5
38
45
﻿倍压高度（mm）
965
965
1030
1250
1250
1900
1900
﻿电压测量精度
数显表±（1.0%读数±2个字）
电流测量精度
数显表±（1.0%读数±2个字）
波纹系数
≤1%
电压稳定度
随机波动，电源电压变化±10%时≤1%
过载能力
空载电压可超出额定电压10%使用十分钟
最大充电电流为1.5倍额定电流
电源
单相交流50Hz 220V±10%
工作方式
间断使用
﻿一次连续时间最长为30分钟
工作环境
温度：-10～40℃
﻿相对湿度：室温为25℃时不大于85%（无凝露）
﻿海拔高度：1500米以下
带 电 容
负荷能力
被试品电容量无限制
﻿可用1.5倍的额定电流充电
结构特点
环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒
﻿空气绝缘、无泄漏之虑
操作箱特点
高精度0.75UDC1mA单触按钮（精度≤1.0%）最适合氧化锌避雷器试验
﻿过压保护采用拨置，一目了然
﻿控制箱小，方便现场

操作步骤
1、直流耐压试验装置在使用前应检查其完好性，连接电缆不应有断路和短路，设备无破裂等损坏。
2、将机箱、倍压筒放置到合适位置分别连接好电缆线、接地线和电源线，保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上（即一点接地）。严禁各接地线相互串联，为此，应使用ZGF专用接地线。
3、电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。过电压保护整定值一般为试验电压的1.1倍。
4、空载升压检测过电压保护整定是否灵敏。
5、接通电源开关，此时绿灯亮，表示电源接通。
6、按红色按钮，则红灯亮，表示高压接通。
7、顺时针方向平缓调节调压电位器，输出端即从零开始升压，升至所需电压后，按规定时间记录电流表读数，并检查控制箱及高压输出线有无异常现象及声响。
8、降压，将调压电位器回零后，随即按绿色按钮，切断高压并关闭电源开关。
9、对试品进行泄漏及直流耐压试验。在进行检查试验确认试验器无异常情况后，即可开始进行试品的泄漏及直流耐压试验。将试品、地线等联接好，检查无误后即打开电源。
10、升压至所需电压或电流。升压速度以每秒35KV试验电压为宜。对于大电容试品升压时还需监视电流表充电电流不超过试验器的最大充电电流。对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等先升至所需电压(电源)的95%,再缓慢仔细升至所需的电压(电流),然后从数显表上读出电压(电流)值.如需对氧化锌避雷器进行0.75UDC1mA测量时，先升至UDC～1mA电压值，然后按下黄色按钮，此时电压即降至原来的75%，并保持此状态。此时可读取微安数。测量完毕后，调压电位器逆时针回到零按下绿色按钮。需再次升压时按红色按钮即可。
必要时用外接高压分压器比对控制箱上的直流高压指示。
11、试验完毕，降压，关闭电源。
12、对于氧化锌避雷器等小电容试品一般通过测压电阻放电时间很快。而对电缆等大电容试品一般要待试品电压自放至试验电压的20%以下，再通过配套的放电棒进行放电。待试品充分放电后挂好接地线，才允许进行高压引线的拆除和更换接线工作。13、保护动作后的操作在使用过程中发现红灯灭，绿灯亮，电压下降，即为保护动作。此时应关闭电源开关，面板指示灯均不亮。将调压电位器退回零位，一分钟后待机内低压电容器充分放电后才允许再次打开电源开关。重新进行空载试验并查明情况后可再次升压试验。
故障检查与处理
序号
现 象
原 因
处 理
1
电源开关接通后绿灯不亮且风扇不转。
电源线开路。
2、电源保险丝熔断。
更换电源线。
更换保险丝。
2
按红色按钮灯不亮。
调压电位器未回零。
电位器回零。
3
按红色按钮灯亮，一升压红灯灭，绿灯亮。
高压输出端搭地或试品短路。
检查输出电缆。
检查被试品。
4
升压过程中红灯灭，绿灯亮。
试品放电或击穿，过压或过流保护动作。
检查被试品。
重新设置整定值。

直流耐压试验装置引用的有关国家标准
IEC 60-1： 1989 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求 
DLT 848.1-2004高压试验装置通用技术条件第1部分：直流高压发生器　直流高压发生器采用中频倍压电路，新型直流高压发生器应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件，根据电磁兼容性理论，采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。直流高压发生器具有多种保护功能，如：低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。智能直流高压发生器采用故障取样专用的传感器，动作时间为纳秒级，光隔离元件也为纳秒级，动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样，反应时间为纳秒级，通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关，全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断，保证在输出短路的情况下，不损坏功率器件。是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源，现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。直流高压发生器在行业内率先采用分节式结构，即既可用于高电压等级，又能用于较低电压等级，并保持其精度不变。以100/200kV/2mA分两节为例，单节时可做100kV/2mA使用，可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验，此时可保证测量的准确性避免大马拉小车；两节使用时可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验。真正做到一机两用，大大方便了现场用户的使用。主要用于研究电气设备直流精电及换流站设备和绝缘材料在直流高电压 下的绝缘强度、直流愉电线路电晕和离子流及其效应 以及进行交、直流电力设备的泄漏电流试验。另外还可以作为其他高 压试验设备如冲击电压发生器、冲击电流发生器、振荡 回路等的电源。在其他科技领域里，如物理学(加速器、 电子显微镜等)、电子医疗设备(X射线)、工业应用 (废气沉淀、静电喷漆等)、或电子通信(电视、广播 站)等方面也被广泛应用。 
ZGF直流高压发生器采用中频整流滤波技术，解决了工频直流高压发生装置波纹系数较大，波形不平稳的缺点。产品符合国家新颁布电力行业标准ZGF24003-90《直流高压发生器通用技术条件 DL/T 848.1—2004》的要求，广泛用于电气设备直流耐压试验和泄漏电流试验，并且特别设置了测试氧化锌避雷器1mA下的电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流功能。 最新研究、设计、制造的新科技产品，适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验，是新世纪最理想的换代产品。 
ZGF数字式直流高压发生器采用了九十年代新技术、新材料和新器件，具有输出功率大、体积小、重量轻的特点，有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能，带0.75倍电压锁存功能，并配有时间继电器，能在试验中设置定时声讯报警。整个仪器便于携带，操作方便，安全可靠，特别适用于电力部门现场试验。 
直流耐压试验装置引用技术标准
IEC 60-1： 1989 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求 
GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求 
IEC 60-1： 1994 高电压试验技术 第二部分：测量系统 
GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术 第二部分：测量系统 
DL 474.2-92 现场绝缘实验实施导则 直流高电压试验 
ZBF 24002 现场直流和交流耐压试验电压测量装置的使用导则 
直流耐压试验装置用途：
新一代便携式直流高压发生器。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机、高压开关等高压电气设备进行直流耐压试验。