标题：HY331微机继电保护测试仪
概述
HY331 微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上，广泛听取用户意见，总结目前国内同类产品优缺点，充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用单机独立运行，亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机采用DSP+FPGA结构，真16位DAC输出、内置新型模块式高保真线性大功率功放，自带8.4寸分辨率为800×600的TFT真彩显示屏以及高档工业键盘鼠标。WindowsXP操作系统，功能强大。体积小、精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能，又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点，性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。
产品特性
1．满足现场所有试验要求。本仪器具有标准的四相电压，三相电流输出，电压125V/相，电流40A/相。三相并联可达120A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验，也可对现代各种微机保护进行各种试验，特别是对变压器差功保护和备自投装置，试验更加方便和完美。
2．各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。
3．经典的Windows XP操作界面，人机界面友好，操作简便快捷；高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4寸分辨率为800×600的TFT真彩显示屏，可以提供丰富直观的信息，包括设备当前的工作状态及各种帮助信息等。
4．本机Windows XP系统自带恢复功能，避免因非法关机或误操作等引起的系统崩溃。
5．配备有超薄型工业键盘和光电鼠标，可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。
6．主控板采用DSP+FPGA结构，16位DAC输出，对基波可产生每周2000点的高密度正弦波，大大改善了波形的质量，提高了测试仪的精度。
7．功放采用高保真线性功放，既保证了小电流的精度，又保证了大电流的稳定。
8．采用USB接口直接和PC机通讯，无须任何转接线，方便使用。
9．可连接笔记本电脑（选配）运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件，无须重新学习操作方法。
10．具备GPS同步试验功能。装置可内置GPS同步卡（选配）通过RS232口与PC机相连，实现两台测试仪异地进行同步对调试验。
11．配有独立专用直流辅助电压源输出，输出电压分别为110V（1A），220V（0.6A）。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。
12．具有软件自较准功能，避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度，从而大大提高了精度的稳定性。
技术参数
1．交流电流源:
相电流输出（有效值）：0～40A/相；精度:0.5%
三相并联输出(有效值)：0～120A/三相同相位并联输出
相电流长时间允许工作值(有效值)： 10A
每相最大输出功率：420VA
三相并联电流最大输出功率 ：900VA
三并电流最大输出允许工作时间 ：10s
频率范围：0～1000Hz；精度：0.001Hz
谐波次数：2～20次；相位：0～360°；精度：0.1°
2．直流电流源:
电流输出：0～±30A/相；精度:0.5%
3．交流电压源:
相电压输出（有效值）：0～125V/相；精度：0.5%
线电压输出（有效值）：0～250V
相电压/线电压输出功率 ：75VA/100VA
频率范围：0～1000Hz ； 精度：0.001Hz
谐波次数：2～20次；相位：0～360°；精度：0.1°
4．直流电压源:
相电压输出幅值：0～±150V； 精度：0.5%
线电压输出幅值：0～±300V 
相电压/线电压输出功率：90VA/180VA
5．开关量端子:
开关量输入端子：8对
空接点：1～20mA，24V 装置内部有源输出
电位翻转：0～6VDC为低电平
15～250VDC为高电平
开关量输出端子：4对，空接点；遮断容量：110V/2A，220V/1A。
6．时间测量范围: 
范围:1ms～9999s 
测量精度:1ms
7．体积重量:
体积: 455(mm)×530(mm)×220(mm)
重量：20Kg
8．电源:
AC220V±10%
50Hz, 10A
装置硬件组成
1. 内置高性能工业控制计算机
本装置采用高性能工控机作为控制计算机，配有自还原CF卡，8.4″800×600分辨率TFT真彩LCD显示器。本机带高性能专用工业键盘和鼠标，无须另接外设就可直接使用，软件在Windows XP操作系统下运行，操作简便。装置面板配有三个USB接口，可方便地进行数据存取、数据通信和软件升级等。
2. DSP数字信号处理系统
采用6000系列DSP控制器作为核心，FPGA可编程逻辑器件输出波形，由于采用的是DDS硬件输出波形的技术，使波形频率和相位精度相当高，同时，该系统与工控机通讯直接采用USB2.0接口，使得数据通讯稳定可靠。
3. D/A和A/D转换
采用高精度D/A转换器，同时采用有源低通滤波器，使输出波形平滑，幅频特性优良。同时控制系统还保留了12路12位A/D转换电路，可实时采集12路模拟量的输出波形并通过软件在屏幕上显示实际输出的波形，幅值和相位。
4. 高精度线性电压，电流功率放大器
电流、电压采用高性能线性放大器直接耦合输出方式，使电流，电压源可直接输出交流和直流波形，并可通过软件计算输出各种如方波、各次谐波叠加的组合波形，故障暂态波形等，可以较好地模拟各种短路故障时的电流，电压特征。功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件做功率输出级，结合精心合理设计的散热结构，具有足够大的功率冗余和热容量，功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护，电流回路允许开路，不会损坏装置。面板有电流开路指示灯，以方便用户检查接线正确与否。同时面板还有电压过载或短路指示灯，当电压回路（在有输出情况下）发生短路时，该指示灯发亮并启动蜂鸣器报警。大电流限时采用独特的硬件，限时电路，克服了传统的软件限时的缺点，使大电流使用更安全更可靠。
5. 开关量输入、开关量输出
装置共有开关量输入端子8对，开关量输出端子4对。
开入量、开出量都由光电隔离器和24V直流继电器组成，其工作电源为独立的24V工作电源，所以在COM端与开入量之间有24V的直流电压。
6.专用独立的直流电源输出
装置配有两路110V直流电源电压输出，头尾相接组成+110V、0V、-110V三个端子输出，只能作保护装置的工作电源，不能作直流操作电源使用。+110V、-110V两端子可输出220V直流电压。
试验注意事项
1. 测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统，请勿过于频繁地开关主机电源。
2. 装置面板或背板装有USB插口，允许热拨插USB口设备（如U盘等），但注意拨插时一定要在数据传输结束后进行。
3. 装置配有专用自还原CF卡，避免因为非法关机，删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标等导致的操作系统损坏。如确需在本机内存放数据，请将数据存在D盘。使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒，也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。
4. 外接键盘或鼠标时，请勿插错端口，否则Windows操作系统不能正常启动。
5. 请勿在输出状态直接关闭电源，以免因关闭时输出错误以致保护误动作。
6. 开入量兼容空接点和电位（0～250VDC），使用带电接点时，接点电位高端（正极）应接入公共端子COM端。
7. 使用本仪器时，请勿堵住或封闭机身的通风口，一般将仪器站 立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。
8. 禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插 孔。否则，测试仪将被损坏。
9. 如果现场干扰较强或安全要求较高，试验之前，请将电源线（3芯）的接地端可靠接地或装置接地孔接地。
10. 如果在使用过程中出现界面数据出错或设备无法连接等问题， 可以这样解决：向下触按复位按钮键，使DSP复位；或退出运行程序回到主菜单，重新运行程序，则界面所有数据均恢复至默认值。