标题：油品流量计
油品流量计简介
油品流量计是用来测量液体流量的精密仪表。油品流量计可以选用不同的材料（铸钢、不锈钢等）制造，适用于化工、石油、医药、电力、冶金和食品等工业部门的流量计量工作。  
油品流量计执行中华人民共和国专业标准JB/T9242-1999，设计新颖，结构合理。具有重量轻、精度高特点，被广泛应用于各种油品及低腐蚀性介质的计量。
油品流量计工作原理及结构
1）工作原理油品流量计属容积式流量计，主要部分是计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮，它们与盖板构成一密封的初月形空腔，作为量具。
油品流量计进出口处的压力差推动椭圆齿轮旋转。流体经初月形空腔计量后而排出，所以椭圆齿轮每旋转一周可输出4倍初月形空腔的容积。因此，椭圆齿轮转数与流体的流量成正比。2）结构油品流量计主要由本体、一对椭圆齿轮、磁性联轴器、调整齿轮、计数器及发讯装置组成。
流量计的本体分单体和双体两种，单体即壳讲量箱为一体：双体即壳体和计量箱为两体。
椭圆齿轮的转数，通过磁性联轴器和一系列齿轮组成的减速机构，传到表头计数器。磁性联轴器主要由主动磁钢和从动磁钢组成。采用磁性联轴器可以提高流量计的工作压力和工作温度，操作安全，减轻维修工作。
  
油品流量计的优势
1）测量精度较高，读数清晰。
2）机构简单、坚固、运行可靠；
3）特别适合于测量粘度较高的介质，而且对被测量液体粘度的变化不敏感；粘度适应性强，能测高温、高粘度液体。
4）安装容易。
流量计前后不需直管段，即使流量计靠近阀门、弯管、缩管、扩大管，也无需加装直管段。
5）质量和体积两种计量单位显示方式， 可置入密度和系数。
此外，流量计还可以利用称重法对仪表密度系数进行现场标定,该功能特别适合植物油、润滑油、医药及化工行业的使用要求。
6）配485总线等通讯模块，实现了与计算机的联网,方便进行集中监控 。
7）能集中检测，输出标准信号，作自动控制和数据处理，并可直接与计算机联网。
油品流量计型号选择
  
技术特性
1）主要技术性能①允许基本误差（%）：±0.2、±0.5；
②重复性误差（%）：0.2级为0.07、0.5级为0.17；
③允用工作压力（Mpa）：1.6、2.5、4、6.4；
④被测介质温度（℃）：－10～+60、－40～+120、100～200、200～350；
⑤被测介质粘度（Mpa·s）:0.1～200、200～500、500以上；
⑥防爆等级：dⅡBT4（说明：本厂的信号远传流量计分普通型和防爆型）；
⑦管管法兰标准：HG20592－90、JB/T79.1-9.4;
⑧流量计的主要材质：不锈钢、铸钢、316（即0Cr17 Ni12 Mo2）。2）规格和流量范围（1）流量计流量范围（0.5级流量计）见下表
公称通径（mm）流量范围（m3/h）0.1～0.6mpa·s0.2～2mpa·s2～8mpa·s8～200mpa·s200～500mpa·s100.1～0.30.1～0.40.04～0.40.025～0.40.015～0.25150.45～1.40.45～1.80.18～1.80.12～1.80.072～1.2200.75～2.40.75～30.3～30.2～30.12～2251.5～4.51.5～60.6～60.4～60.24～4403～123～151.5～151～150.6～10504.8～184.8～242.4～241.6～241～168012～4512～606～604～602.4～4010020～7520～10010～1006.5～1004～65（2）化学液体
①润滑性良好且无腐蚀性的液体；
②腐蚀性弱的常温的化学药品水溶液；
③无腐蚀性低粘度的液体；
④润滑性恶劣、粘度极低的液体；
⑤强酸及氧化物液体；
⑥高粘度液体。
通
径最大流量（m3/h）最小流量（m3/h）组别 0.1～0.6
mpa·s0.6～2
mpa·s2～8
mpa·s8～200
mpa·s>200
mpa·sABCDEF60℃
以下60－120℃120℃
以上120℃
以下120℃
以上120℃
以下120℃
以上120℃
以下120℃
以上100.440.40.350.30.20.4*a0.090.0970.1030.080.120.0650.0980.050.07151.921.81.441.030.721.8*a0.40.430.460.360.540.30.460.240.360.12203.532521.23*a0.680.790.890.60.80.40.50.40.60.2256.56542.56*a1.41.61.81.21.80.810.81.20.440161513116.515*a3.444.53422.523150262420161024*a5.4674.863.243.24.81.580666050402560*a13.5161812168108124100110100806040100*a2225292025141614406注：
a、高粘度液体（20mpa·s以上为F组）的最大流量乘以下列系数就得：
最大流量 粘度（mpa·s）0.2～4-6-10-20-40-60-100流量系数（a）0.60.50.40.30.20.160.12b、高温液体（100－200℃）的最大流量乘以下列系数0.9就得
公称通径（mm）流量范围（m3/h）0.3～0.6mpa·s0.6～2mpa·s2～8mpa·s8～200mpa·s200～500mpa·s251.6～4.51.2～51～60.6～60.4～4.8404～113～132.5～151.5～151～12506～185～204～242.4～241.6～208016～4412～5010～606～604～4810025～7020～8016～10010～1006～803）光电藕合脉冲发讯器（1）输入电压：12VDC、24VDC（直流电压是由本厂配用的二次仪表的稳压电源或用户系统内的12V直流电源供给）
（2）信号频率：1000HZ以下
（3）信号幅值：≥5V
（4）信号波形：近似方波
（5）功耗：32mW
（6）工作温度：－20～+70℃
（7）环境条件：－20～+70℃、相对湿度≤95%
（8）工作电流：≤8mA\ 4）发讯仪表系数公称通径（mm）10152025405080100脉冲当量 L/P0.0050.010.010.10.10.250.5P/L2001001001010425）误差与压力损失曲线  6）重量、外形尺寸及法兰形式（1）温度 －10～+60℃，－20～+120℃；法兰按JB/T79.1标准
公称通径
（mm）公称压力
（Mpa）重量（Kg）外形尺寸（mm）流量计 过滤器 流量计 过滤器 L1L2H1H2L3L4H3H4Φ10814150Φ9036050230Φ140251135Φ152.51214180Φ12027048230Φ140251135
（2）温度 －20～+150℃；法兰按HG20592-97标准(凹凸型)
公称通径
（mm）公称压力
（Mpa）重量（Kg）外形尺寸（mm）流量计 过滤器 流量计 过滤器 L1L2H1H2L3L4H3H41541314222Φ17027048230Φ1402511352025230Φ170355532527274Φ170375586.43316292Φ20038368252Φ1552631474043014278Φ18240873230Φ1402511356.43638308Φ20042093310Φ2053802445048036420Φ320500140305Φ2053802546.48540440Φ330505145320Φ2053852568049850475Φ375548162382Φ2504312556.410555518Φ400554173400Φ2704452651004130100485Φ375666240464Φ286550282
安装要求
1）机械安装安装流量计，应尽量选择灰尘少、腐蚀性气体少、无强烈振动、距热源较远的地方。安装流量计外环境温度不能高于60℃。流量计必须水平安装（指椭圆齿轮转轴水平位置），即流量计的刻度盘垂直地面。
  2）线路安装信号远传流量计内装有无触点脉冲发讯器。在安装时，必须进行正确的线路连接。
普通环境用发讯流量计的线路连接
（1）带发讯器表头的引出孔为M16×2螺孔。
（2）流量计与二次仪表之间采用两根导线连接，导线截面积不小于1mm2，传送距离小于1000m。
（3）发讯器引出的红色线接正极（高电位），另一引线接负（低电位）。 3）防爆环境用发讯流量计的线路连接（1）选择线芯截面积为1mm2的BX型三芯电缆或CHQP型三芯电缆接线。一般用钢管布线。用钢管布线时，压紧螺母与钢管的连接端为M22×1.5内螺纹；
（2）拆下防爆发讯器盖接线，注意不能损坏隔爆接合面；
（3）接线时，由二次表后板的接线端子“输入”接出，正、负极不能接错。第三线为接地线，接发讯器内腔的接地符号；
（4）外壳接地；
（5）选用三芯电缆时，拆下压紧螺母，装上防止电缆脱落装置。 
使用要求
流量计启动前的操作
流量计和脉冲发讯器安装好后，让流体慢慢地通过水平安装的旁路管道或垂直安装的主路管道，以清理管道中的杂质。1）常温使用时的启动过程在启动流量计时，应先开旁路管道的阀门，后缓慢地开启流量计前的入口阀门，再缓慢地开流量计后的出口阀门，最后逐步关闭旁路阀门。用出口的阀门控制流量在流量计流量上限的70%以内为佳。
计算流量的方法是用秒表测量指针正常旋转一周的时间，按下式计算：
  在使用中千万不能骤然打开出口阀门，这样会使流量计突然快速旋转，可能损坏部件。2）高温使用时的启动过程预热，凡介质温度与环境温度相差50℃时，启动流量计前须对流量计预热。预热时间按式中：
  T代表预热时间，小时；D代表流量计通径，mm；T0代表环境温度℃，计算。
高温使用时的启动程序
（1）在流量计前后的阀门关紧的情况下，逐步打开旁路阀门，至管道温度达到工作温度，稳定才能全开旁路阀门。
（2）在旁路阀门全开和流量计出口阀门全关闭时，慢慢打开流量计前的入口阀门，按计算的预热时间对流量计预热，当流量计壳体的温度稳定后，全开入口阀门。
（3）在旁路阀门和流量计的入口阀门全开的状态下，将流量计出口端阀门打开约5%，使流体刚刚通得过流量计为宜，这时，若流量计的转子被卡住不转，或者发出噪音，切勿变化出口阀门的开度位置。在流量计内部的温度完全稳定和转子正常运转之前，不能进一步开大出口阀门，避免流量计出现永久性损坏。
（4）当流量计的转子运转正常后，逐步开大流量计出口端的阀门，达适宜为止。
（5）在流量计前后的阀门开启完毕后，逐步关闭旁路阀门。 
注意：流量计每次从常温升至65℃以上的工作温度时，必须按照上述启动程序操作。 
故障分析与排除
流量计运动中可能发生故障。其故障现象及原因和处理方法见下表：
现象 原因 处理方法 备注 椭圆齿轮不转 1、管道中有杂物
2、过滤器损坏
3、由于流量过大，轴承磨损1、清洗流量计及管道，过滤器
2、更换轴承1、新安装开车时易发生
2、流量不能太大椭圆齿轮转动，指针不动或时走时停 1、转动部分松动
2、磁联轴器滑动
3、齿轮部件卡住1、重新紧定紧固件
2、磁联轴器是否灵活
3、排除齿轮部件的故障​流量计负误差大 1、旁路阀门渗漏
2、计量室内壁、轴承遭磨损或腐蚀
3、流量低于下限
4、磁联轴滑动1、检查旁路阀门
2、更换轴承，检查齿轮
3、增大流量
4、更换磁联轴器或齿轮系统
5、检验介持作粘度修正修理后重新调整检查 流量计正误差大 1、流量有大的脉动或含有气体
2、检验介质粘度不符1、减少流量脉动或增加气体分离器
2、检验介质作粘度修正修理后重新调整检验 二次表指示值多于一次表指示值 发讯叶片振动 适当调整阻尼片对叶片的压力 ​二次表指示值小于一次表指示值 1、发讯叶片处的紧定螺钉松了
2、发讯器掉步1、紧固紧定螺钉
2、调整发讯叶片与发讯器间的间隙
3、用酒精清洗发讯器接口​二次表不指示 1、开路或短路
2、发讯器损坏1、查线路
2、更换发讯器​
保养维修
1）油品流量计的维护保养应注意（1）流量计在使用时，要经常检查温度、压力和流量是否在规定范围内；指针转动是否正常，压力损失是否稳定，压力损失是否过大，显示仪表是否正常显示。
（2）经常检查过滤器的使用情况，定期清洗过滤器；
（3）被测介质含有气体时，流量计前应安装气体分离器，以免引起测量误差； 
（4）严禁扫线蒸汽通过流量计，避免损坏流量计；
（5）对于计量冷凝介质，再启动流量计时，必须预热流量计（本体至上盖一段）；当流量计内的介质变为工作状态的液体时，才能再启动流量计。 2）定期对流量计进行检修和检验（1）定期对流量计进行检修，及时发现磨损零件，排除故障陷患； 
（2）如果用户用水检定装置检定流量计，检定后须倒出流量计内的水，灌入机油挂壁防锈； 3）流量计的检验和误差调整（1）检验 
按JJG667-1997《溶积式流量计>检定规程》检定流量计。 
（2）误差调整 
流量计的允许基本误差为±0.2%、±0.5%。 
其计算按下式：
  为了使流量计在出厂时或在使用过程中保证流量计的准确度，在流量计的计数器内设有传动比的调节装置——调整齿轮。在误差检验时根据测得的误差曲线，选择合适的调整齿轮（见下表），使流量计达到仪表规定的准确度。
Eg：设计的调整齿轮是38/35，检验误差时若示值大与真值，即出现“+”误差。例如+1.02～+0.3，见误差调整图，查调整齿轮表，得知选用41/38调整齿轮比较合适，这样误差曲线的原点便由38/35 调整齿轮对应的零位上移至41/38调整齿轮对应的+0.63的位置。因而误差曲线便处于新的坐标系中，即误差调整至+0.39～-0.33的范围内，而流量计的准确度达到要求。