标题：高低温交变试验箱
产品作用及原理
高低温交变试验箱一般可分为可程式高低温试验箱（触摸屏/按键式）、单点式高低温试验箱。用来测试材料结构或复合材料，在经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度，藉以在试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属，塑料，橡胶，电子……等材料，可作为其产品改进的依据或参考[1]。
产品型号
产品作用及原理内容中有描述到高低温交变试验箱一般可分为可程式高低温试验箱（触摸屏/按键式），触摸屏为进口优易控仪表，按键式RKC仪表，其对应的型号如下：[2]
优易控仪表：
容积（单位：L） 工作室尺寸（D*W*H）mm 外型尺寸（D*W*H）mm　　LRHS-101B-L 450×450×500 1200×1000×1650　　LRHS-225B-L 500×600×750 1300×1150×1900[3]
LRHS-504B-L 700×800×900 1450×1400×2100　　LRHS-800B-L 800×1000×1000 1550×1600×2250　　LRHS-1000B-L 1000×1000×1000 1850×1600×2250
按键式RKC仪表：
容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101-L
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS-225-L
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-L
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-800-L
800×1000×1000
1550×1600×2250
LRHS-1000-L
1000×1000×1000
1850×1600×2250

通迅功能
1.控制器面板标配有10M/100M以  太网络接口，自动获取IP地址远程控制。可支持实时监控、历史曲线回放、程序编辑、FTP上传下载、历史故障查看、远程定值/程序控制等功能
2.设备具有强大的网络监视、控制网络功能，即使您不在机器旁边，也可以在电脑上实时操作、监控，对设备的运行情况了如指掌
低温控制方式
本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点，后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。
显示器
1. 采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表，7英寸高清真彩液晶触摸显示屏
2. 实时监控（监控控制器实时数据，信号点状态，实际输出状态）
3. 曲线记录功能3.3.1.控制器可存储600天内历史数据（24小时运行状态下，记录间隔1min以上，温湿度数据同时记录时），且可回放上传的控制内历史数据曲线
4.在机器停机状态下，可随时插入U盘导出或上传数据，并可通过随机赠送软件将导出来的文件在电脑查看或转成EXCEL格式
5.仪表配备USB端口，可直接通过端口驱动微型打印机预览及打印（选配）
6.温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
7.具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定
技术参数选择
选择试验所需箱体尺寸
选择所需温度范围
选择是可编程交变试验，还是定值运行试验
确定试验设备安装场地尺寸、电源
确定所选设备是否能通过门、电梯、楼道等通道，顺利运输到安装场地
型号
内箱尺寸W*D*H（cm）
外箱尺寸W*D*H（cm）
JY-50TF-（B、、L）
35*32*45
88*80*150
JY-100 TF-（B、、L）
50*40*50
103*88*157
JY-150 TF-（B、、L）
50*50*60
103*98*172
JY-225 TF-（B、、L）
60*50*75
113*98*187
JY-408 TF-（B、、L）
80*60*85
133*108*197
JY-800 TF-（B、、L）
100*80*100
153*128*212
JY-1000 TF-（B、、L）
100*100*100
153*148*212
型号解释
T代表高低温试验箱
控制器
触摸屏可编程仪表
温度范围
-70～150℃
温度显示精度
0.01℃
温度稳定度
±O.1℃
升降温速率
每分钟0.7℃~1.5℃ （非线性空载平均）
主要组件
试验箱箱体、电气控制系统、加温系统、冷冻系统、保护系统

产品用途
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。
可程式控制器
温度控制仪表采用（触摸屏）全进口超大屏幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易。  控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示。
具有120组程式12000段999循环步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分。
资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机。
具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能。
具有自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精确稳定。
技术参数：
选型型号
CLM-GD(J)S-100
CLM-GD(J)S-225
CLM-GD(J)S -500
CLM-GD(J)S -800
CLM-GD(J)S -010
工作室尺寸 D×W×H
450×450×500
500×600×750
700×800×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸D×W×H
1020×800×1580
1070×10301×825
1370×1130×1975
1570×1230×2125
1570×1430×2125
总功率
A:4.5KW
B:4.7KW
C/D;5.5KW
A:5KW
B:6KW
C/D:7KW
A:6KW
B:7KW
C/D:8.5KW
A:8KW
B:11KW
C/D;12KW
A:11KW
B:12KW
C/D:16KW
净重
A:190kg
B:260kg
C/D:290kg
A:260kg
B:290kg
C/D:330kg
A:320kg
B:390kg
C/D:430kg
A:460kg
B:520kg
C/D:560kg
A:560kg
B:610kg
C/D:690kg
性能指标温度范围
A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃
湿度范围
30~98% R?H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R?H
升温时间
-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min
温湿度运行控制系统控制器
进口微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数）
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%RH
温湿度传感器
铂金电阻？PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器
供水系统
加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮

结构简介：
1、外胆均采用不锈钢　
2、内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板。
3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm
4、温度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流 垂直扩散循环。
5、门与箱体之间采用双层耐高温之伸张性密封条以确保测试区的密闭
6、采用无反作用门把手，操作更容易
7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮.
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜（清楚观察试验过程）
9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)
十一、加热系统
1、采用远红外镍合金高速加温（2KW×2）电加热器
2、高温完全独立系统，不影响低温试验、高温试验及交变
3、温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益
十二、电路控制系统
1、温湿度控制仪表采用“韩国原装TEMI850”大屏幕-液晶显示-可编程微电脑PID控制SSR输出运行。全进 口超大液晶触摸屏幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易。
2、精度：0.1℃(显示范围)
3、解析度：±0.1℃；
4、感温传感器：PT100铂金电阻测温体；
5、控制方式：热平衡调温调湿方式；所有电器均采用（施耐德）系列产品
6、温湿度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制 
7、具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定
8、控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示
9、具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分
10、资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机
11、具有RS-232或RS-485远程通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能
12、控制器具有荧屏自动屏保功能，在长时间运行状态下更好的保护液晶屏（使其寿命更长久）
13、本试验箱回风口具有自动除霜装置（这样才能使试验时产生的水蒸气不会聚集在制冷蒸发器上，产生冰堵现象）
十三、制冷系统控制
1、压缩机：全封闭法国泰康1.5HP×2×1组
2、制冷方式：复叠式制冷
3、 冷凝方式：强制风冷冷却
4、制冷剂：R404A、R23（环保型）
5、系统管路均作通气加压48H捡漏测试.
6、加温、降温系统完全独立 
7、内螺旋式冷媒铜管
8、斜率式蒸发器
9、干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
10、除湿系统： 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
11、降温时启动R404A 、R23，除湿时只启动R404A（节能降耗）
十四、保护系统
1、风机过热保护
2、整体设备欠相/逆相保护
3、制冷系统过载保护
4、制冷系统超压保护
5、整体设备定时
6、水泵过热，过流保护
7、其它还有漏电、缺水、运行指示，故障报警后自动停机等保护。
十五、随机资料
1、说明书、电路图
2、操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项
十六、设备使用条件
1、环境温度：5℃～+28℃（24小时内平均温度≤28℃）
2、环境湿度：≤85%
3、电源要求：AC380（ ±10%）V/50HZ 三相四线制
十七、执行标准
GB10592－93 高低温试验箱技术条件 
GB2423.1－2001试验A 低温试验方法
GB2423.2－2001试验B 高温试验方法
GB2423.3－93试验Ca 恒定试验方法
GB2423.4－93试验Db 交变试验方法
操作环境需要在室温28度以下而且通风良好。
机器放置前后左右各80公分不可放置东西
十八、试验箱注意事项
严禁将如下物品放入试验箱内
l 爆炸性物品 
如硝化物,其他易爆性硝酸类物质; 
易爆硝基化合物; 
易爆有机过氧化合物 
l 腐蚀性物质,有强腐蚀性物质,如 
l 粉未,易污染物 
l 可燃性物质:如金属Li,K,Na,P, 
l 氧化物 
l 氯化物 
l 硝酸盐 
l 易燃品：如汽油、煤油、甲醇，二甲苯等及燃点大于-30度的物质。 
l 可燃气体如氢气、炔类，烷类及其他在15度下可燃之气
十九、维护保养方法
1、使用前请确认试验箱的供水水箱内的存水是否足量;水箱盖是否盖好;排水开关复位情况。
2、请确认湿球测试布是否清洁，是否湿润，一般情况下湿球的清洁每个月一次，每三个月更换新的测试棉布。
3、请检查高低温交变试验箱的干球超温保护开关应设定为最高温加(20℃~30℃)，超温保护器温度设定点为温度设定点(20℃~30℃)。
4、确定在测试时是否进行湿度测试，如果只做温度测试时，则需取下测试布，因测试布于85℃以上高温情况下运转后，无法再吸水。