标题：接地电阻测试仪
简介
接地电阻测试仪英文简称：RGround Resistance Tester。
  
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表，也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具，进年来由于计算机技术的飞速发展，因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术，其测量功能，内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法，无需打装桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制，可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率，并具有数值保持及智能提示等独特功能 　
钳形接地电阻仪是传统接地电阻测量技术的重大突破，广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。钳形接地电阻仪在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助电极，安全快速、使用简便。钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障，能应用于传统方法无法测量的场合，因为钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分。长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。
产品介绍
大型地网变频大电流接地特性测量系统
大型地网变频大电流接地阻抗测量系统  接地电阻测试仪
变频抗二扰接地阻抗测量仪
1、大型地网变频大电流接地特性测量系统：系统输出功率大（2-20KW），电压高（0-1000V），输出电流大（0-50A）。精确测量接地阻抗，接地电抗，接地电阻，接触电压，跨步电位差，场区地表电位梯度，接触电压，接触电位差，跨步电压，转移电位，导通电阻，土壤电阻率等参数，可全面测量大型地网的各项特性参数，完全满足新版DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》的要求。
2、大型地网变频大电流接地阻抗测量系统：系统输出功率大（5-20KW），输出电压（0-1000V），输出电流（0-50A）。精确测量接地阻抗，接地电阻，接触电位差，接地电抗，导通电阻，土壤电阻率等参数。
3、变频抗干扰接地阻抗测量仪：系统输出功率2kW，输出电压（0-200-400V）.测试输出电流（0-10A）。精确测量接地阻抗，接地电阻，接地电抗，导通电阻，土壤电阻率等参数。可满常规接地网的测量。
产品别称
接地电阻测试仪、大地网接地电阻测试仪、大型地网接地阻抗测试仪、大型地网接地阻抗测试系统、变频大电流多功能地网接地特性测量系统、接地阻抗测试、接地阻抗测试仪、大型地网变频接地阻抗特性测试系统，接地装置特性参数测量系统，变频大电流多功能测试仪，异频接地阻抗测试仪，抗干扰异频地网接地阻抗测试仪，异频接地电阻测试仪，接地电阻异频测试仪，大地网接地电阻测试仪，超大型接地网接地阻抗测量仪，大型接地网异频接地电阻测试仪，地网接地电阻测量系统，大型地网接地电阻测试仪、异频接地电阻测试仪，基于异频法的大型接地网接地电阻测试仪，大地网接地电阻测试仪，变频大电流多功能接地阻抗测试系统，基于异频法的大型接地网接地电阻测试、逐点变频大型地网接地特性测量系统、大型地网变频接地特性测试系统等。使用范围:本表适用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值，本表还可测量土壤电阻率及地电压。工作原理工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流，经过辅助接地极C和被测物E组成回路，被测物上产生交流压降，经辅助接地极P送入交流放大器放大，再经过检测送入表头显示。借助倍率开关可得到三个不同的量限：0 ～ 2Ω、0～20Ω、0～200Ω。
准备工作
1）熟读接地电阻测量仪的使用说明书，应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。 　
2）备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件，并将仪器和接地探针擦拭干净，特别是接地探针，一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。 　
3）将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开，使接地体脱离任何连接关系成为独立体。
测量步骤
1）将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下，插人深度为400mm，如下图所示。 　接地电阻测试使用图解 　
接地电阻测试使用图解：a）实际操作 b）等效原理 　
2）将接地电阻测量仪平放于接地体附近，并进行接线，接线方法如下： 　
①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”（三端钮的测量仪）或与C2、”短接后的公共端（四端钮的测量仪）相连。 　
②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针（电流探针）与测量仪的接线钮“C1”相连。 　
③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针（电位探针）与测量仪的接线端“P1”相连。 　
3）将测量仪水平放置后，检查检流计的指针是否指向中心线，否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。 　
4）将“倍率标度”（或称粗调旋钮）置于最大倍数，并慢慢地转动发电机转柄（指针开始偏移），同时旋动“测量标度盘”（或称细调旋钮）使检流计指针指向中心线。 　
5）当检流计的指针接近于平衡时（指针近于中心线）加快摇动转柄，使其转速达到120r/min以上，同时调整“测量标度盘”，使指针指向中心线。 　
6）若“测量标度盘”的读数过小（小于1）不易读准确时，说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数，重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。 　
7）计算测量结果，即R地=“倍率标度”读数×“测量标度盘”读数。
主要作用
1.精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗；
2.精确测量大型接地网场区地表电位梯度；
3.精确测量大型接地网接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压；
4.精确测量大型接地网转移电位；
5.测量接地引下线导通电阻；
6.测量土壤电阻率
总体参数
电源电压：AC220V或380V，50Hz 
输出功率：10KW（2KW～20KW可选，可定制） 
输出电压：0～600V或1000V（可定制） 
测试输出电流：0～50A 
频率调节范围：45～65Hz 
步进频率：1Hz 
抗干扰能力：通频带±0.3Hz，衰减>80dB/Hz 
测量范围：0.001～1000Ω 
分辨率：1mΩ
测量精度：1.0级 
使用环境温度：-20℃～+50℃
使用原理
为了能正确使用数字接地电阻测试仪去测量接地电阻，首先，必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻，数字接地电阻测试仪本身能产生一个电源电势，在任何有回路系统中就能产生电流，因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律，它测出的是这个回路系统的环路电阻值。
用钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单，测量结果可信度高，但只能用于有架空地线的高压线路上，测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线，如各塔脚的地网是不连通的，应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析，可以判断出各塔脚的地网是否连通，接地引下线是否存在接触不良的隐患。
接地电阻为什么至今仍然是一个被大家所忽视的问题呢？主要是没有适合理想测量仪器。接地摇表由于众所周知的原因，测试值精度很差，接地电阻测试仪有时同一个接电阻成了一个抽象的物理量，使人很难捉摸。随着科学仪器的发展，先进接地电阻测试仪完全控制了地电阻测试的要领，可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻仪非但功能强大，而且可以应付现场各种复杂情况，如数字接地电阻测试仪可有效地排除干扰，自动跟踪最合适测试条件地；接地电阻测试仪具有声光报警功能，还有过电流(AC>30A)保护功能，出现各种问题当即智能提示；钳形接地电阻测试仪适用于各种形状的接地引线，不必使用辅助接地棒；双钳多功能接地电阻测试仪双钳法/地桩法双重测量方式, 适合任意接地场所；地网接地电阻测试仪采用了新型变频交流电源、微机处理控制和信号处理等措施，很好的解决了测试过程中的抗干扰问题。 
注意事项
1、接地线路要与被保护设备断开，以保证测量结果的准确性。2、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。3、下雨后和土壤吸收水分太多的时候，以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体，其中电流极应远离10m以上，电压极应远离50m以上，如上述金属体与接地网没有连接时，可缩短距离1/2~1/3。5、连接线应使用绝缘良好的导线，以免有漏电现象。6、注意电流极插入土壤的位置，应使接地棒处于零电位的状态。7、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行，如初冬或夏季干燥季节时进行。8、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体，以免造成错觉。9、当检流计灵敏度过高时，可将电位探针电压极插入土壤中浅一些，当检流计灵敏度不够时，可沿探针注水使其湿润。10、随时检查仪表的准确性。