标题：Fluke Ti9红外热像仪
型号：
Ti9
说明：
红外热像仪  
合作伙伴:
广州市兴创力高科技有限公司、广州德元仪器有限公司、广东省翼起飞网络科技有限公司、东莞鸿茂、深圳瑞巨鑫、深圳计量院、深圳德龙宇、深圳安瑞泰、深圳安泰信、深圳费思、厦门锐骐、北京星河亮点、湖北众友、上海创远、南京致德等。
坚固耐用，易于使用
额定等级IP54，防尘的Ti9和水，经受了2米跌落试验。而且，您可以升级的IR - Fusion ®它转换为一个全功能的福禄克Ti10先进的热成像仪分析和报告。
Fluke Ti9热像仪特点
技术参数：
福禄克FLUKE TI9 红外热成像仪技术参数
探测器尺寸 160×120
热灵敏度（NETD） 30度大于或等于0.2度 （2000mK）
视场（FOV）23度×17度
最小焦距 15cm
温度范围 -20度至+150度
SmartView 软件中的观察模式：
完全可见光图像、自动融合、红外/彩色报警
配备齐全，包括：
SmartView 分析和报告软件
2G SD卡
SD 卡读卡器
硬质工具箱和软质工具包
背包
可充电电池
交流充电器/电源
培训DVD光盘
产品规格
详细规格温度温度测量范围（不是C校准低于-10 °）-20 ° C至+250℃（-4 ° F至+ 482 ° F）的Accuracy准确性± 5 ° C或5%（以较高者为准）成像性能
眼界23 ° x 17 °空间分辨率（IFOV）2.5毫弧度最小焦距热镜头：15厘米（6）焦点手册图像的频率9赫兹刷新率探测器类型160 × 120焦平面阵列，非制冷微测红外透镜型20毫米女= 0.8镜头热灵敏度（噪声等效温差）≤0.2℃在30 ° C（200 mK）的红外波段7.5 μm to 14 μmImage presentation 形象展示
Palettes调色板Ironbow, blue-red, high contrast, grey Ironbow，蓝红，高对比度，灰色Level and span水平和跨度Smooth auto-scaling and manual scaling of level and span平滑自动缩放和手动缩放水平和跨度Minimum span （in manual mode）最小跨度（在手动模式）5 °C （9 °F） 5℃（9℉）Minimum span （in auto mode）最小跨度（在自动模式）10 °C （18 °F） 10℃（18 ° F）的Image and data storage 图像和数据存储
Storage medium存储介质SD memory card （2 GB memory card will store at least 1200 fully radiometric （.is2） IR or 3000 basic （.bmp） IR images） SD记忆卡（2 GB的记忆卡将存储至少1200全辐射（。IS2中）红外或3000的基本（。BMP）的红外图像）File formats文件格式Non-radiometric （.bmp） or fully-radiometric （.is2）非辐射（。bmp）或全辐射（。IS2中） 
No analysis software required for non-radiometric （.bmp） files没有分析软件所需的非辐射（。bmp）文件Export file formats w/SmartView™ software导出文件格式瓦特/ SmartView™软件JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF, EXIF, and EMF的JPEG，BMP和GIF和PNG，TIFF等的WMF的EXIF，和电磁场General specifications一般规格Temperature 温度Operating:操作：-10 °C to 50 °C （14 °F to 122 °F） -10 ° C至50℃（14 ° F到122 ° F）的Storage:存储：-20 °C to +50 °C （-4 °F to 122 °F） without batteries -20 ° C至+50℃（-4 ° F至122 ° F）的无电池Relative humidity 相对湿度
​10 % to 90 % non-condensing 10%至90%无冷凝Display 显示
​9.1 cm （3.6 in） diagonal landscape color VGA （640 x 480） LCD with backlight （selectable bright or auto） 9.1厘米（3.6）对角线景观色VGA（640 × 480）（液晶背光可选光明或自动）Controls and adjustments 控制和调整
​User selectable temperature scale （°C/°F）用户可选择温度范围（℃/℉）​Language selection语言选择​Time/Date set时间/日期设置Software软件
​SmartView™ full analysis and reporting software included的SmartView™全面分析和报告软件包括Power权力
Battery:电池：Internal rechargeable battery pack （included）内置可充电电池组（含税）Battery life:电池寿命：Three to four hours continuous use （assumes 50 % brightness of LCD） 3至4小时的连续使用（假设50%的液晶显示器的亮度）Battery charge time using ac adapter/charger and dc car charger:电池充电一次使用交流电适配器/充电器，DC汽车充电器：Two hours for full charge两个小时完全充电AC operation/charging AC操作/充电
​AC adapter/charger （110 Vac to 220 Vac, 50 Hz to 60 Hz）.交流电适配器/充电器（110 VAC至220吸尘器，50赫兹到60赫兹）。 Charges battery while imager is operating.电池充电，而成像仪正在运行。 Universal ac mains adapters included.通用适配器AC电源包括在内。Power saving省电
​Sleep mode activated after 5 minutes of inactivity, automatic power off after 20 minutes of inactivity睡眠模式启动后5分钟的闲置，自动断电后20分钟未Safety standards安全标准
CE Directive:行政长官指令：IEC/EN 61010-1 2nd Edition Pollution Degree 2符合IEC / EN 61010-1第2版第2度污染Electromagnetic compatibility电磁兼容性
EMC directive:电磁兼容指令：EN61326-1 EN61326 - 1C-Tick:架C -蜱：IEC/EN 61326符合IEC / EN 61326US FCC:美国FCC：CFR 47, Part 15 Class A病死率为第47，第15部分A级Vibration振动
​2 G, IEC 68-2-29 2个G，独立选举委员会68-2-29Shock休克
​25 G, IEC 68-2-29 {2 m （6.5 ft） drop, 5 sides} 25政，东区走廊68-2-29（2米（6.5英尺）的下降，5侧）Dimensions （HxWxL）尺寸（HxWxL）
​0.27 mx 0.13 mx 0.15 m （10.5 in x 5 in x 6 in） 0.27米× 0.13米× 0.15米（10.5英寸x 5英寸x 6）Weight重量
​1.2 kg （2.65 lb） 1.2公斤（2.65磅）IP rating IP等级
​IP54等级IP54Warranty保证
​Two-years双年Calibration cycle校准周期
​Two-years （assumes normal operation and normal aging）双年（假设正常运行和正常老化）Supported languages支持的语言
​English, Italian, German, Spanish, French, Russian, Portuguese, Swedish, Turkish, Czech, Polish, Finnish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, and Japanese英语，意大利语，德语，西班牙语，法语，俄语，葡萄牙语，瑞典语，土耳其语，捷克语，波兰语，芬兰语，简体中文，繁体中文，韩文和日文产品配件表
产品型号产品描述价格Fluke Ti9福禄克Ti9热成像仪
热成像相机的W / 20毫米镜头。包括：
交流电源/电池充电器（包括电源适配器） SD记忆卡 SD卡阅读器（USB）的图像下载到您的电脑 SmartView™软件与终身免费软件升级 坚固的硬手提箱 软包运输 手带 用户手册 保修登记卡 DVD训练DVD 根据要求UPG-TI9升级套件Ti9根据要求