标题：CA8335电能质量分析仪
电能质量分析仪CA8335的主要功能：
⑴波形实时显示（4路电压/4路电流） 
⑵半周期有效值测量（电压和电流） 
⑶操作直观 
⑷自动识别电流钳 
⑸可测量直流成分 
⑹各相谐波的测量、计算与显示可达50次 
⑺总谐波失真度（THD）的计算 
⑻快速暂态捕捉（每周期的采样256点） 
⑼相量图显示 
⑽可测量总VA、W和Var电量值及其各相值 
⑾可测量总VAh、Wh和Varh电量值及其各相值 
⑿K因数计算 
⒀COSφ位移功率因数(DPF)和功率因数√(PF)的计算 
⒁300次的暂态捕捉 
⒂闪变计算 
⒃三相不平衡度计算（电流和电压） 
⒄可设置告警监控电网 
⒅备份和储存截屏（图像和数据） 
⒆趋势图记录可输出到PC
⒇PC软件支持数据恢复读取、可实时与仪器保持通讯
详细技术参数：
产品型号 C.A 8334 
Qualistar+
C.A 8335 
通道数 
3U/4I 
4U/4I 
电压(有效值AC+DC)线电压 
6V-960V 
10V-1000V 
相电压 
6V-480V 
10V-1000V 
电流(有效值AC+DC) 
100mA-6500A 
MN 钳头 
MN93:2-240A; MN93A:0.005A-5A/0.1A-120A 
C 钳头 
3A-1200A 
AmpFLEX或MA 钳头 
30A-6500A 
PAC 钳头 
10A-1000AAC/10A-1400ADC 
频　率 
40Hz-69Hz 
电力电量参数 
W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ 
电能参数 
Wh,varh,VAh 
谐　波 
有 
THD 
有，0-50次，各相 
专家模式 
有 
暂态记录次数 
50 
300 
电压闪变 
有 
启动电流模式 
4周期 
有，>1分钟 
三相不平衡度 
有 
记录 
（所有参数，每秒记录1点） 
42分钟 
1个月 
最小/最大记录值
- 
有 
告　警 
10种不同类型4000次 
40种不同类型10000次 
电流传感器识别 
8 
8+ 
峰　值 
有 
相量图显示 
自动 
显示屏 
1/4VGA LCD彩屏，320×240，对角线148mm 
截屏快照容量 
12个 
50个 
电气安规 
IEC 61010 1000V CATⅢ/600V CATⅣ 
菜单语言 
6 
20+ 
通讯接口 
RS232/USB 
B型USB 
电　源 
9.6V镍氢可充电电池 
9.6V镍氢可充电电池，外部充电器/600V CAT Ⅳ 
外形尺寸 
240×180×55mm 
重　量 
2.1Kg 
1.9Kg 

标准配置 
CA8334 包含1个背包，1根RS232光口线，1根电源线，4根3m电压线（带口径4mm的香蕉插头），4个鳄鱼夹，1本操作手册， PC软件及选配的电流传感器。 
CA8335 包含1个背包，1根USB连接线，1根RS232光口线，1个外部充电器，5根3m电压线（带口径4mm的香蕉插头），5个鳄鱼夹，1套12个色环，1块屏幕保护膜，1张操作手册光盘，PC软件及选配的电流传感器。
仪器单独设计描述(不包括电流传感器)
下面的数据是建立在理想的电流传感器（完全线形并且没有相位移）基础上的。电流指标（以及相关参数）分为两类：“除AmpFLEX/TM和Mini-AmpFLEX 电流传感器外”和“AmpFLEX/TM和 Mini-AmpFLEX电流传感器”，来分别介绍。
测量
测量范围
显示分辨率
参考范围内的 
最大误差 
最小值
最大值
频率
40 Hz
69 Hz
0.01 Hz
±(1pt)
相电压
真有效值（TRMS）
10V
1,000V(1)
0.1 V
V < 1000 V
±(0.5%+2pts)
1 V
V &sup3; 1000 V
±(0.5%+1pt) 
线电压
真有效值（TRMS)
10V
2,000V(2)
0.1 V
V < 1000 V
±(0.5%+2pts)
1 V
V &sup3; 1000 V
±(0.5%+1pt) 
直流电压 
10V
1000V
0.1 V
V < 1000 V
±(1%+5pts)
1 V
V &sup3; 1000 V
±(1%+1pt) 
电流
真有效值（TRMS） 
除Ampflex/TM
和Mini-AmpFLEX 电流传感器外
Inom÷1000
[A]
1.2×Inom
[A]
0.1 A
I < 1000 A
±(0.5%+2pts)
1 A
I &sup3; 1000 A
±(0.5%+1pt)
Ampflex/TM
和Mini-AmpFLEX电流传感器
10A
6500A
0.1 A
I < 1000 A
±(0.5%+1A)
1 A
I &sup3; 1000 A
直流电流 
1A
1200A(3)
0.1 A
I < 1000 A
±(1%+1A)
1 A
I &sup3; 1000 A
电流极值 
除Ampflex/TM
和Mini-AmpFLEX电流传感器外 
Inom÷1000
[A]
1.7×Inom
[A](4)
0.1 A
I < 1000 A
±(1%+1A)
Ampflex/TM和 Mini-AmpFLEX电流传感器 
10A
9,190 A(5)
1 A
I &sup3; 1000 A
半个周期电流TRMS(7) 
除Ampflex/TM
和Mini-AmpFLEX 电流传感器外 
Inom÷100
[A]
1.2×Inom
[A]
0.1 A
I < 1000 A
±(1%+1A)
1 A
I &sup3; 1000 A
Ampflex/TM
和Mini-AmpFLEX电流传感器 
100A
6500A
0.1 A
I < 1000 A
±(1.5%+4A)
1 A
I &sup3; 1000 A
相电压极值 
10V
1414V(6)
0.1 V
V < 1000 V
±(1%+1V)
1 V
V &sup3; 1000 V
线电压极值 
10V
2828V(7)
0.1 V
U < 1000 V
±(1%+1V)
1 V
U &sup3; 1000 V

(1) 1000 VRMS, category III, 前提是每个端子与地之间的电压不超过1000 VRMS 
(2) 两相 (相反的相) – 也需要满足 (1). 
(3) PAC 电流钳的限制。 
测量 
测量范围 
显示分辨率 
参考范围内的 
最大误差 
最小值 
最大值 
半个周期相电压TRMS(3) 
10 V
1,000 V(1)
0.1 V
V < 1000 V
±(0.8 % + 1 V) 
1 V
V &sup3; 1000 V
半个周期线电压 TRMS 
(3) 
10 V
2,000 V(2)
0.1 V
U < 1000 V
±(0.8 % + 1 V) 
1 V
U &sup3; 1000 V
峰值因数 
1
3,99
0,01
±(1 % + 2 pts)
4
9,99
0,01
±(5 % + 2 pts) 
有功功率 
除Ampflex/TM
和Mini-AmpFLEX 电流传感器外 
0 W 
9999 kW
1 V
U &sup3; 1000 V
±(1 %)
Cos f &sup3; 0.8
±(1.5 %+10 pts)
0,2 &pound; Cos f < 0.8
Ampfflex/TM
和Mini-AmpFLEX电流传感器 
0 W 
9999 kW
4 digits
±(1 %)
Cos f &sup3; 0.8
±(1.5 %+10 pts)
0.5 &pound; Cos f < 0.8
无功功率
电感性
&
电容性 
除Ampflex/TM
和Mini-AmpFLEX 电流传感器外 
0 VAR
9999 kVAR
4 digits
±(1 %)
Sin f &sup3; 0.5
±(1.5 %+10 pts)
0.2 &pound; Sin f < 0.5
Ampflex/TM
和Mini-AmpFLEX电流传感器 
0 VAR
9999 kVAR
4 digits
±(1.5 %)
Sin f &sup3; 0.5
±(2.5 %+20 pts)
0.2 &pound; Sin f < 0.5
视在功率 
0 VA
9999 kVA
4 digits
±(1 %)
功率因数 
-1
1
0,001
±(1.5 %)
Cos f &sup3; 0.5
±(1.5 %+10 pts)
0,2 &pound; Cos f < 0.5

(1) 1000 VRMS, category III, 前提是每个端子与地之间的电压不超过1000 VRMS
(2) 两相 (相反的相) – 也需要满足 (1).
(3) 警示：: 偏差的绝对值不超过最大振幅的95% 。
换言之，, s(t) = S × sin(t) + O, we have |O|  0.95 × S (S为正).
在波形模式下的最大值与最小值， 在报警和启动电流模式下的VRMS 和 ARMS (不包括中性线通道)，都是半个周期值。
Measuring
Measurement scope
Display 
resolution
Maximum error 
in
the field of reference
Minimum
Maximum
有功
电能 
除Ampflex/TM
和Mini-AmpFLEX 电流传感器外
0 Wh
9999 MWh
4 digits
±(1 %)
Cos f &sup3; 0.8
±(1,5 %)
0,2&pound; Cos f < 0.8
Ampflex/TM
和Mini-AmpFLEX电流传感器
0 Wh
9999 MWh
4 digits
±(1 %)
Cosf &sup3; 0.8
±(1,5 %)
0,5&pound;Cosf< 0.8
无功
电能
电感性
&
电容性 
除Ampflex/TM
和Mini-AmpFLEX 电流传感器外
0 VARh
9999 MVARh
4 digits
±(1 %)
Sin f &sup3; 0.5
±(1,5 %)
0,2&pound; Sin f < 0.5
Ampflex/TM
和Mini-AmpFLEX电流传感器
0 VARh
9999 MVARh
4 digits
±(1.5 %)
Sin f &sup3; 0.5
±(2,5 %)
0,2&pound; Sin f < 0.5
视在电能
0 VAh 
9999 MVAh
4 digits
±(1 %)
相位角
-179°
180°
1°
±(2°)
Tangent
VA&sup3;50VA
-32.76
32.76
0.001
Tan f < 10
±(1°) for f 
0.01
Tan f &sup3; 10
功率因数位移 
(DPF)
-1
1
0.001
±(1°)forf
&
±(5 pts) for DPF 
谐波比
∈[1;50]
(Vrms>50V)
0 %
999,9 %
0,1 %
±(1%+5pts)
除Ampflex/TM和Mini-AmpFLEX电流传感器外
(Irms>3×Inom÷100)
flex/TM
和Mini-AmpFLEX电流传感器(Irms>Inom÷10)
谐波角
(Vrms>50V)
-179°
180°
1°
±(3°)
∈[1;25] 
除Ampflex/TM和Mini-AmpFLEX电流传感器外
(Irms>3×Inom÷100)
Ampflex/TM
和Mini-AmpFLEX电流传感器(Irms>Inom÷10)
±(10°)
∈[26;50] 
整体谐波比
(THDorTHD-F)
rank&pound;50
0 %
999,9 %
0,1 %
±(1%+5pts)
失真度
(DForTHD-R)
&pound;50
0 %
999,9 %
0,1 %
±(1%+10pts) 
K因数
1
99,99
0,01
±(5 %)
不平衡
(三相系统)
0 %
100 %
0,1 %
±(1 %) 

电流传感器特性 (线性化之后)
经过仪器内的典型校正，传感器的误差将会相互抵消。根据传感器的类型和电路的增益（自动检测）， 仪器会自动校正相位和幅度。
传感器类型 
电流 TRMS
电流IRMS最大误差 
相位角f最大误差 
PAC93钳头
1000A
[1 A～10 A]
±(1.5 % + 1 A)
N.S.
[10 A～100 A]
±(2°)

[100 A～800 A]
±(3 %)
±(1,5°)
[800 A～1200 A]
±(5 %)
C193钳头
1000A
[1 A～3 A]
±(0,8 %)
N.S.
[3 A～10 A]
±(1°)
[10 A～100 A]
±(0,3 %)
±(0,5°)
[100 A～1200 A]
±(0,2 %)
±(0,3°)
AmpFLEX/TMA193
6500A
[10 A～100 A]
±(3 %)
±(1°)
[100 A～6500 A]
±(2 %)
±(0,5°)
Mini-AmpFlexMA193
6500A
[10 A～100 A]
±(3 %) 
±(1°)
[100 A～6500 A]
±(2 %) 
±(0,5°)
MN93钳头
200A
[0.5 A～2 A]
±(3 % + 1 A)
N.S.
[2 A～10 A]
±(6°)
[10 A～100 A]
±(2.5 % + 1 A)
±(3°)
[100 A～240 A]
±(1 % + 1 A)
±(2°)
MN93A钳头
100A
[100 mA～300 mA]
±(0.7 % + 2 mA)
N.S.
[300 mA～1 A]
±(1,5°)
[1 A～120 A]
±(0,7 %)
±(0,7°)
MN93A钳头
5A
[5 mA～50 mA]
±(1 % + 0.1 mA) 
±(1,7°)
[50 mA～500 mA] 
±(1 %)
±(1°)
[500 mA～6 A]
±(0,7 %)
Adapter
5A
[5 mA～50 mA]
±(1 %)
±(1°)
[50 mA～6 A]
±(0,5 %)
±(0°)
选配附件：
MN钳头.................P01120425B 
MN93A钳头..............P01120534B
C 钳头.................P01120323B 
PAC钳头................P01120079B 
AMP450钳头.............P01120526B
AMP800钳头.............P01120531B
5A BOX.................P01101959
DataView...............P01102058
CA8335电源适配器.......P01102057