标题：超声多普勒胎儿心率仪
概述
分类医用超声多普勒胎儿心率仪  BT-250超声多普勒胎心仪是由韩国BISTOS生产的国际知名品牌。韩国BISTOS是生物信号全面解决方案（Bio Signal Total Solution）的缩写。长期专注于研究、发展、制造超声和光学领域的医疗设备。高新科技的应用以及符合人机工程学的设计，不仅使得产品造型优美，更为您提供可靠的品质。我们坚持不懈地基于最前沿的新技术研发、升级医疗设备，提供给韩国本土市场并在国际市场上取得了良好的成绩。并承诺致力于为您提供最高的产品品质和最优秀的服务！ 
高科技人机工程学设计 
▅ 高灵敏度的双通道2MHz 7-晶体宽波束脉冲波超声探头，可以获得更大的聚焦区，在更大的深度实现更加均匀的覆盖 
▅ 采用稳定可靠的全数字方式采集信号，可以及早发现妊娠初期的胎心率，一直到分娩，无论孕妇何种状况，甚至肥胖，均可轻松检测 
▅ 专利的高速微处理器，先进的实时自动校正胎心率处理技术，脉冲波自相关和过零检测算法，为您提供精确检测结果 
▅ 3.2英寸彩色大屏幕LCD液晶显示，极大程度地方便您的观察 
▅ 一键式操作---操作简单，您所需要的功能只需一次按键即可实现，给您更多的时间进行床旁照顾 
▅ 采用防水探头，可监测水下分娩 
▅ 独特的探头防滑设计和探头保护装置，让您避免探头损坏放心使用 
▅ 主动降噪，高保真音质，提供清晰洪亮的胎心音，音量大小可调 
▅ 宽范围胎心率检测 
▅ 坚固、时尚、轻便，内置隐藏式提手方便携带，重量仅为1.5千克 
▅ 充电安全---具备完善的充电电路控制、过温控制和过流保护功能 
▅ 内置可充电镍氢电池组，连续工作长达5小时 
▅ 整机低功耗设计，独特电源管理和自动切断技术，可选自动关机时间，保护电池寿命 
强大的专业品质让您从容应对一目了然 
▅ 标准配备事件标记功能，便于轻松注解胎动和其他临床事件，让您的工作更加专业 
▅ 轻松切换：专业的多人次胎心记录图表显示、清晰的胎心率曲线和超大直观的数字显示模式 
▅ 胎心率信号动态显示，信号质量提示，形象直观 
▅ 内存记忆功能，有长达4个小时的胎心数据保存时间，实时或者往复重放胎心率曲线 
▅ 作为网络系统的独立单元，升级通过蓝牙或者电缆线连接组成中央站工作系统 
▅ 通过了美国FDA和欧盟的CE认证
超声多普勒胎儿心率仪分为有探头（Sonoline A胎儿心率仪，Sonoli  ne胎儿  心率仪，SonolineC胎儿心率仪超声多普勒胎儿心率仪）和无探头（Baby Sound A超声多普勒胎儿心率仪，Baby Sound B超声多普勒胎儿心率仪）两种。有探头的胎心仪在探头坏掉后方便更换，无探头胎心仪它的探头是集成在仪器里，两种胎心仪在功能上没有区别。
功用超声多普勒胎儿心率仪能检测到胎儿的心跳,用耳机接收胎心音。孕妇可自己操作听取胎心音，计数胎儿心率。实现提早监测、密切关注、呵护生命。本仪器的设置等同于医院科室常用的胎心检测，采用多普勒原理设计，超低超声输出强度（小于5mw/cm2)，远远小于国家规定标准，确保安全使用。高灵敏度超声换能器，孕12周就可以清晰听到胎儿心音。
胎心监护意义
现代医学证明，由于胎盘脐带因素，如脐带绕颈(30%的孕妇有此现象)、胎盘供血不足和孕妇自身因素，如妊娠高血压、身体过于劳累等，都可能造成胎儿宫内缺氧，统称为 胎儿窘迫 。胎儿缺氧影响胎儿正常生长发育甚至危及胎儿生命安全，已成为围产期死亡及新生宝宝神经系统后遗症产生的最主要原因。
产前胎心率监护的目的是监测胎儿的 状态，以及胎儿缺氧的早期发现和纠正；争取在胎儿受损伤前娩出，以减少产前死亡。
胎儿早期缺氧的信号是出现胎心过频，超过 160 次/分；进而转为胎动减少，少于 3-4 次 / 小时；胎儿缺氧晚期， 胎心少于 120 次/分,胎动减少或停止。 一般认为，绝大多数的胎儿宫内缺氧情况，从胎心变快到胎心消失可长达 12 ～ 48 小时，如在此期间及时采取治疗或进行剖宫产，仍 有可能挽救胎儿生命。
单凭定期到医院做产前检查，大多不能及时发现胎儿缺氧，孕妇还应进行胎心自我监测。 对于高危产妇 ，只有进行严密的胎心自我监测才能保证胎儿的正常生长发育及避免围产期死亡。对于一般孕妇，进行胎心自我监测，可以随时了解到胎儿的健康情况，以及预防可能的意外。
胎心监护与数胎动的比较
胎儿发生缺氧后，其胎心率和胎动次数都会随之改变，相对数胎动监护，胎心监护有以下特点
1．胎心监护更可行
简单的数胎动方法，一天早，中，晚三次，每次一小时的硬性时间规定，对于多数孕妇都不能很好的坚持。没有能早期发现宝宝在腹中的呼救。听胎心相对要省时很多，一次一分钟，听到就放心了
有的孕妇认为去定期到医院做产前检查就可以保证胎儿安全，实际上医院检查的频度远不及胎儿情况的变化快，在胎儿缺氧的早期能发现异常，是抢救高危胎儿的关键。
2．胎心监护更精确，
数胎动是一种很粗糙的方法，由于胎动本身的不规律性，胎动计数往往不是很准确，胎儿常常不在妈妈数胎动的时间运动，更重要的是由于宝宝在睡眠时胎动会随之减少, 有时会给数胎动的父母造成不必要的误会。利用多普勒胎心仪进行胎心监护是医院产检中最重要的内容，是专业妇产科大夫评价胎儿健康的手段，其灵敏度，精确性及可重复性都优于数胎动。
3．胎心监护比胎动能 计数更早的反映胎儿缺氧
胎儿早期缺氧的早期，胎儿体内的氧感受器刺激胎儿的交感神经系统，加速胎心跳动，同时可以出现胎动的短暂增多；进而转为胎动减少；胎儿缺氧晚期，胎动停止，胎心少于120次/分。缺氧的早期有时出现胎动的短暂增多，但其持续时间很短，往往不易察觉。而在长时间胎动停止后再发现情况异常，会有很大的可能胎儿已经死亡或已造成胎儿不可逆的损害。在发生胎儿窘迫时，早一钟发现，胎儿既可早一分钟得到治疗，及时抢救的早晚可对胎儿的预后产生巨大影响。
安全性
现在提倡更加科学的胎儿家庭监护，其主要内容就是利用胎心仪每天早,中,晚三次，每次一分钟，监测胎心率是否在正常范围120-160跳/分钟以内，就可以了解到胎儿的健康情况。如果时间充裕，还可在家同时监测胎心率和胎动变化的相关性 ，来了解胎儿的储备功能。如以前有不良产史，或本次有合并症的，如妊娠高血压,胎位不正,脐带绕颈,糖尿病及感染等，要增加监护次数。发现胎心率及胎动异常时，立刻去医院检查治疗。 多普勒胎心仪的安全性 超声检查是利用超声波的物理特性（如方向性,反射,衰减,分辨力,穿透力等）和人体组织结构的声学特点密切结合的一种物理学检查方法。超声是振动频率很高，超过人耳听觉上限的声波，利用它的物理特性，向人体器官组织内部发射并接收其回声信号即可进行检查，从而帮助诊断与治疗 声波是一种物理因素，一种能量，存在一个安全剂量的问题。 超声对人体或胎儿有害还是无害，关键在于超声的剂量，也叫阈值安全剂量。就是说，当使用的超声剂量小于这个值时，它是无害的，反之大于这个值时，则可能会产生有害的效应或损伤。就象人接触 220V 的电压会触电，但对电池等低压电源则不会有任何不良反应。 对于传统的 B 超，美国FDA（食品药物管理局）曾经实行声输出专项限制为 720mw/cm2，现在这一标准更为放开。在我国的国家标准“医用超声诊断设备声输出公布要求 GB16846 -1997”规定“只要低于某一声输出水平，则制造商不必提供技术数据，选定这组数据的基础是将产生热或 空化现象生物危害的可能性小到可忽略不计。设备免于公布条件：对空间峰值的时间平均声强的免公布水平为 100MW/CM2”。多普勒胎心仪所用的也是超声原理，但其声强远小于普通的 B 超设备。 国际超声医学界有一个 ALARA 原则，就是“以尽可能低的声输出获得所需要的信息”。 DPI-100B 多普勒胎心仪在设计上更注重了这一点，其实测功率 < 1 mW/CM2，标称功率 < 4.5 mW/CM2。 超声诊断在孕期保健中是不可替代的，长期以来被认为是产科领域较为理想的简单,可靠,无痛,无创伤,无辐射,安全的检查诊断方法。一般情况下，在妇产科应用超声，对胚胎和胎儿有否潜在的危害的问题，国内外均作了大量的研究，证实不会招致胎儿畸形，诊断性超声为患者带来的益处要远大于其带来的相应风险。 虽然多普勒胎心仪功能上可供妊娠 11-15 周孕妇对胎儿进行自我监护。但 孕早期监护的临床意义不如妊娠中，晚期的显著。 另外妊早期的胎儿处于器官分化阶段，要严格把握使用指征。所以，如无明确指征，妊娠15周前不建议进行自我监护。对于孕 15-28 周以后的孕妇，几十年来国外类似产品的应用经验证明每天 3 次，每次 1 分钟的监护是安全的。对于孕 28 周以后的孕妇，胎儿分化完全，可以加长监护的时间和次数。