标题：直流耐压试验仪
简介
是根据新的中国电力待业标准DL/T848.1-2004《直流耐压试验装置通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流耐压试验装置。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业  动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。
英文
直流耐压试验仪  DC voltage tester
技术特点
采用高频倍压电路，应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
采用电压大反馈，输出电压稳定度高，纹波系数小≤1%。
全量程平滑调压，电压调节细度好调节精度≤0.5%，稳定度≤1%，电压电流误差1%（读数±0.2KV），电流误差±1个字。
升压电位器零起升压。
75%UDC1mA功能按钮，方便氧化锌避雷器试验，精度1%读数±1%。
过压保护采用拔码设定，一目了然，误差±1%。
倍压采用新型材料，轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料，电气性能好，防潮能力强。
折叠式撑脚，直径面积大，稳定性能好。
一体化设计、高压拖地电缆引出，方便现场试验。
产品符合DL/T848.1-2004技术要求，并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验，严格执行企标出厂。
技术参数
1、一体机规格
技术参数
40/3
60/2
60/3
60/5
80/2
100/2
120/2
120/5
额定电压（KV）
40
60
60
60
80
100
120
120
额定电流（mA）
3
2
3
5
2
2
2
5
额定功率（W）
120
120
180
300
160
200
240
600
机箱重量（kg）
7
2
2
4.5
2
3
3
4.5
倍压重量（kg）
一体
2.5
3
3.8
2.5
4
4
4.5
倍压高度（mm）
一体
400
400
500
400
500
500
500
电压测量精度
数显表±（1.0%读数±2个字）
电流测量精度
数显表±（1.0%读数±2个字）
波纹系数
≤1%
电压稳定度
随机波动，电源电压变化±10%时≤1%
过载能力
空载电压可超出额定电压10%使用十分钟
最大充电电流为1.5倍额定电流
电源
单相交流50Hz 220V±10%
工作方式
间断使用
一次连续时间最长为30分钟
﻿工作环境
温度：-10～40℃
相对湿度：室温为25℃时不大于85%（无凝露）
﻿海拔高度：1500米以下
﻿带 电 容
负荷能力
被试品电容量无限制
可用1.5倍的额定电流充电
﻿结构特点
环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒
空气绝缘、无泄漏之虑
﻿操作箱特点
高精度0.75UDC1mA单触按钮（精度≤1.0%）最适合氧化锌避雷器试验
过压保护采用拨置，一目了然
﻿机箱倍压放置一个铝合金箱，整机一手可提
﻿2、分体机规格
技术参数
200/2
200/5
250/3
300/2
300/5
400/3
400/5
其它等级
额定电压（KV）
200
200
250
300
300
400
400
500～1000KV等合同定 做
额定电流（mA）
2
5
3
2
5
3
5
﻿额定功率（W）
400
1000
750
600
1500
1200
2000
﻿机箱重量（kg）
4.5
4.5
4.5
5.5
5.5
5.5
5.8
﻿倍压重量（kg）
7.9
8.3
9
11
11.5
38
45
﻿倍压高度（mm）
965
965
1030
1250
1250
1900
1900
﻿电压测量精度
数显表±（1.0%读数±2个字）
电流测量精度
数显表±（1.0%读数±2个字）
波纹系数
≤1%
电压稳定度
随机波动，电源电压变化±10%时≤1%
过载能力
空载电压可超出额定电压10%使用十分钟
最大充电电流为1.5倍额定电流
电源
单相交流50Hz 220V±10%
工作方式
间断使用
﻿一次连续时间最长为30分钟
工作环境
温度：-10～40℃
﻿相对湿度：室温为25℃时不大于85%（无凝露）
﻿海拔高度：1500米以下
带 电 容
负荷能力
被试品电容量无限制
﻿可用1.5倍的额定电流充电
结构特点
环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒
﻿空气绝缘、无泄漏之虑
操作箱特点
高精度0.75UDC1mA单触按钮（精度≤1.0%）最适合氧化锌避雷器试验
﻿过压保护采用拨置，一目了然
﻿控制箱小，方便现场

功能说明
1、控制箱接地端子：控制箱接地端子与倍压筒接地端子及试品接地联接为一点后再与接地网相连。
2、高频及测量电缆快速联接插座：用于机箱与倍压部分的联接。联接时只需将电缆插头顺时针方向转动到位。拆线时只需逆时针转动电缆插头。
3、电源输入插座：将随机配置的电源线与电源输入插座相关。（交流220V±10%，插座内自来保险管。）
4、过压整定拨盘开关：用于设立过电压保护值。拨盘开关所显示单位为KV，设定值为试验电压1.1倍。
5、数显电压表：数字显示直流高压输出电压。
6、数显电流表：数字显示直流高压输出电流。
7、电源开关：向前按下，电源接通，绿灯亮。反之为关断。
8、黄灯按钮：此功能是专门为氧化锌避雷器快速测量0.75UDc1mA用。红灯亮时有效。当按下黄色按钮后黄灯亮，输出高压降至原来0.75%，并保持此状态。按下绿色按钮，红灯、黄灯均灭，高压切断并退出0.75倍状态。
9、红灯按钮：高压接通按钮、高压指示灯。在绿灯亮的状态下，按下红色按钮后，红灯亮绿灯灭，表示高压回路接通，此时可升压。此按钮须在电压调节电位器回零状态下才有效。如按下红色按钮，红灯亮绿灯仍亮，但松开按钮红灯灭绿灯亮，表示机内保护电路已工作。
10、绿色带灯按钮：绿灯亮，表示电源已接通及高压断开。在红灯亮状态下按下绿色按钮，红灯灭绿灯亮，高压回路切断。
11、电压调节电压器：该电位器为多圈电位器。顺时针旋转为升压，反之为降压。此电位器具备控制电子零位保护功能，因此升压前必须先回零。
12、双节倍压筒面板设有拨码开关选择“1”和“2”，当使用单节倍压筒时，拨码开关设定“1”，当使用双节倍压筒时，拨码开关设定“2”。
操作步骤
1、直流耐压试验装置在使用前应检查其完好性，连接电缆不应有断路和短路，设备无破裂等损坏。
2、将机箱、倍压筒放置到合适位置分别连接好电缆线、接地线和电源线，保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上（即一点接地）。严禁各接地线相互串联，为此，应使用ZGF专用接地线。
3、电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。过电压保护整定值一般为试验电压的1.1倍。
4、空载升压检测过电压保护整定是否灵敏。
5、接通电源开关，此时绿灯亮，表示电源接通。
6、按红色按钮，则红灯亮，表示高压接通。
7、顺时针方向平缓调节调压电位器，输出端即从零开始升压，升至所需电压后，按规定时间记录电流表读数，并检查控制箱及高压输出线有无异常现象及声响。
8、降压，将调压电位器回零后，随即按绿色按钮，切断高压并关闭电源开关。
9、对试品进行泄漏及直流耐压试验。在进行检查试验确认试验器无异常情况后，即可开始进行试品的泄漏及直流耐压试验。将试品、地线等联接好，检查无误后即打开电源。
10、升压至所需电压或电流。升压速度以每秒35KV试验电压为宜。对于大电容试品升压时还需监视电流表充电电流不超过试验器的最大充电电流。对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等先升至所需电压(电源)的95%,再缓慢仔细升至所需的电压(电流),然后从数显表上读出电压(电流)值.如需对氧化锌避雷器进行0.75UDC1mA测量时，先升至UDC～1mA电压值，然后按下黄色按钮，此时电压即降至原来的75%，并保持此状态。此时可读取微安数。测量完毕后，调压电位器逆时针回到零按下绿色按钮。需再次升压时按红色按钮即可。
必要时用外接高压分压器比对控制箱上的直流高压指示。
11、试验完毕，降压，关闭电源。
引用的有关国家标准
IEC 60-1： 1989 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求  　　DLT 848.1-2004高压试验装置通用技术条件第1部分：直流高压发生器　直流高压发生器采用中频倍压电路，新型直流高压发生器应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件，根据电磁兼容性理论，采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。直流高压发生器具有多种保护功能，如：低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。智能直流高压发生器采用故障取样专用的传感器，动作时间为纳秒级，光隔离元件也为纳秒级，动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样，反应时间为纳秒级，通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关，全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断，保证在输出短路的情况下，不损坏功率器件。是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源，现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。直流高压发生器在行业内率先采用分节式结构，即既可用于高电压等级，又能用于较低电压等级，并保持其精度不变。以100/200kV/2mA分两节为例，单节时可做100kV/2mA使用，可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验，此时可保证测量的准确性避免大马拉小车；两节使用时可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验。真正做到一机两用，大大方便了现场用户的使用。主要用于研究电气设备直流精电及换流站设备和绝缘材料在直流高电压 下的绝缘强度、直流愉电线路电晕和离子流及其效应 以及进行交、直流电力设备的泄漏电流试验。另外还可以作为其他高 压试验设备如冲击电压发生器、冲击电流发生器、振荡 回路等的电源。在其他科技领域里，如物理学(加速器、 电子显微镜等)、电子医疗设备(X射线)、工业应用 (废气沉淀、静电喷漆等)、或电子通信(电视、广播 站)等方面也被广泛应用。  　　ZGF直流高压发生器采用中频整流滤波技术，解决了工频直流高压发生装置波纹系数较大，波形不平稳的缺点。产品符合国家新颁布电力行业标准ZGF24003-90《直流高压发生器通用技术条件 DL/T 848.1—2004》的要求，广泛用于电气设备直流耐压试验和泄漏电流试验，并且特别设置了测试氧化锌避雷器1mA下的电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流功能。 最新研究、设计、制造的新科技产品，适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验，是新世纪最理想的换代产品。  　　VLF 0.1HZ 超低频高压发生器接合了现代数字变频先进技术，采用微机控制。升压，降压，测量，保护完全自动化。并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化。可广泛用于电缆，旋转电机，电力电容器的交流耐压试验之中。  　　ZGF数字式直流高压发生器采用了九十年代新技术、新材料和新器件，具有输出功率大、体积小、重量轻的特点，有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能，带0.75倍电压锁存功能，并配有时间继电器，能在试验中设置定时声讯报警。整个仪器便于携带，操作方便，安全可靠，特别适用于电力部门现场试验。
引用技术标准
IEC 60-1： 1989 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求  　　GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求  　　IEC 60-1： 1994 高电压试验技术 第二部分：测量系统  　　GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术 第二部分：测量系统  　　DL 474.2-92 现场绝缘实验实施导则 直流高电压试验  　　ZBF 24002 现场直流和交流耐压试验电压测量装置的使用导则。
直流耐压测试仪保养
1.半年更换一次液压油并清洗油箱，用油必须采用推荐的型号； 2.气炎热时经常检察（当油温≥45度）冷却装置是否自动启动。（冷却水温必须低于30度） 3.在清洗油箱的同时清洗空气滤清器； 天 4.经常检查直流高压发生器的滤油器信号灯，信号灯一亮（同时蜂鸣器会响），立即清洗油过滤器； 5.按规定需要给设备机械传动部分各润滑点注油； 6.经常观察液体状况，液位接近下限时请及时往油箱里补充推荐使用的液压油； 7.经常检查各处防尘装置，发现破损或连接松动，应及时处理，以防沙尘混入，损坏设备
直流耐压测试仪如何使用
直流高压发生器是提供高压直流源的仪器，在使用该仪器前必须先把仪器可靠接地。使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。使用直流高压发生器请用户必须按《电力安规》168条规定，并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时，应先将两个电源断开点明显断开。同时现场必须保持至少有三个工作人员在现场，这样才能有效的保证使用人员的安全。 在打开仪器上的电源前要肯定直流高压发生器接的是220V交流电源，仔细的检查接线是否正确，同时也要检查高压放电杆的接线是否可靠。在直流高压发生器的升降压过程要保持缓升缓降，平稳升压是延长直流高压发生器的使用寿命最主要的要点之一。还有尽量避免过量程使用仪器。在每次试验结束后先把电位器回到零位，然后切断电源在进行对被试品的放电，放电过程分为两步，对大电容试品的放电应用ZS专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品，应先将放电棒逐渐接近试品，到一定距离空气间隙开始游离放电，有嘶嘶声，当无声音时可用放电棒放电，最后直接接上地线放电。当直流高压在200kV及以上时，尽管试验人员穿绝缘鞋，且处在安全距离以外区域，但由于高压直流离子空间电场分布的影响，会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等，否则会有轻微电击现象，此现象在干燥地区和冬季较为明显，但由于能量较小，一般不会对人体造成伤害。 直流高压发生器控制箱电源为交流AC 220V±10%，50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源，则必须人为将电源有一点与大地联接。