标题：测温锥
简介
陶瓷产品生产中需要精确有效的温度测量，但多数测量手段或工具在时间和空间上均受到限制。
测温锥  测温锥窑炉精准测温常用的测温三角锥有两种：赛格尔锥和奥顿锥。
赛格尔锥是德国人H·赛格尔在1885年创制的，并从1886年开始使用。第一次世界大战以后，英国、法国和美国以赛格尔的一系列锥为基础，分头开始制造并予以出售。
奥顿锥
奥顿锥（Orton）的起源要追溯到1896年Edward Orton Jr. 博士建立Orton公司。Orton博士是一个致力于研究陶瓷工艺发展与应用的科学家，1894年，他被任命为俄亥俄州立大学陶瓷工程学院院长，该学院亦是全美第一所专门的陶瓷工程学院。Orton博士意识到陶瓷企业需要经过校准的可视设备来测量陶瓷产品加热过程中的热量转移，以确定样品的成熟度。为了满足这个要求，他设计了一系列 测温锥(测温三角锥)，并且建立了公司专门生产测温锥（测温三角锥）产品。尽管后来热电偶和电子温控系统发展很快，Orton的测温锥（测温三角锥）产品仍然是世界范围内最重要的温度控制和温度监测重要部件。Orton测温锥的有效温度范围为565℃-2015℃，是由超过100种成分精心调制而成的，成分类似于陶瓷成分。实践证明，Orton测温锥的测温精度为2℃以内。
意义
1. 测温锥（测温三角锥）的等效温度是在恒定的烧结温度下烧制的时间综合值。不同号的测温锥（测温三角锥）有不同的恒定的等效温度。直接反映在锥体的弯曲程度上。特别注意：测温锥（测温三角锥）的等效温度不是单一的温度值，也不是单一的时间值 ，是温度和时间的组合。 
2. 测温锥能有效地用来指示烧制产品正确的等效温度；监测窑炉中各部位（产品周围）温度的差别；具有直观性和记忆性；能为烧结产品等效温度的控制以及品质分析和提高提供依据；可为产品烧制过程工艺保留依据。是用来监测窑炉烧结陶瓷产品、电瓷产品、耐火材料时效温度的最直观指示器。 
3. 需要烧制的产品，按照其本身材料特性需要有不同的烧制温度和时间。在烧制某一产品时就需要一个恒定的烧制等效温度。它会有一个范围，这个范围是由要烧制材料的等效温度特性来确定的，而测温锥（测温三角锥）正是用来指示出这个范围的。任何烧结过程都能找到相应测温锥(测温三角锥)来指示。一旦确定，任何偏离这个范围的烧制过程都会由测温锥（测温三角锥）永久地记录下来。
4. 随着现代科技发展，对温度监测的手段越来越多越来越先进，例如热电偶，但是它们之间是有差别的。对于烧制温度而言，点与空间有差别；对于烧制过程而言，瞬间与全时段有差别。现代窑炉配以高科技检测仪器要烧制出更好的产品，测温锥（测温三角锥）是不可缺少的。
工业用途
工业用途的测温锥(测温三角锥)
在世界范围内广泛应用于窑炉的测温锥(测温三角锥)保证用户的窑炉的烧制过程在自己的控制中，测温锥(测温三角锥)测定了烧制过程，是温度和时间的综合效应。测温锥(测温三角锥)为用户提供了烧制过程的直观保证，确保烧制过程每一天都一致。尽量减小废料、保证最大的产出以及确保最大的利润，是我们追求的目标，Orton的测温锥(测温三角锥)能帮助你达到目标 。
使用
在使用中，当窑炉放置产品时标准测温锥(测温三角锥)被放置在产品旁边；如果测温锥(测温三角锥)测量的目的是测量顶部-底部、边缘-边缘之间的温度差，因此 测温锥(测温三角锥)必须放置在整个窑炉车上。如果温度是均匀的，目的是每一车、每一炉的比较，必须将测温锥(测温三角锥)放置在窑炉车的同一位置；烧制结束后，测量 测温锥(测温三角锥)弯曲的角度。比较好的方法是测温锥(测温三角锥)的弯曲角度要大于20°、但必须小于100°。对于大部分的质量控制来说，测温锥(测温三角锥)弯曲角度的测量得到的温度偏差在5℃以内，是足够了。Orton提供的表格可以将弯曲角度转化为 温度。应该注意以下几点：
用户在选择适合自己窑炉的测温锥(测温三角锥)时一定要事先经过试验来找出适合本窑炉的测温锥(测温三角锥)。 
测温锥(测温三角锥)的锥号越大其弯倒时效温度就越高，从安全使用要求来规定，每次放置3个相邻锥号为一组，中间锥号为窑炉要求烧结的时效温度。 
烧结完成时，测温锥(测温三角锥)的直观反映为：低号测温锥(测温三角锥)全弯倒为警戒；中间号测温锥(测温三角锥)弯倒90度左右(可以自定)为测定时效温度；高号 测温锥(测温三角锥)略弯为指示。
使用原因
测温锥(测温三角锥)在陶瓷烧制中的应用已经超过100年，因为测温锥(测温三角锥)可以确定什么时候烧制已经完全、或者窑炉是否提供了足够的热量保证陶瓷的熟化、或者窑炉中是否存在温度的差异、或者在烧制过程中是否有问题。
表示方法
测温锥(测温三角锥)是由100多种成分精心配置的锥体，测温锥(测温三角锥)在一个相对小的温度区间内弯曲，最终的弯曲位置是测温锥(测温三角锥)吸收的热量的量度。我们通常用测温锥(测温三角锥)的号作为测温锥(测温三角锥)的热度表示，最低的测温锥(测温三角锥)号为O22、而最高热度的测温锥(测温三角锥)则是42号，测温锥(测温三角锥)的最初号码为1至20号，O放在号码的前面表示温度较低，因此比O1测温锥(测温三角锥)温度低的测温锥(测温三角锥)是O2，这样一直到O22。
测温锥(测温三角锥)的弯曲
温度和时间以及气氛会影响测温锥(测温三角锥)的最终弯曲位置。当然温度是一个主要因素，我们所指的温度是时效温度，因为实际的烧制条件是变化的，采用Orton提供的图标并且知道升温速率，可以根据 测温锥(测温三角锥)的最终弯曲位置确定时效温度。Orton带底座的测温锥(测温三角锥)弯曲角度的标准偏差为2.4°，相当于温度的标准偏差仅为2℃。
使用方法
测温锥(测温三角锥)作为证据测温锥(测温三角锥)，放置在陶瓷制品附近的窑炉架上，或者放置在“窑炉看管器”（Kiln Sitter）附近。测温锥(测温三角锥)在玻璃形成以及变软时发生弯曲，测温锥(测温三角锥)的成分以及数量决定了玻璃什么时候、如何形成的。必须注意到窑炉看管器中传感棒的重量引起“窑炉看管器”内的 测温锥(测温三角锥)发生弯曲，重量的改变会影响测温锥(测温三角锥)的弯曲。而证据测温锥(测温三角锥)的弯曲则是由于重力的作用，因此底座的高度和角度则显得非常重要，测温锥(测温三角锥)的高度越高或者倾斜越严重，弯曲所受到的重力也越大，测温锥(测温三角锥)的弯曲也越早。由于这个原因，Orton开发了带底座的 测温锥(测温三角锥)，这样测温锥(测温三角锥)的高度和倾斜的角度固定了，一般在15-25分钟内测温锥(测温三角锥)发生弯曲。测温锥(测温三角锥)在开始时弯曲比较慢，但是一旦 测温锥(测温三角锥)的顶端弯曲过中点后，弯曲非常快；当测温锥(测温三角锥)的顶端到达底座时，认为烧制完成；无论如何，测温锥(测温三角锥)的顶端到达基座与 测温锥(测温三角锥)的顶端处于4点钟的位置，他们之间的差异是很小的，对烧制结果的影响非常小。
3-测温锥(测温三角锥)系统
许多今天使用的陶瓷制品，例如陶瓷和无铅釉料，必须在两个不同温度范围内烧制。3-测温锥(测温三角锥)系统可以用来测定温度的均匀性以及检验”窑炉看管器“（Kiln-Sitter）或电子温控仪的性能，3-测温锥(测温三角锥)包括三个连续的测温锥(测温三角锥)号码：
烧制锥-陶瓷、釉料制造商推荐的测温锥(测温三角锥)；
导锥-热度低于烧制锥
后备锥-热度高于烧制锥
例如：O17、O18、O19或者5、6、7。
示例
测温锥(测温三角锥)评价窑炉大部分的窑炉的顶部和底部之间是有温度差异的，温度差异的大小依赖于窑炉的设计、加热电阻的使用年限、窑炉中陶瓷制品的放置和分布。一般来说，窑炉有较大的温度差异，把测温锥(测温三角锥)放置在底部、中部和顶部的架上来测定在烧制过程中到底有多少温度差异，烧制后，仔细观察测温锥(测温三角锥)的情况：如果在底部的支架上，导锥只是弯曲了一半说明陶瓷烧制的温度偏低了半个热度；如果顶部架上的导锥弯曲了一半，说明烧制过程偏高了半个热度，顶部和底部的测温锥(测温三角锥)却是存在温度差异。如果你发现了差异，改变陶瓷制品的放置方式来减小这种温度差异，增加一个向下的通风也会平衡窑炉内的温度。 
检查“窑炉看管器”（Kiln Sitter）的性能当小号测温锥(测温三角锥)在传感棒下方受到足够热量并完全弯曲时，“窑炉看管器”会切断窑炉的电源。测温锥(测温三角锥)的弯曲是由于传感棒的重力作用所致，由于“窑炉看管器”中的测温锥(测温三角锥)放置在窑炉墙（靠近加热元件），受到的热量比证据测温锥(测温三角锥)高，可以更早切断窑炉电源的，在“窑炉看管器”附近采用使用3-测温锥(测温三角锥)系统来测定“窑炉看管器”和窑炉架之间的差异。检查温控仪的性能电子温控仪将窑炉温度升到所需的温度，温控仪测试温度通过埋在耐火墙中的热电偶得到的。带底座的证据测温锥(测温三角锥)可以确认温控仪是否控制正确。将测温锥(测温三角锥)放置在热电偶附近，烧制结束后，检查测温锥(测温三角锥)是否完全地弯曲了。Orton保证了温控仪，无论如何，我们还是建议用户在每一次的烧制过程中放置一个测温锥(测温三角锥)确保窑炉达到所需的温度。温控仪依赖于温度的正确测量以及合适的升温程序，大部分温控仪采用K型热电偶，有可能不能给出一个正确的温度值，而且在使用后较长时候后，会发生变化。
带底座的证据测温锥(测温三角锥)
Orton向用户推荐带底座的证据 测温锥(测温三角锥)，因为带底座的测温锥(测温三角锥)使用方便，测试的重复性好。许多用户在每次烧制时都只使用带底座的测温锥(测温三角锥)来检验窑炉的变化，可以不必使用3-测温锥(测温三角锥)的系统来检查窑炉中的温度变化，当窑炉中的一半的 测温锥(测温三角锥)表现出不同时，表明窑炉出现问题，需要解决。这样的话，可以将及时解决问题以避免更大的问题。测温锥(测温三角锥)是监测窑炉的最简单、最经济的方法。