标题：湿热试验箱
规格型号
列表一容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS[1]-101-LH
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS-225-LH
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-LH
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-800-LH
800×1000×1000
1550×1600×2250
LRHS-1000-LH
1000×1000×1000
1850×1600×2250
列表二型号规格
工作室尺寸（D*W*H）mm
外形尺寸（D*W*H）mm
温度范围
BJYSL-GDS-100
450×450×500[2]
1150×1050×1750
A:-20℃～150℃
B:-40℃～150℃
C:-60℃～150℃
BJYSL-GDS-225
500×600×750
1200×1100×1900
BJYSL-GDS-500
700×800×900
1450×1400×2150
BJYSL-GDS-800
800×1000×1000
1500×1550×2200
BJYSL-GDS-010
1000×1000×1000
1720×1580×2280

功能介绍
具有定值温度及斜率设定功能　　具有保持、跳段、待机及两组时间信号输出功能　　具有冷机/热机启动选择功能　　具有温度显示值修正功能　　具有温度感测体校正功能　　具有压缩机自动停开功能　　具有预约起动/停止运转功能　　具有暂停记录功能　　具有停电记忆功能：当断电后，程序数据记忆可保持6个月　　具有定值温度及斜率设定功能　　具有保持、跳段、待机及两组时间信号输出功能
低温控制方式
为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求，本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点，后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。  湿热试验箱
[3]
安装场地
地面平整，通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间，
供电条件
电源要求：AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 
预装功率：总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用（建议电源开关容量：32A）
环境条件
环境温度：5℃～+30℃（24小时内平均温度≤30℃）
环境湿度：≤85%RH
供水条件
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门，会造成箱内的温、湿度波动；在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽，可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
产品用途
湿热试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验； 是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备； 特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
符合标准
本产品符合G82423.22—87Nb，GB2423．34—86，GJBl50.9-86等国家标准。
箱体结构
湿热试验箱采用进口温湿度控制器，箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。  箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
补水箱置于控制箱体右下部，并有缺水自动保护.。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
水路系统管路电路系统则采用门式开启，方便维护和检修。
门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。
箱体左侧配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。湿热试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮
参数列表
选型型号
CLM-GD(J)S-100
CLM-GD(J)S-225
CLM-GD(J)S-500
CLM-GD(J)S-800
CLM-GD(J)S-010
工作室尺寸D×W×H
450×450×500
500×600×750
700×800×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸D×W×H
1020×880×1580
1070×1030×1825
1370×1130×1975
1570×1230×2125
1570×1430×2125
性能指标温度范围
A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃
湿度范围
30~98% R·H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R·H
升温时间
-20℃~100℃约35min、-40℃~100℃约45min、-70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~40℃约55min、25℃~60℃约65min、25℃~70℃约80min
温湿度运行控制系统控制器
进口LED数显P、I、D　+SSR·微电脑集成控制器
精度范围
设定精度：温度0.1℃，指示精度：温度0.1℃，解析度：0.1%℃
温湿度传感器
铂铂金电阻·PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮

湿热试验箱钣金结构
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板或304B氩弧焊制作而成，箱体外胆采用A3钢板喷塑。
采用微电脑温度湿度控制器，控温控湿精确可靠。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用多层玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。
可选配记录仪，打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线，4～20mA标准信号。
箱体左侧配一直径50mm的测试孔。
湿热试验箱程式控制方式
可程式恒温恒湿试验机系统容量：可登入150组程式×1500段，段数可任意分割，程式可自由相互联结。
循环设定：可执行9999×999回次数循环，且可再切割出5组独立之部份循环。
可程式恒温恒湿试验机控制方式：采智能型正逆双向同步输出，内含先进之斜率控制逻辑。
可程式恒温恒湿试验机资料设定：触控式对话框设定模式，操作简易明确，内建目录数据管理系统。
曲线绘制：当温、湿度、时间资料设定完成，可立即转成设定曲线，运转中亦可获取实际运转曲线之绘制。
时间讯号：3组时式控制输出接口，搭配10种之时间控制模式，方便执行外部驱动组件启/停之时式规画。
终了温度：在完成测试时，可选择执行返回常温之状态，以利测试物取出。
安全检知：15项全功能之系统侦测，确保机台运转安全.并可自动显示故障时间、项目及排除对策。
异常追溯：可显示记录故障之历史资料，如过去曾发生故障之原因与发生时间之统计记录。
可程式恒温恒湿试验机外部保护：独立于主控制器之电子式超温保护装置，可设定受测对象之温度上限保护。
通信接口：标准通信接口装置，可与个人计算机（PC）同时联机多机控制及管理。
装置：可选购超强记忆容量之装置，以取代传统昂贵之走纸记录器；具自我诊断之功能，记录间隔可自由选择。
技术参数
调温方式 BTHC方式（平衡调温调湿方式） 
恒温恒湿试验箱的工作环境温度 +5~+35度 [4]
加热器 镍铬合金电热丝式加热器 
加湿器（温湿度机型） 浅槽式加热加湿器 
鼓风机 离心风机 
温（湿度）传感器 PT100干湿球传感器 
性能 温/湿度范围 温度：B：- 20 ~ +150度；C：-40 ~ +150度；D：-70 ~ +150度 
恒温恒湿试验箱的湿度：20% ~ 98%RH 
温度波动度 ：±0.5度 
湿度波动度 ：±1%RH 
湿度均匀度 ：±2度 
升温时间 ：-20 ~ +150度小于60分钟; -40 ~ +150度小于70分钟 -70 ~ +150度小于90分钟 
降温时间 ：+20 ~ -20度小于45分钟; +20 ~ -40度小于60分钟; +20 ~ -70度小于80分钟
恒温恒湿试验箱的内外箱材质 ：内箱——镜面不锈钢板；外箱——不锈钢或钢板喷涂 
保温材质 ：硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 
控制器 ：P计装,日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器 
恒温恒湿试验箱的冷冻系统 ：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 
保护装置 ：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统 
电源 ：3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10% 
标准配置 ：观察窗（箱内照明）、ф50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱 
恒温恒湿试验箱的选购件 ：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔 
特殊要求另可按要求定制台式湿热试验箱
湿热试验箱安装场所
为了便于箱体散热及维护保养，安装本设备的场所必须符合下列条件：
⒈ 与相邻的墙壁或器物之间的距离300mm 
⒉ 为了稳定的发挥试验箱的功能、性能，应选择常年温度为5~35℃，相对湿度大于85%的场所。
⒊ 安装场所的环境温度切忌急剧变化。
⒋ 应安装在水平面上（安装时应用水平仪在地面上确认水平）。
⒌ 应安装在无直射阳光的场所。
⒍ 应安装在通风良好的场所。
⒎ 应安装在远离可燃物、爆炸物及高温发热源的地方。
⒏ 应安装在灰尘少的场所。
⒐ 尽可能地安装在靠近供电电源的场所。
湿热试验箱满足标准
湿热试验箱性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求： 
电工电子产品基本环境试验规程 试验A：低温试验方法GB2423.1-89 (IEC68-2-1） 
电工电子产品基本环境试验规程 试验B：高温试验方法GB2423.2-89 (IEC68-2-2） 
电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca：恒定湿热试验方法GB/T2423.3-93(IEC68-2-3） 
电工电子产品基本环境试验规程 试验Da：交变湿热试验方法GB/T423.4-93(IEC68-2-30） 
GJB150.3(ML-STD0-810D）高温试验方法 
GJB150.4(MIL-STD-810D）低温试验方法 
GJB150.9-1986《军用设备环境试验方法：湿热试验》 
GJB4.6-1983《船舶电子设备环境试验交变湿热试验》 
GJB367.2-1987《军用通信设备通用技术条件环境试验方法》411湿热试验 
GJB4.5-1983《船舶电子设备环境试验恒定湿热试验》 
GB10592-93《高、低温试验箱技术条件》 
GB10586-93《湿热试验箱技术条件》 
GJB360.8-87(MIL-STD-202f）高温寿命试验 
GB/T5170.2-96《温度试验设备》 
GB/T5170.5-96《湿热试验设备》 
YD1268-2003《移动通信手持机锉电池及充电器的安全要求标准高温性能试验、温度循环 试验、热冲击试验》 
UL1642《锂电池标准中环境试验——加热、热循环试验方法及要求》 
UN38.3《锂电池及电池组测试标准规章——温度试验》 
GB/T18287-2000《蜂窝电话用锂离子电池总规范高温、低温、恒定湿热性能、热冲击试验 》 
GB8897.4-2002《原电池第4部分：锂电池的安全要求环境试验——热冲击、热滥用试验》 
UL2054-2005《电池标准中环境测试——加热、热循环测试》 
SJ/T 11169-1998《锂电池标准烘箱烘箱温度循环、温度试验》 
GB8897.4-2002《原电池第4部分：锂电池的安全要求环境试验——热冲击、高低试验》 
SJ/T11170-1998《家用及商用电池标准环境试验中的加热、温度循环试验》 
YD1268.2-2003《移动通信手持机铿电池充电器的安全要求标准湿热试验》 
QC/T743《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池标准加热试验》 
QC/T744《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池标准加热试验》
常见故障维修方法
1.在高温试验中，如温度变化达不到试验温度值时，可以检查电器系统，逐一排除故障。如恒温恒湿试验箱温度升得很慢，就要查看风循环系统，看一下风循环的调节挡板是否开启正常，反之，就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升，过温保护，那么，控制器出故障，须更换控制仪表。
2.当恒温恒湿试验箱低温达不到试验的指标，那你就要观察温度的变化，是温度降的很慢，还是温度到一定值后温度有回升的趋势，前者就要检查一下，做低温试验前是否将工作室烘干，使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验，工作室内的试验样品是否放置的过多，使工作室内的风不能充分循环，在排除上述原因后，就要考虑是否是制冷系统中的故障了，这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是恒温恒湿试验箱设备的使用环境不好所致，设备放置的环境温度，放置的位置（箱体后与墙的距离）要满足要求（在设备操作使用说明中都有规定）。　 
3.恒温恒湿试验箱在做湿热试验中，出现实际湿度会达到100%或者实际湿度与目标湿度相差很大，数值低得很多，前者的现象：可能是湿球传感器上的纱布干燥引起，那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水，水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的，查水位控制器供水系统是否供水正常，水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长，或供水水质纯净度的原因，会使纱布变硬，使纱布无法吸收水份而干燥，只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是恒温恒湿试验箱的加湿系统不工作，查看加湿系统的供水系统，供水系统内是否有一定的水量，控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常，加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常，那就要检查电器控制系统，这要请专业维修人员进行检修。
4.恒温恒湿试验箱设备在试验运行过程中突然出现故障时，控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障，即可请专业人员快速排除故障，以确保试验的正常进行。其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象，那就要具体现象，具体分析和排除。[5]