标题：金属探测机
手持式金属探测机
  TD-140金属探测机一旦金属杂质进入磁场区域，磁场受到干扰，这种平衡就被打破，两个接收线圈的感应电压就无法抵消，未被抵消的感应电压经由控制系统放大处理，并产生报警信号（检测到金属杂质）。系统可以利用该报警信号驱动自动剔除装置等，从而把金属杂质排除生产线以外。以被检测物品输送方式来划分，通常将金属探测机分为：通道式、落体式和管道式。
通道式金属探测机
目前市场上最常见的[1]金属检出设备为通道式金属探测机，检测器的通道呈方形，一般都配以输送带机构，带有自动剔除装置，或者提供报警信号。输送带上的物品经过检测器时，一旦有金属其就自动剔除或停止输送。主要针对成品和半成品的在线检测，提供出货前的最终检查。
比如：袋装物料、盒装产品等。
落体式金属探测机金属探测器(4张)
落体式金属探测机一般都带有自动剔除装置，所以习惯称呼落体式金属探测机，或者金属探测机。
金属探测机对产品的包装要求是不能含有金属、但是考虑到密封性、避光性等较高的要求，必须采用金属复合膜进行包装。金属复合膜其本身就是金属，所以用通道式金属探测机的话，检测灵敏度就会有大的偏差，甚至无法检测。鉴于上述原因，可以选择在包装前进行检测。落体式金属探测机就是针对上述情况而被开发出来的，主要用于如药片、胶囊及颗粒状（塑料粒子等）、粉末状物品的检测。当这些物品下落通过落体式金属探测机时，一旦检测到金属杂质，系统即刻启动分离机构排除可疑物品。具有安装简单、灵敏度高、维修方便，效率高、稳定可靠等特点。
管道式金属探测机
一般的金属探测机都无法完整监控流体产品的整个生产过程，比如火腿肠的肉酱、口香糖胶、口服液等，实时在线剔除金属杂质，确保产品安全输送到下道工序。一般情况下这些产品的都是以金属封装的，变成成品以后一般都无法用金属探测机来检测。另外，液态或粘稠状物品在罐装或封装前检测，可以有效提高检测精度。
无论是食品、医药和橡胶工业，还是纺织、造纸、矿石和回收工业，我们都可以提供满足其要求的金属探测机或分离器。除上述的通道式、落体式和管道式三种主意形式以外，还有适合风送真空输送的管道式、平板式等。
平板式金属探测机：
通常用于检测厚度比较薄，但是宽度和长度比较大的产品，比如纺织布、挤出的片材。其首要目的是保护下游设备，比如切割刀具、压延系统等；同时，提高产品品质。
金属探测机和分离器通常不受安装方向的影响，可以水平、垂直和斜置安装，几乎可以安装到生产过程的任何一个位置。
金属探测机特性和概念：
金属探测机的精确性和可靠性取决于电磁发射器频率的稳定性，一般使用从80 to 800 kHz的工作频率。工作频率越低，对铁的检测性能越好；工作频率越高，对高碳钢的检测性能越好。检测器的灵敏度随着检测范围的增大而降低，感应信号大小取决于金属粒子尺寸和导电性能。
由于电流的脉动和电流滤波的原因，金属探测机对检测物品的输送速度有一定的限制。如果输送速度超过合理范围，检测器的灵敏度就会下降。
为了确保灵敏度不下降，必须选择合适的金属探测机以适应相应的被检测产品。一般来说，检测范围尽可能控制在最小值，对于高频感应性好的产品，检测器通道大小应匹配于产品尺寸。检测灵敏度的调整要参考检测线圈的中心来确定，中心位置的感应最低。产品的检测值会随生产条件的变化而变化，比如温度、产品尺寸、湿度等的变化，可通过控制功能作调整补偿
球状物有重复性，最小的表面积，对金属探测机而言也最难检测。因此，球状物可作为检测灵敏度的参考样本。对于非球状的金属，检测灵敏度很大程度上取决于金属的位置，不同的位置有不同的横断面积，检测效果也就不同。比如，纵向通过时，铁比较灵敏；而高碳钢和非铁就不太灵敏。横向通过时，铁不太灵敏，高碳钢和非铁则比较灵敏。
在食品工业中，系统通常使用较高的工作频率。对于如奶酪食品，由于其内在的高频感应性能好，会成比例地增加高频信号的响应。潮湿的脂肪或盐份物质，例如面包类、奶酪、香肠等的导电性能与金属相同，在这种情况下，为了防止系统给出错误信号，必须调整补偿信号，降低感应灵敏度。
金属探测机功能来划分：1）全金属探测机：可以检测到铁、不锈钢、铜、铝等所有金属。检测精度和灵敏度都比较高，稳定可靠。2）铁金属探测机：只能检测到铁质金属，俗称检针机。检测精度和灵敏度较低，容易干扰。3）铝箔金属探测机：也仅能检测到铁质金属，但是检测带铝箔包装的产品时，其检测精度和灵敏度仍然较高。
目前中国市场的金属探测机主要以进口产品为主，近几年国产产品技术也在不断完善，其中东莞市诺鼎电子科技有限公司生产的金属探测机均采用国外自动滤波技术，水平已接近进口设备。
金属探测机参数
产品型号
诺鼎金属探测器性能特点
ND-500QD
最先进的DSP处理芯片，超高灵敏度；
智能液晶显示功能，智能操作系统，功能更强大；
较强的稳定性，超强的抗干扰能力和适应能力；
符合HACCP体系，QS体系和ISO体系相关技术指标；
双路信号探测电路合并技术，准确探测铁与非铁金属杂质；
双路信号显示功能；会根据金属大小显示不同的感应强度；
输送带及托板采用符合美国“FDA”标准的白色无毒材料；
IP65的防水等级，适应于潮湿、高温及低温工作环境；
采用无极调速马达，输送带速度随意调；
简便的可拆卸式机架，方便清洗；
可先剔除装置，方便快捷；
全不锈钢材质，美观大方；
金属探测器技术参数：
探测方式：电感应
报警方式：声光报警
额定功率120W
重量约200kg
输送带速度：定速或变速
感应度调节铁金属和非铁金属独立调节（1-63）
使用电源：120V / 1 Ph / 60 Hz.
探测灵敏度：Feφ3.0mm SUS φ4.5mm Non-Fe φ3.0mm
探测口径：508mm（宽）X 406mm（高）
马达：有开/关的按钮
外型尺寸：2440mm(L)×850mm(W) ×800mm(H)
注：因为客户产品大小，种类，性质，要求不同，我公司为满足不同厂商需求，现推出为客户量身订做个性机器服务。
ND-500QS
1．采用双路信号检测电路合并技术，具有高灵敏度与高抗干扰能力。
2．具有双路信号显示功能。当有金属物通过时，金属探测器信号电平指示灯会根据金属的大小显示不同的感应强度。
3．信号处理由数字电路完成，调整简单，稳定可靠。
4．具有产品效应调节功能，如湿润的产品、含糖的产品、含盐份的食品，都会对金属检测仪产生类似金属的信号，这种效应会影响检测效果，由此功能来削减产品效应，达到较好的检测效果。
5．具有防漏检功能。当有多个金属信号通过时，金属探测器会自动检测信号次数，执行机构在动作时不会产生遗漏。
6．当没有检测物体通过时，仪器处于睡眠工作状态，只有物体通过，检测才有效。
7．可与流水生产线连接配套使用，实行流水线自动检测。
8．金属探测器采用声光报警，同时自动排除或停机，操作使用极为方便
可靠
9．双重线性LED指示灯，分别指示铁和非铁的实时感应度。不锈钢探头和机架（可选），清洁、美观。
金属检测仪适用范围（对含有水分，盐分，糖分的产品有特效） ：
1专门用于肉类、菌类、糖果、饮料、粮食、果蔬、乳制品、水产品、保健品、添加剂和调味品等食品中的铁金属以及非铁金属杂质的检测。
2用于化工原料、橡胶、塑胶、纺织品、皮革、化纤、玩具中的金属杂质检测
3用于医药、保健品、生物制品、化妆品、礼品、包装、纸品中的金属杂质检测
ND-500QZ
产品特点：
1、采用最新一代的数字信号处理(DSP)技术和智能算法，提高了检测精度和稳定度；也是国内唯一一款采用DSP技术的数字金属探测器。
2、采用德国自动滤波技术（相位调节技术），能够有效抑制产品效应；能够检测产品效应比较大的产品，如：冷冻食品、肉类、大米、腌制品，鱼浆等；
3、具有智能设置，设备能自动设置适合被检测产品的最佳灵敏度，操作简单方便。
4、记忆功能功能：将最佳灵敏度保存下来，下次测试可直接检测，可存储50多种产品的检测参数；
5、LCD液晶屏显示，中英文菜单画面，轻松实现人机对话操作；
6、可检测铁、不锈钢、铜、铝及铅等多种金属材质
7、灵活的数字式灵敏度控制方式以及多种高级手动设置功能；多种规格可供选择，适应不同的物料检测灵敏度要求；
8、全不锈钢SUS304制造，高等级防护电机供选择；最高的IP69防护等级，适用于特别恶劣的工作环境；
9、简便的可拆卸式机架，方便用户清洗；传送带的特殊设计，避免传送带跑偏，
10、多种排除方式可供选择；精确的剔除控制，确保异物的可靠剔除的最少的物料浪费。