标题：Fiber OneShot PRO
引言
不要让光纤布线问题使您的网络崩溃
光纤正在逐渐地取代铜缆线用于信号传输。当你在解决FTTx、混合光纤同轴网络（HFC）或办公中心之间的光纤链路问题时，或是对区域或农村地区的接入网络进行作业时，Fiber OneShot PRO作为一款快速简便的光纤诊断工具，是您排除电缆故障的第一道屏障。单模光纤具有较高的传输速率，传输距离比多模光纤远50多倍。因此，服务提供商必须保护好这一关键投资。主要客户地区性贝尔运营公司及服务提供商有线电视运营商/MSO
独立的、区域性及农村地区电信公司单模光纤网络技术人员
承包商
网络安装人员
城市区域网络Fiber OneShot PRO的优点只要按一下按钮，即可在五秒钟内完成对光纤链路的分析，无需培训或解读令人迷惑的数据，手持且构造坚固，适合户外环境使用。听听客户们的评价“再也不用在故障地和集线器之间来回奔波了”“将平均作业时间削减了30%之多”“能让我快速了解光纤的情况”“33%的测试都是无光的情况。这款工具非常适合测量这些情况”
  
概述
Fiber OneShot能定位严重的弯曲、高损耗接头及其他光纤问题，非常适合于排除单模光纤网络的故障，诊断网络性能下降问题及分析脱离链接的连接。Fiber OneShot PRO是您的一线响应诊断工具及单模光纤故障排除工具，能在不到五秒内定为长达15英里（23,000米以上）内单模光纤严重的弯曲、高损耗接头、断路及变脏的连接器等问题。
对于目前的光纤网络故障，多数解决方案效率低下，并且花费时间很长，简单地工具如激光（VFL）虽然操作简便，但需要大量地反复工作，过于繁琐。多数VFL的测试距离仅限于2英里或3英里（3,218米或4,828米）。而高端的工具，如光时域反射计（OTDR）适合用作故障排除工具，但其先进的迹线分析与跟踪性能使其特别适合验证与记录电缆的安装质量。现场技术人员真正需要的是一种一线诊断工具，能帮助他们第一次就准确地定位光纤故障。Fiber Oneshot PRO具有简便的单键测试功能，其测试速度和距离使其成为您最佳的一线光纤故障排除工具。
Fiber OneShot PRO既可以单独订购，也可作为光纤综合测试工具包的组件进行订购。有了Fluke Networks 方便地套件，您可以轻松地利用功率计和VFL增加功率测量和链路损耗检查功能：
SimpliFiberRPRO功率计可以测量单模光纤和多模光纤的光纤功率。
SimpliFiberRPRO功率计能保存参考功率水平，允许直接显示光纤损耗。
VisiFaultR可视化故障定位仪（VFL）能定位光纤，检验连续性和极性，并有助于发现单模和多模光纤布线，连接器和接头中的故障。可与2.5mm和1.25mm接头兼容，方便连接。Fiber OneShot PRO的适用场合Fiber OneShot PRO能使企业快速深入地了解运营商网络的单模光纤布线情况，适用于：
排除故障—为光纤客户提供的视频服务是否发生停机？是否需要经验不够丰富的技术人员或不熟悉光纤的技术人员来诊断光纤故障？光纤无光吗？是否由于光纤线路过长，导致网络性能下降？Fiber OneShot PRO能帮助用户定位问题原因，或解决布线问题。无需再盲目地浪费时间操作激光或手电筒，忙碌于光纤通道两端，也不必在办公中集线器或客户现场之间来回奔波。
定位光纤断点或网络布线区潜在的问题区域—严重的弯曲、高损耗接头、连接器变脏都会减弱网络性能，甚至引发网络故障。Fiber OneShot PRO能根据默认设置或用户定义的设置定位高损耗事件，保证您向客户提供最佳的网络性能。
能定位误码率的潜在根源—光纤端面污染引起的反射，或连接不良导致的误码。Fiber OneShot PRO可快速、轻松地找到这些问题区域。
分析信道—通过验证信道内所有的链路及接头，快速确认连通性。
远距离—Fiber OneShot PRO非常适合于距离达75,459英尺（23,000米）的大型服务提供商网络、MSO、城市、农村地区、地区运营商及校园环境的应用。
兼容所有的PON波长—Fiber OneShot PRO可以排除任何标准PON波长的故障：1310nm、1490nm、1550m和1625nm。
产品指标
电池工作温度：0℃~50℃
非工作温度：-20℃~60℃
工作相对湿度（无冷凝）：95%（10℃~35℃） 75%（35℃~40℃） 不受控制<10℃
震动：随机，5Hz~500Hz，MIL-PRF-28800F 2类
冲击：1米跌落测试
海拔：9,842英尺/3,000米
EMC：EN61326-1:2004
电池类型：2节AA碱性电池（不带电池充电器）
电池使用寿命：超过1,500次测试（典型）
激光安全：CDRH 1类  符合EN 60825-2标准
LCD类型：背光黑白显示器（段码式）
折射指数范围：1.45-1.5（出厂默认值为1.468）
自动关闭如果没有按下按键，5分钟将自动关闭。首先关闭背光。
工厂校准间隔：无
输出波长：25℃时：1550nm±20nm
激光类别：CDRH 1类，符合EN 60825-2
最大检测距离：75,459英尺或23,000米
事件最大显示数量：9
距离精度：反射事件1：±（1m+0.1% x光纤长度）  非反射事件2：±（3m+0.1%光纤长度）
测试速度：典型测试时间：5秒
连接器：可拆卸/可清洁的SC适配器、UPC抛光
所测光纤类型：9/125"μ" m单模
检测反射事件3：-45dB默认阈值（用户可选范围：-24dB至-62dB,以1dB为增量）
可测最大反射：-24dB
检测损耗事件4 :1.5dB默认阈值（用户可配置范围：0.5dB至6.1dB(以0.1dB为增量进行设置)
测试端口的质量：如果无光纤连接，或连接器变脏，则故障排除工具会显示0m或0 ft。
活动光纤检测：检测1250nm至1625nm的光纤信号  如有信号则显示ACTIVE LINE（有信号） 。
首次检测后，每3秒搜索一次信号。最大输入功率为+7dB。
认证及合规性：符合相关的欧盟标准
符合相关的澳大利亚标准
通过加拿大标准协会CSA C22.2 No.61010.1.04的认证
符合FCC规则A部分A类要求
1. ± 用户设置的折射指数 (IOR) 误差 ± 事件定位误差。
2. ± 用户设置的折射指数 (IOR) 误差 ± 事件定位误差。
3. 检测反射值大于 -62 dB 的事件位置。测试端口反射值 <35 dB 时，检测端口连接器后侧 >2m 的事件。事件反射值 <35 dB 时，检测事件后侧 >3m
的事件。
4. 在测试端口反射值 <-35 dB 且任何预先事件的反射值 <-35 dB 时，检测测试端口后侧 >10 m 的事件。事件前的最大链路损耗 <7 dB。
附件
FIBR-UPC-CORD-2M： 2米UPC-UPC跳线
FIBR-AC-UAPC：1米UPC-APC跳线
NFK3-LANUNCH：发射/接受光纤，9/125μm，SC/UPC至SC/UPC,130m
NFK3-LAUNCH-ST:发射/接受光纤，9/125μm，SC/UPC至ST/UPC，130m
NFK3-LAUNCH-LC:发射/接受光纤，9/125μm，SC/UPC至LC/UPC,130m
NFK3-LAUNCH-FC:发射/接收光纤，9/125μm，SC/UPC至FC/UPC，130m
  
配件信息
FIBR-1-SHOTPRO：仅限Fiber OneShot PRO—包含仪表、SC适配器，以及CD上的22种语言的快速参考指南、手册和电池
FIBR-1-KITPRO：Fiber OneShot PRO-SC-Kit—包含仪表、SC适配器、UPC-UPC 2米跳线、皮套、软包，以及CD上的22种语言的快速参考指南、手册和电池
FIBR-1-KITPRO-VF带VisiFault的Fiber OneShot PRO-SC-Kit—包含仪表、SC适配器、UPC-UPC 2米跳线、皮套、软包，以及CD上的22种语言的快速参考指南、手册和电池，外加带2.5mm通用适配器的VisiFault 可视化故障定位仪
FIBR-1-KITPRO-PM：带SimpliFiber Pro的Fiber OneShot PRO-SC-Kit—包含仪表、SC适配器、UPC-UPC 2米跳线、皮套、软包，以及CD上的22种语言的快速参考指南、手册和电池，外加SimpliFiber Pro光纤功率计与SC适配器
FIBR-1-KITPRO-VFPM：带VisiFault和SimpliFiber Pro的Fiber OneShot PRO-SC-Kit—包含仪表、SC适配器、UPC-UPC 2米跳线、皮套、软包，以及CD上的22种语言的快速参考指南、手册和电池，外加带2.5mm通用适配器的VisiFault可视化故障定位仪和SimpliFiber Pro光纤功率计与SC适配器
FQM-KIT：Fiber QuickMap 工具包，包含：Fiber QuickMap、SC/SC与SC/LC（50μm和62.5μm）混合测试基准跳线以及便携软包