标题：变频直流高压发生器
仪器简介
变频直流高压发生器又称为直流高压发生器、高压直流发生器、直流发生器、高压发生器、直高发、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器、中频直流高压发生器。 　
扬州拓普电气科技有限公司专业生产的变频直流高压发生器采用中高频整流滤波技术，解决了普通中低频高压发生装置波纹系数较大，波形不平稳的缺点。该系列产品符合国家新颁布电力行业标准ZBF24003-90《直流高压发生器通用技术条件 DL/T 848.1—2004》的要求，广泛用于电气设备直流耐压试验和泄漏电流试验，并且特别设置了测试氧化锌避雷器1mA下的电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流功能。 最新研究、设计、制造的新科技产品，适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验，是新世纪最理想的换代产品。 
新一代变频直流高压发生器采用高频倍压电路，率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术，闭环调整，采用了电压大反馈，使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术，并根据电磁兼容性理论，采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式，并能承受额定电压放电而不损环。 
变频直流高压发生器的仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件，使仪器更可靠、更稳定，倍压筒体用德国技术研制生产，高频变压器经有关专家特殊设计、体积小，容量大，过载能力强，便于现场作业试验。展望未来，扬州拓普电气科技有限公司将继续积极开拓市场。以质量和信誉为生命，不断提高科技水平，研制出尖端的优质产品，以满足用户的需要，努力开拓，再铸新世纪的辉煌。
仪器特点
1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全，便于野外使用，是新世纪最理想的可靠产品。 [1]
2、采用最先进技术、工艺制造，率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制，采用大功率IGBT器件，利用高频技术提高频率，频率高达100kHz，从而使输出高压稳定度更高，波纹系数更小。 
3、按免维修设计，主要部件均选用美、德、日等国进口先进技术的元器件，经久耐用，不怕连续对地直接短路放电。 
4、精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示，电压分辨率为0.1kV，电流分辨率为0.1uA，控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值，使用时无需外加分压器，接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流，高压端采用圆形屏蔽数字表显示，不怕放电冲击，抗干扰性能好，适合现场使用。 
5、电压调节稳定度高，全量程平滑调压，输出电压调节采用进口单个多圈电位器， 
升压过程平稳，调节精度高，并设计有粗调和细调功能。电压调节精度优于0.1%，电压、电流测量误差小于1.0%，脉动因数优于0.5%。 
6、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强，保护完善可靠，使操作安全，各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。 
7、增设了高精度75%VDC-1mA的功能，做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键，在做避雷器试验时，当电流升到1000uA时、就打开0.75的按钮，这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据，做完后应立即将升压的旋钮回到零位上，同时将细调电压旋钮回到零位上，并应立即按绿色按钮，切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。 
8、方便的过电压整定设置功能，采用了数字拨盘开关，能将整定电压值直观显示，使你操作更随意，显示数值单位为kV。 
9、倍压筒可分节结构，现场使用，灵活方便，一机多用，经济实惠。 
10、底部设有三只内藏式支撑脚，增加了倍压筒的稳定性。
使用注意事项
1、使用直流高压发生器的工作人员，必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。 
2、使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定，并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时，应先将两个电源断开点明显断开。 
3、试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回路接地线应按本说明书所示，一点接地。 
4、对大电容试品的放电应用F专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品，应先将放电棒逐渐接近试品，到一定距离空气间隙开始游离放电，有嘶嘶声，当无声音时可用放电棒放电，最后直接接上地线放电。 
5、直流高压200KV及以上时，尽管试验人员穿绝缘鞋，且处在安全距离以处区域，但由于高压直流离子空间电场分布扩印影响，会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等，否则会有轻微电击现象，此现象在干燥地区和冬季较为明显，但由于能量较小，一般不会对人体造成伤害。 
6、系列直流高压发生器控制箱电源为交流AC220V±10%，50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源，则必须人为将电源有一点与大地联接。
技术引用标准
GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求 
DL 474.2-92 现场绝缘实验实施导则 直流高电压试验 
IEC 60-1： 1994 高电压试验技术 第二部分：测量系统 
IEC 60-1： 1989 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求 
GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术 第二部分：测量系统 
ZBF 24002 现场直流和交流耐压试验电压测量装置的使用导则
故障检查与处理
1． 电源开关打开时，控制箱上的数显表不亮请检查电源连线及所有保险管，保险管若有损坏时，请按保险管座旁标注的安培数更换新保险管。 
2． 若打开电源开关，数显表亮，高压显示绿灯不亮，加不上高压。 
⑴ 故障显示“回零”灯亮 
没有回零位，请将逆时针旋转高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至“回零”灯灭，即可加高压。 
⑵ 故障显示“其它”灯亮有两种现象：接地保护；断线保护。 
a． 可能接地线未接好，或地线不可靠接地。请接好可靠的接地线，关闭电源，重新启动。 
b． 可能为连接控制箱与高压塔的电缆未接好，接好电缆请关闭电源，重新启动。或电缆线两端焊头脱焊时会出现此故 障，请焊好电缆两端的焊头，关闭电源，重新启动。 
c． 可能控制箱内某一线头脱焊断开，请重新焊接好，关闭电源，重新启动。 
3．一切正常，但在未升到额定输出电压的过程中保护。 
⑴ 故障显示“过流”灯亮 
a． 试品短路，或泄漏电流过大。 
b． 大电容负载时，升压过快，关闭电源，重新启动，减慢升压速度。 
⑵ 故障显示“过压”灯亮 
过压保护整定旋钮未置于最大处，请顺时针旋转到最大处，关闭电源，重新启动。 
4． 试品高压下发生短路时，由于短路电流大，有可能把所有的故障显示灯均点亮，这属正常，请排除试品故障后重新启动。 
5． 试品故障排除后，故障显示灯依然亮，加不上高压。电源开关兼故障保护重置开关，请关闭电源，重新启动，即可升压。 
6． 如发现电压表数字波动过大时，请检查连接电缆线两头航空插头7脚屏蔽结头是否脱焊断开，如断开请焊接好。
仪器的维护保养
1.半年更换一次液压油并清洗油箱，用油必须采用推荐的型号； 2.气炎热时经常检察（当油温≥45度）冷却装置是否自动启动。（冷却水温必须低于30度） 
3.在清洗油箱的同时清洗空气滤清器； 
4.经常检查直流高压发生器的滤油器信号灯，信号灯一亮（同时蜂鸣器会响），立即清洗油过滤器； 
5.按规定需要给设备机械传动部分各润滑点注油； 
6.经常观察液体状况，液位接近下限时请及时往油箱里补充推荐使用的液压油； 
7.经常检查各处防尘装置，发现破损或连接松动，应及时处理，以防沙尘混入，损坏设备。
仪器使用前准备
⑴ 直流发生器在使用前应检查其完好性,联接电缆线不应有断路和短路，设备无破裂等损坏。
⑵将机箱、倍压筒放置到合适的安全的位置，分别联接好电源线、电缆线和接地线。保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)并确保接地良好。严禁各接地线相互串联使用，以免击穿时地电位抬高形成反击，损坏仪器。
⑶ 检查电源开关是否在关断的位置上，并检查调压电位器应在零位上,过电压保护整定拨盘开关设置在适当的位置上，一般为1.10～1.20倍测试电压值。
◆空载升压验证过电压保护整定值
⑴ 请认准电源是单相交流220V，50Hz.接通电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。
⑵ 按红色按钮，则红灯亮，表示高压接通。
⑶ 顺时针方向平缓调节调压电位器，输出端即从零开始升压。电压表显示为负载试品上的电压（KV）值，电流表则显示试品上流过的电流与所有泄漏电流之和，电流以微安（uA）为单位。升到所需的电压后，按规定时间记录电流表读数，并检查控制箱及输出电缆有无异常现象及声响。
⑷ 降压，将调压电位器回零后，随后按绿色按钮，切断高压并关闭电源开关。