标题：电压表
概述
电压表是测量电压的一种仪器，常用电压表——伏特表符号：V，在灵敏电流计里面有一个永磁体，在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈，线圈放置在永磁体的磁场中，并通过传动装置与表的指针相连。大部分电压表都分为两个量程。（0—3V）（0—15V），电压表有三个接线柱，一个负接线柱，两个正接线柱，电压表的正极与电路的正极连接，负极与电路的负极连接。
原理
电压表和电流表都是根据一个原理就是电流的磁效应制作的电流越大  电压表原理，所产生的磁力越大，表现出的就是电压表上的指针的摆幅越大，电压表内有一个磁铁和一个导线线圈，通过电流后，会使线圈产生磁场，线圈通电后在磁铁的作用下会旋转，这就是电流表、电压表的表头部分。
由于电压表要与被测电阻并联，所以如果直接用灵敏电流计当电压表用，表中的电流过大，会烧坏电表，这时需要在电压表的内部电路中串联一个很大的电阻，这样改造后，当电压表再并联在电路中时，由于电阻的作用，加在电表两端的电压绝大部分都被这个串联的电阻分担了，所以通过电表的电流实际上很小，所以就可以正常使用了。
直流电压表的符号要在V下加一个“_”，交流电压表的符号要再V下加一个波浪线“~”。[1]
技术参数
频响范围10Hz—10MHz 基本精度±2%
输入电阻，电容，过载电压1mV—300mV:≥8MΩ≤40pF≤100V300mV—300V≥8MΩ≤20pF≤600V
直流输出电压-1V(逢10量程)
一般技术指标
工作温度,湿度0℃—40℃≤90%RH
电源要求198V—242VAC475Hz—52.5Hz
功耗≤6VA
尺寸(W×H×D)240mm×140mm×280mm
重量约2.5kg[1]
结构
  电压表结构电压表是个大的电阻器，理想的认为是断路。在并联电路中并联了电压表(跟别的用电器并联)和用电器，如果在干路中没有其他的用电器，可以认为测量电源电压(因为并联电路上的用电器全部享用了电源的电压)；如果干路中还连接其他的用电器，那这个用电器就分享了部分电源电压，那电压表测的只能是部分电压(连接在哪个用电器就是哪个用电器的电压)。
要知道在电压表内，有一个磁铁和一个导线线圈，通过电流后，会使线圈产生磁场，这样线圈通电后在磁铁的作用下会旋转，这就是电流表、电压表的表头部分。
这个表头所能通过的电流很小，两端所能承受的电压也很小（肯定远小于1V，可能只有零点零几伏甚至更小），为了能测量实际电路中的电压，需要给这个电压表串联一个比较大的电阻，做成电压表。这样，即使两端加上比较大的电压，可是大部分电压都作用在加的那个大电阻上了，表头上的电压就会很小了。电压表是一种内部电阻很大的仪器，一般应该大于几千欧。表头是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。表内部有一永磁体，在极间产生磁场，在磁场中有一个线圈，线圈两端各有一个游丝弹簧，弹簧各连接表的一个接线柱，在弹簧与线圈间由一个转轴连接，在转轴相对于电流表的前端，有一个指针。当有电流通过时，电流沿弹簧、转轴通过磁场，电流切磁感线，所以受磁场力的作用，使线圈发生偏转，带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大，所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。[1]
分类
  直流电压表用于测量直流电压、交流电压的机械式指示电表。分为直流电压表和交流电压表。
[1]直流电压表主要采用磁电系电表和静电系电表的测量机构。磁电系电压表由小量程的磁电系电流表与串联电阻器(又称分压器)组成，最低量程为十几毫伏。为了扩大电压表量程，可以增大分压器的电阻值。例如用50微安的电流表形成250伏的电压表时，要使分压器与测量机构的总电阻值为250/[50×10^(-6)]=5×10^6欧=5兆欧，这相当于电压表的内阻为20千欧/伏。为了避免电压表的接入过多影响原工作状态，要求电压表有较高的内阻。用几个电阻组成的分压器和测量机构串联，可形成多量程电压表。静电系电压表的最低量程为几十伏，扩大量程是靠改变电表内部结构和极间距离来达到。此外，电磁系电表的测量机构在理论上也可用于测量直流电压。
[1]交流电压表主要采用整流式电表、电磁系电表、电动系电表和静电系电表的测量机构。除静电系电压表外，其他系电压表都是用小量程电流表与分压器串联而成。也可用几个电阻组成的分压器与测量机构串联而形成多量程电压表。这些系的交流电压表难于制成低量程的，最低量程在几伏到几十伏之间，而最高量程则约为1～2千伏。静电系电压表的最低量程约为30伏，而最高量程则可达很高。电力系统中用的高压电压表是由电压额定量程为 100伏的电磁系电压表，结合适当电压变比的电压互感器组成。由于受测量机构线圈电感的限制，电磁系电压表、电动系电压表的使用频率范围较窄，上限频率低于1～2千赫。电动系略优于电磁系。静电系和热电系电压表的使用频率范围都较宽。整流式电压表的上限使用频率约几千赫，但要注意，仅当交流电压为正弦波形时，整流式电表读数才是正确的。各系电压表的各系电压表的量程，使用频率范围、内阻以及能达到的最高准确级见表。
[1]数显电压表数显电压表[2]是用模/数转换器将测量电压值转换成数字形式并以数字形式表示的仪表适合环境温度0～50℃湿度85%以下使用，在因磁场或高频仪器，高压火花，闪电等原因引起电压异常时，在外部请使用电源线滤波器或非线性电阻等干扰吸收电路。 
测量范围　
1、交流电压测量范围：直接输入：AC 500V、199.9V、19.99V、1.999V，使用电压互感器输入：X/100V（可根据用户要求定制） 　
2、交流电流测量范围：直接输入：5A（1.999A、199.9mA，可根据要求定制）使用电流互感器输入：（X∶5A） 10A、15A、20A、50A、100A、150A、200A、500A、1000A、1500A、2000A 　
3、直流电压测量范围：直接输入：DC 600V、199.9V、19.99V、1.999V，（可根据用户要求定制） 　
4、直流电流测量范围 使用分流器输入：（X∶75mV）； 　
5、0A、10A、15A、20A、50A、100A、150A、200A、500A、1000A、1500A、2000A 　直接输入：5A（1.999A、199.9mA，可根据用户要求定制）
选择使用
电流表和电压表的测量机构基本相同，但在测量线路中的连接有所不同。因此，在选择和使用电流表和电压表时应注意以下七点。
1、 类型的选择。当被测量是直流时，应选直流表，即磁电系测量机构的仪表。当被测量是交流时，应注意其波形与频率。若为正弦波，只需测出有效值即可换算为其他值（如最大值、平均值等），采用任意一种交流表即可；若为非正弦波，则应区分需测量的是什么值，有效值可选用磁系或铁磁电动系测量机构的仪表，平均值则选用整流系测量机构的仪表。电动系测量机构的仪表常用于交流电流和电压的精密测量。
2、 准确度的选择。因仪表的准确度越高，价格越贵，维修也较困难。而且，若其他条件配合不当，再高准确度等级的仪表，也未必能得到准确的测量结果。因此，在选用准确准确度较低的仪表可满足测量要求的情况下，就不要选用高准确度的仪表。通常0.1级和0.2级仪表作为标准表选用；0.5级和1.0级仪表作为实验室测量使用；1.5级以下的仪表一般作为工程测量选用。
3、 量程的选择。要充分发挥仪表准确度的作用，还必须根据被测量的大小，合理选用仪表量限，如选择不当，其测量误差将会很大。一般使仪表对被测量的指示大于仪表最大量程的1/2~2/3以上，而不能超过其最大量程。
4、 内阻的选择。选择仪表时，还应根据被测阻抗的大小来选择仪表的内阻，否则会带来较大的测量误差。因内阻的大小反映仪表本身功率的消耗，所以，测量电流时，应选用内阻尽可能小的电流表；测量电压时，应选用内阻尽可能大的电压表。
5、外形及开孔尺寸外形代号： 仪表外形 面框尺寸 屏装配合尺寸 开孔尺寸 最小安装距离 安装总长 建议线径尺寸(mm2)1 16槽形 160 x 80 150 x 70 151 x 71 175 95 80 2.5
2 42方形 120 x 120 106 x 106 108 x 108 120 120 75 2.5
3 6方形 80 x 80 75 x 75 76 x 76 85 85 75 2.5
4 46槽形 120 x 60 115 x 55 116 x 56 135 75 80 2.5
5 5槽形 96 x 48 91 x 43 92 x 44 100 50 80 1.5
6 9方形 96 x 96 86 x 86 88 x 88 96 96 75 
A A方形 72 x 72 66 x 66 67 x 67 80 80 75 1.5
D 微方形 48 x 48 42.5 x 42.5 45 x 45 60 60 80 1.5
例如：6C2A代表6 方形，C即直流，L是交流，2是设计序号，A代表电流表，V电压表，后面会附带量程信息。
6、 正确接线。测量电流时，电流表应与被测电路串联；测量电压时，电压表应与被测电路并联。测量直流电流和电压时，必须注意仪表的极性，应使仪表的极性与被测量的极性一致。
7、 高电压、大电流的测量。测量高电压或大电流时，必须采用电压互感器或电流互感器。电压表和电流表的量程应与互感器二次的额定值相符。一般电压为100V，电流为5A。
8、 量程的扩大。当电路中的被测量超过仪表的量程时，可采用外附分流器或分压器，但应注意其准确度等级应与仪表的准确度等级相符。[1]
操作规程
工作前
1、闭合总电源和设备电源。[3]
2、检查确认各开关动作灵敏。
3、查看电压表指针是否归零，若未归零，则使用调零旋钮将其归零。
工作中
1、 在断电状态下，将YD插头正确接入，线夹红色为正极，黑色为负极。旋转面板各旋钮至“0”位后，才能送电。
2、将被测仪表核对无误后，插入相应的测试口。
3、 断电状态下调整仪表至机械“0”位。
4、在“0”位与满度值之间至少校验五点示值，且往返三个量程，其误差均应小于标称误差，且示针无卡、涩、损等现象。
5、断电状态，按照仪表要求接通照明灯，“启、停”三次电源，确认照明灯是否正常。
6、所有输出插座联接时，均应断电操作，接好后方能闭合对应的电源开关。凡保护装置动作，未经查明原因不准重新启动。
工作后
1、将设备各部恢复至规定位置，切断设备电源和控制箱电源。
2、检查和清理工作场地，不准有安全隐患。
注意事项
使用电压表时应注意以下几点
1．测电压时，必须把电压表并联在被测电路的两端
2．“+”“-”接线柱不能接反
3．正确选择量程。被测电压不要超过电压表的量程使用时接一正一负，并联在电路中。
4.在并联中，注意不与其他用电器串联。
[1]