标题：陶瓷纤维马弗炉
陶瓷纤维马弗炉原理
陶瓷纤维马弗炉彻底改变了国产马弗炉笨重，电炉丝易损坏，升温 速度慢等缺点，其性能达到进口同类产品水平。
陶瓷纤维马弗炉炉体采用美国陶瓷纤维材料，此材料具有保温性能好（升到1000℃炉体表面温度只有60℃,国家标准是100℃）左右，重量轻的特点。陶瓷纤维马弗炉加热丝采用全球最顶级的合金材料。陶瓷纤维马弗炉加热温度均匀、升温速度快，升到1000℃只要12分钟（化学行业非常适用），传统马弗炉需要80分钟左右，节能性能好，BA-3-10B陶瓷纤维马弗炉是普通马弗炉能耗的40%左右，不掉粉尘、不掉渣不会影响做试验的效果。
陶瓷纤维马弗炉的特点应用：
（1）热加工、水泥、建材行业：进行小型工件的热加工或处理，例如加热小型精密陶瓷，新材料开发等； 
（2）医药行业：用于药品的检验、医学样品的预处理等。 
（3）分析化学行业：作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。 
（4）煤质分析：用于测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。 应用范围：
（1）热加工、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。
（2）医药行业：用于药品的检验、医学样品的预处理等。
（3）分析化学行业：作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。
（4）煤质分析：用于测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。
设备特点
升 温 快: 1000C炉型由100C升温至1000C，小于30分钟
1700C炉型由100C升温至1700C，小于90分钟
效率高: 作实验炉用时，可开进出风孔，加烟筒，有利于补进新鲜氧气，加速试验。
重 量 轻: 6升炉型仅重50公斤 9升炉型仅重65公斤 （总体重量）
容量大: 型号齐全6L 9L 20L 30L （炉膛体积） 非标产品可根据用户需求定做。
节能安全: 6升、9升炉型采用16A/220V标准电源. 20、30升炉型采用16A/380V三相电源。
由于采用新型陶瓷纤维炉膛，保温效果好，升温至1000C，并保持1小时后外壳表面不烫手，
避免烫伤。（约45-55C根据使用环境定）
产品特点：
● 炉体、智能控制器分体设计，美观、大方，炉门采用侧开门设计。
● 采用两侧衬板式加热元件，便于更换炉丝，采用进口超高温发热体，抗氧化性能更加优异，大大增加使用寿命。
● 采用陶瓷纤维绝热，大幅度的提高了升温速度，并减少了热能消耗，与传统的马弗炉相比重量减轻1/2,升温速度提高1倍，大大节约能源，寿命提高3.5倍；保温效果好，炉外表温度低
● 采用进口温控仪表，全新数字显示，数字设定温度，智能控制输出，可减少视读和人为操作误差，大大提高工作效率。
● 设有多种保护装置，提高了安全性及可靠性
● 独立控制系统，方便维修更换
● 炉体上开有排气孔（可根据用户要求增设气体保护进、排气空）
● 可根据用户需要定做其他规格产品.各种非标管式炉、井式炉、箱式炉
备：可根据用户需求定制各种规格异型加热装置，加热炉膛！
温度控制器技术参数
型号TL06/09系列TL20/30系列TL17系列控制方式PID程控PID程控PID程控适用电源AC220VAC3相380VAC3相380V/220V工步数888温度稳定性（满量程）0.2%FS0.3%FS0.5%FS时间设定范围（升温、保温）99h59min/step99h59min999min/step1000C马弗炉技术参数
炉型TL0610TL0910TL2010TL3010使用容积6L9L20L30L温度上升时间100-1000C<30min100-1000C<30min100-1000C<30min100-1000C<40min电源类型AC 220V 10AAC 220V 16AAC 3相380V 16AAC 3相380V 16A功率（KW）2367.5发热体类型电阻丝电阻丝电阻丝电阻丝传感器类型KKKK炉膛尺寸W×D×H200×250×120mm200×300×150mm250×400×200mm300×400×250mm炉体尺寸W×D×H540×550×415mm550×590×445mm660×770×595mm710×770×635mm净重（kg）5065851001200C马弗炉技术参数
炉型TL0612TL0912TL2012TL3012使用容积6L9L20L30L温度上升时间100-1200C<40min100-1200C<40min100-1200C<50min100-1200C<60min电源类型AC220V 10AAC220V 16AAC 3相380V 16AAC 3相380V 16A功率（KW）2367.5发热体类型电阻丝电阻丝电阻丝电阻丝传感器类型SSSS炉膛尺寸W×D×H200×250×120mm200×300×150mm250×400×200mm300×400×250mm炉体尺寸W×D×H540×550×415mm550×590×445mm660×770×595mm710×770×635mm净重（kg）5065851001400C马弗炉技术参数
炉型TL0614TL0914TL2014TL3014使用容积6L9L20L30L温度上升时间100-1400C<50min100-1400C< 50min100-1400C<60min100-1400C<80min电源类型AC220V 10AAC220V 16AAC 3相380V 16AAC 3相380V 16A功率（KW）2367.5发热体类型电阻丝电阻丝电阻丝电阻丝传感器类型SSSS炉膛尺寸W×D×H200×250×120mm200×300×150mm250×400×200mm300×400×250mm炉体尺寸W×D×H600×550×465mm550×640×500mm660×770×595mm710×770×635mm净重（kg）5570851001700C马弗炉技术参数
炉型TL0217TL0417TL0617TL0917使用容积2L4L6L9L温度上升时间100-1700C<90min100-1700C<90min100-1700C<90min100-1700C<90min电源类型AC 220V 15AAC 220V 20AAC 220V 25AAC 3相380V 16A功率（KW）2.43.657.5发热体类型硅钼棒硅钼棒硅钼棒硅钼棒传感器类型BBBB炉膛尺寸W×D×H100×180×100mm160×170×150mm160×250×150mm200×300×150mm炉体尺寸W×D×H510×600×550m570×575×605mm570×645×625mm635×715×685mm净重（kg）708595115
格莱莫马弗炉技术参数
型号炉膛尺寸（mm）额定功率（KW）额定电压（V）额定温度(℃)升温时间（min）控温精度(℃)SX3-2.5-10200*120*802.5220100015±1SX3-2.5-122.5120020SX3-4-10300*200*1204100015SX3-5-125120020SX3-8-10400*250*1608380100015SX3-10-1210120020
陶瓷纤维马弗炉安装与使用
1、打开包装后，检查陶瓷纤维马弗炉是否完整无损，配件是否齐全。一般的马弗炉不需要特殊安装，只需平放在室内平整的地面或搁架上。控制器应避免震动，放置位置与电炉不宜太近，防止因过热而造成内部元件不能正常工作。
2、有热电偶插入炉膛20-50mm，孔与热电偶之间空隙用石棉绳填塞。连接热电偶至控制最好用补偿导线(或用绝缘钢芯线)，注意正负极，不要接反。
3、在电源线引入处需要另外安装电源开关，以便控制总电源。为了保证安全操作，电炉与控制器必须可靠接地。
4、在使用前，将温度表指示仪调整到零点，在使用补偿导线及冷端补偿器时，应将机械零点调整至冷端补偿器的基准温度点，不使用补偿导线时，则机械零点调至零刻度位，但所指示的温度为测量点和热电偶冷端的温差。
5、经检查接线确认无误后，盖上控制器外壳。将温度指示仪的设定指针调整至所需要的工作温度，然后接通电源。打开电源开关，此时温度指示仪表上的绿灯既亮，继电器开始工作，电炉通电，电流表即有电流显示。随着电炉内部温度的升高，温度指示仪表指针也逐渐上升，此现象表明系统工作正常。电炉的升温、定温分别以温度指示仪的红绿灯指示，绿灯表示升温，红灯表示定温。
陶瓷纤维马弗炉维护注意事项
1、当陶瓷纤维马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时，必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。使用时，炉温最高不得超过额定温度，以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属，茂福炉最好在低于最高温度50℃以下工作，此时炉丝有较长的寿命。
2、马弗炉和控制器必须在相对温度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时，有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面，使之销毁和缩短寿命。因此，加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。
3、马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。
4、根据技术要求，定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好，指示仪指针运动时有无卡住滞留现象，并用电位差计校对仪表因磁钢、退磁、涨丝、弹片的疲劳、平衡破坏等引起的误差增大情况。
5、热电偶不要在高温时骤然拔出，以防外套炸裂。
6、经常保持炉膛清洁，及时清除炉内氧化物之类东西。