标题：体温计
英语释义
thermometer
简介
  体温计体温计又称“医用温度计”。体温计的工作物质是水银。它的液泡容积比上面细管的容积大的多。泡里水银，由于受到体温的影响，产生微小的变化，水银体积的膨胀，使管内水银柱的长度发生明显的变化。人体温度的变化一般在35℃到42℃之间，所以体温计的刻度通常是35℃到42℃，而且每度的范围又分成为10份，因此体温计可精确到1/10度。体温计的下部靠近液泡处的管颈是一个很狭窄的曲颈，在测体温时，液泡内的水银，受热体积膨胀，水银可由颈部分上升到管内某位置，当与体温达到热平衡时，水银柱恒定。当体温计离开人体后，外界气温较低，水银遇冷体积收缩，就在狭窄的曲颈部分断开，使已升入管内的部分水银退不回来，仍保持水银柱在与人体接触时所达到的高度。
目前普通体温计正在逐渐被电子体温计说替代,电子体温计有测温速度快，非接触性等优点，正在逐步走入大众百姓家中。
功能
基础体温计是用来测量人体在早晨刚刚醒来时的基础体温。相较于日常的体温，基础体温较没有受到环境因素的影响，例如运动或是进食。这有利于侦测到体温每日的 细微变化。例如在排卵时或是甲状腺功能有变化时。特点玻璃式发烧温度计标注的刻度最小有 0.2℃；F (0.1℃)，基础温度计却需要至少 0.1℃；F (0.05℃)的精确度。所以玻璃制的基础温度计是与一般的玻璃制发烧用温度计分开贩售的。但所有的电子式温度计都有至少 0.1℃；F (0.05℃)的精确度，所以都可以用来作为基础温度计。有些数位温度计特别标注为‘基础温度计’设计有特别的功能， 例如大型显示幕、额外的记忆功能等，或是会发出声响以引导放置正确的位置
缩口
特别的细管——缩口
体温计用于测量人体温度。读数时，要把它从腋下或口腔中拿出来，这时它下面玻璃泡的温度会降低；为了使他的读数仍能代表体温，必须作特别的设计，这就是玻璃泡和直玻璃管之间很细的细管——缩口。  一只水银温度计的近观照片。测体温时，玻璃泡内的水银随着温度的升高，发生膨胀，通过细管挤到直管；当体温计离开人体时，水银变冷收缩，细管内的水银不能退回玻璃泡内，所以它表示的仍然是人体的温度。
发展
第一个体温计第一个体温计是伽利略在16世纪时发明的。但直到300年后才设计出使用方便、性能可靠的体温计。
水银储存在末端的水银球内。当水银被加热时，它会发生膨胀，沿着非常狭窄的玻璃管上升。所以，体温的小小变化就会导致玻璃管内水银的大幅度上升。量完体温后，得用力甩动体温计，使水银回到水银球内。1714年-1988年1714年，加布里埃尔·华伦海特研制了在水的冰点和人的体温范围内设定刻度的水银体温计。一位荷兰医生用它来给发热病人量体温，但体温计仍然太大了，大多数医生未能很快使用它。
1868年，文德利希这位德国教授出版了《疾病与体温》一书，书中记载了2.5万例病人的体温变化，而他所使用的体温计的大小是奥尔伯特体温计的两倍，每次要花20分钟的时间来记录体温！
后来，奥尔伯特在1867年设计了一个能快速而准确测量体温、长度只有约15厘米的体温计。遗憾的是奥尔伯特的体温计问世太晚，未能给卡尔·文德利希提供帮助。
1980年前后，发明了会说话的体温计。膜状液晶体温计在体温正常时呈现绿色，低烧呈现黄色，高烧呈现红色。
1988年，出现了电子呼吸脉搏体温计，可以进行遥测。
量测位置
口腔  体温计口腔温度的采集是借由病患将温度计正确且安全的放置到口腔的能力。也就是排除了小孩或是无力抵抗咳嗽、虚弱的人或是会呕吐的人。（这在反应快速的电子式温度 计来说比较没有问题，但在水银式温度计中就是一个重要的课题，因为水银式温度计需要长的时间来反应温度）其他应该注意的地方是，当病患在使用口腔式温度计前如果有饮用热饮或是冰饮，那就必须考量其他的温度测量方法。直肠在直肠温度的量测时，特别是由另一人来量测时，应该要使用润滑剂来帮助。虽然直肠温度最为准确，但是要考量这样的行为在某些国家或是文化中是令人难为情的。 另外如果置入温度计的方式不正确则会让病人感到不舒服甚至疼痛。婴儿通常都使用直肠温度量测，然而还是要借由护士来操作比较妥当。耳内或是前额另外有利用红外线量测技术量测耳内鼓膜的耳内温度计以及量测前额的前额温度计。腋下使用前先将体温计的水银汞柱甩到35℃以下。将体温计水银端放在腋下最顶端（即腋窝深处），用上臂将体温计夹紧，以免脱位或掉落；测量5—10分钟；取出体温计，读取温度数据后，用卫生纸擦拭体温计，以便下次或他人使用。
读数方法：一手拿住体温计尾部，即远离水银柱的一端，使眼与体温计保持同一水平，然后慢慢地转动体温计，从正面看到很粗的水银柱时就可读出相应的温度值。读数时注意千万不要用手碰体温计的水银端，这样会影响水银柱而造成测量不准。
注意事项： 
1、腋下如有汗液，需擦干再量。 
2、若测量时间未到，松开腋下，则需重新测量，时间应重新计算。 
3、在测量体温前凡影响实际体温的因素（如饮开水或冷饮等）均应避免，喝热饮、剧烈运动、情绪激动及洗澡需待30分钟后再测量。 
4、玻璃体温计最高温度值是42 ℃，因此在保管或清洁时温度不可超过42 ℃，不可将体温计放入热水中清洗或用于测量水及其他物体的温度。
特别注意事项： 
玻璃体温计易破碎，存在水银（汞）污染的可能
现代体温计
如果体温计的玻璃碎了，体温计里的水银会给人体带来损害，一种新的体温计由塑料制成，可用于婴儿或年幼的儿童。正常的体温是37℃。　测量原理液体的热胀冷缩　体温计的特点（1）能脱离被测物体读数（2）装有的水银多（3）有缩口（4）分度值为0.1℃ (5) 内为细而长的管径　缩口使测量后，水银不能退后玻璃泡，从而可以脱离被测物体读数
选购与使用
几种常用体温计玻璃体温计 
据计量专家介绍，最常见的体温计是玻璃体温计[1]，它可使随体温升高的水银柱保持原有位置，便于使用者随时观测。由于玻璃的结构比较致密，水银的性能非常稳定，所以玻璃体温计具有示值准确、稳定性高的特点，还有价格低廉、不用外接电源的优点，深受人们特别是医务工作者的信赖。但玻璃体温计的缺陷也比较明显，易破碎，存在水银污染的可能；测量时间比较长，对急重病患者、老人、婴幼儿等使用不方便，读数比较费事等。 
电子式体温计 
随着科学技术的发展，目前已经出现很多类型的新式体温计。电子式体温计利用某些物质的物理参数（如电阻、电压、电流等）与环境温度之间存在的确定关系，将体温以数字的形式显示出来，读数清晰，携带方便。其不足之处在于示值准确度受电子元件及电池供电状况等因素影响，不如玻璃体温计。 
  红外体温计的近照 兼有耳温和额温耳温体温计 
体温计一般在腋下、口腔、直肠等处使用，在实际应用中，人们普遍感觉不方便或不舒服。耳式体温计是通过测量耳朵鼓膜的辐射亮度，非接触地实现对人体温度的测量。只需将探头对准内耳道，按下测量钮，仅有几秒钟就可得到测量数据，非常适合急重病患者、老人、婴幼儿等使用。但在使用初期，使用者由于不太熟悉这种操作方式，可能会得到几个不同的测量数据，一般来讲实测最大值即是所要数据。使用者熟悉后会比较满意这种体温计。
额温体温计
耳温和额温均是通过红外线测量，额温是通过红外线照射到额头表面反射回来的情况与光谱温度对应表对照，从而得出准确的温度值。也有很多红外线体温计可以将测量耳温额温功能同时兼有。
多功能红外体温计
多功能红外体温计既可以测量耳温,也可以测量额温,双功能模式;适应不同情况下测量使用:
1)10月以前宝宝以及有中耳炎的用户比较特别,因为10月前的宝宝耳朵以及耳道小加上耳道较成人更弯曲,故耳温测量起来更困难.这种情况下可以使用多功能体温计的额温功能;额温在前额处采集体温方便且简单；中耳炎的用户因为耳道里有液体会大大影响耳温计的精度故中耳炎的用户不适合用耳温计。
2）在室超出25摄氏度及室温低于20摄氏度时，额温计易受环境温度影响，包括出汉，吹风开空调等都会对额部采集温度产生一定的影响。在如此情况下建议使用多功能体温计的耳温功能。
  红外线体温计额温耳温测量图优缺点电子式体温计额温体温计
随着科学技术的发展，目前已经出现很多类型的新式体温计。电子式体温计利用某些物质的物理参数(如电阻、电压、电流等)与环境温度之间存在的确定关系，将体温以数字的形式显示出来。
优点：读数清晰，携带方便，准确度高，误差一般不超过+-0.1℃，读数和携带均方便。
缺点：示值准确度受电子元件及电池供电状况等因素影响，不如玻璃体温计，且测量稳定性相对于玻璃体温计稍差。
玻璃体温计
优点：据爱瑞康商城专家介绍，最常见的体温计是玻璃体温计，它可使随体温升高的水银柱保持原有位置，便于使用者随时观测。
优点：由于玻璃的结构比较致密，水银的性能非常稳定，所以玻璃体温计具有示值准确、稳定性高的特点，还有价格低廉、不用外接电源的优点，深受人们特别是医务工作者的信赖。
缺点：易破碎，存在水银污染的可能;测量时间比较长，对急重病患者、老人、婴幼儿等使用不方便，读数比较费事等。
额温体温计
耳温和额温均是通过红外线测量，额温是通过红外线照射到额头表面反射回来的情况与光谱温度对应表对照，从而得出准确的温度值。也有很多红外线体温计可以将测量耳温额温功能同时兼有。
优点：额温在前额处采集体温方便且简单，快捷，一般几秒的测量时间就足够了，而且相当准确。
缺点：专业性高，普及不方便，不适合家庭用户使用，而且在室超出25摄氏度及室温低于20摄氏度时，额温计易受环境温度影响，包括出汉，吹风开空调等都会对额部采集温度产生一定的影响。。
耳温体温计
体温计一般在腋下、口腔、直肠等处使用，在实际应用中，人们普遍感觉不方便或不舒服。耳式体温计是通过测量耳朵鼓膜的辐射亮度，非接触地实现对人体温度的测量。
优点：只需将探头对准内耳道，按下测量钮，仅有几秒钟就可得到测量数据，非常适合急重病患者、老人、婴幼儿等使用。
缺点：10月以前宝宝以及有中耳炎的用户比较特别，因为10月前的宝宝耳朵以及耳道小加上耳道较成人更弯曲，故耳温测量起来更困难。中耳炎的用户因为耳道里有液体会大大影响耳温计的精度故中耳炎的用户不适合用耳温计。[2]选购注意事项玻璃体温计属于国家强制检定计量器具，而且生产和使用历史较长，无论是在产品质量还是在监督管理方面基本上比较规范。但是，很多数字温度计、耳温计以前是以保健用品和礼品的形象出现在市场上，一直未受到国家有关部门严密有效的监督管理。 
如果消费者想选用数字、耳式等体温计进行体温测量，应该注意以下几个方面：一、由于体温测试要求比较严，一般要求体温计的示值误差为±0.1℃，消费者所选购体温计的准确度必须满足此项要求。二、仔细阅读使用说明书，注意操作要点。在开始使用时可以与玻璃体温计对比使用，以确定使用方式是否正确。三、采用腋下测量方式时，一定要用力夹紧，保证体温计与人体充分接触。采用口腔测量方式时，一定要将体温计放在舌下，稍用力压住，测量后必须清洗消毒。四、无论选用哪一种体温计，最好一人一支，以避免交叉感染。
破损处理方法
水银为内聚力大的银白色液态金属，因此散落於地面时会呈滴状，若破坏其内聚力则会使其变成更多的小水银滴，不但会导致清理的困难，亦会使其更易於蒸发，
如发生水银温度计或水银血压计等破坏，请依下列顺序处理：
1. 请处理人员以外的非相关人士(特别是儿童)远离水银散落区域或房间，保持水银散落处的原状，并小心不要踩到污染的区域。
2. 打开所有窗户，并利用电风扇加强房间与室外的空气流通。
3. 关掉屋内加热电器及其他的空调系统。
4. 关闭与被污染房间相通的房门，以使被污染的房间与屋内其他房间隔离，避免水银蒸气扩散至其他房间。
5. 以眼药水滴管、注射管、书签、名片或塑胶片等来收集。绝对不要使用吸尘器，甚至以任何方式加热水银(因为那会使水银更易蒸发)；不要使用扫帚或是任何毛巾来处理或是擦拭散落处，避免水银扩散。
6. 收集到的水银应以气密坚固的容器贮存，并将瓶盖以胶带封死及加以标示；在清理的过程中被污染到的物品(例如：衣服、地毯等)，也必须放到气密的容器中。
7. 以手电筒在散落处附近检查是否有小的滴状水银残存，如尚有水银残存，重覆步骤5-6。
8. 将收集的水银及相关的受污染之物品暂存在屋外坚固的容器中，避免儿童及宠物碰触，联络当地环保局或乡镇市公所清洁队，并依其指定之方式排出，俾利收集及清理。
9. 持续(几个小时)使被污染的房间与室外保持通风，并与其他房间隔离。
特别提醒，千万不要把收集起来的水银倒入下水道，以免污染地下水源。如果水银渗入地下水，人们饮用了含有重金属的水，就会危害人体健康。
片式体温计
简介不断发展的新技术又带来了一种非常奇特的体温计，可以叫片式体温计或点阵式体温计。这种体温计只有名片大小，长6～7厘米、宽0．5厘米左右，上面布满了一些附有数字的排列整齐的圆点。在进行体温测试后，某一数值以下的圆点会全都变暗，而其余圆点颜色不变，使用者即可根据上述变化确定体温。特点这种温度计价格不高，体积较小，便于携带和储存，本身污染非常小，特别适用于医疗机构，可以一次性使用，避免交叉感染。
奶嘴式体温计
特点1、奶嘴式体温计，可在安抚婴儿的同时量取体温； 
2、精度要细，最好达到±0、1℃(0、2℉)；
3、奶嘴头要采用食用级硅胶；
4、可记忆一次或多次温度，以便比较；
5、最好具有发烧报警；
6、能够定时自动关机；注意1、奶嘴必须可拆出用沸水消毒； 
2、看清是否通过国家安全认证，如果是进口产品，是否已经获得美国FDA证书或欧洲CE标记。
电子体温计
简介  电子体温计[3]电子体温计由温度传感器，液晶显示器，纽扣电池，专用集成电路及其他电子元器件组成。能快速准确地测量人体体温，与传统的水银玻璃体温计相比，具有读数方便，测量时间短，测量精度高，能记忆并有蜂鸣提示的优点，尤其是电子体温计不含水银，对人体及周围环境无害，特别适合于家庭，医院等场合使用。规格电子体温计测量范围：+32.0～+42.0℃
电子体温计分辨率：　0.1℃
电子体温计测量精度：±0.1℃
电子体温计重量：　约10克
电子体温计测温时间：约一分钟
显示方式：LCD液晶显示
使用方法　
1、用棉花棒或卫生纸粘取酒精擦拭消毒电子体温计感温头和量温棒部分，为避免电子体温计机件受损，请勿以酒精或其它溶液接触感电子体温计温头及量温棒以外的部件。
2、按电子体温计ON/OFF按钮，打开电子体温计电源，电子体温计显示屏显示“”约2秒，然后显示上次的电子体温计测量温度约2秒后显示L℃，其中℃闪烁，表示电子体温计可以测量温度了。
3、测腋窝温度：电子体温计测温前，手臂自然下垂，将腋窝紧闭1分钟，使腋窝温度稳定；将体温计的感温头置入腋窝中央并夹紧约1分钟，待电子体温计显示屏℃符号停止闪烁，即表示电子体温计腋窝温度已测量完成。
4、测口腔温度：电子体温计测量前将双唇闭上约1分钟，使口腔内温度平稳，将体温计的感温头置于舌下内侧根部，和舌头密接后，将双唇紧闭约1分钟，待电子体温计显示屏℃符号停止闪烁，即表示电子体温计口腔温度已测量完成。
5、如果温度>37.5℃，则听到电子体温计短促的报警声：Bi-Bi-Bi-Bi(每0.125秒响一次)，表示电子体温计测量完成并警示已发烧了。
如果温度≤37.5℃，则听到电子体温计较慢的声音：Bi－Bi－Bi－Bi(每0.5秒响一次)，表示电子体温计测量完成并且体温正常。注意事项1．请勿摔打和弯曲体温计
2．体温计的消毒应采用医用酒精或一次性塑料薄膜套，不能用高温消毒。
3．请勿让体温计接触化学溶剂或稀释剂。
4．请勿让阳光直射体温计。
5．除了更换电池，请勿拆卸体温计
6．安全性检查：按下开关，体温计发出蜂鸣音，同时显示器显示“188.8”，则表示正常，否则为不正常。
7．保养：每次使用完毕，请将体温计擦拭干净放入透明外壳中，待下次使用。
8．远离磁场、强电环境。
红外体温计
  红外体温计快速：只要一秒钟，就能从耳朵测得准确体温。当宝宝持续发烧时，可以随时测量，快速得知体温变化。
温和：使用舒适，温和得让宝宝没有任何不舒服的感觉，甚至睡觉时测量也不用担心吵醒宝宝。
准确：探测鼓膜及周围组织发射的红外线热量，再通过内置微电脑晶片快速计算出准确的体温，并且显示到小数点后一位，解决了传统体温计刻度难以辨认的困扰。全新一秒体温计能在一秒钟内扫描八次  体温，并显示出最高的一个温度读数，更加确保了测量的准确。
安全：本产品安全有保障，使用时更换保护胶套，可避免细菌传染，即使全家为共用也安全无虞。
方法：使用时轻轻拉直耳道，将测温头插入耳道，按着上端的测温持续一秒钟，就可从液晶屏上读出精确至少数点后一位的准确体温。
规格　一秒八次测温
保护胶套自动检测功能
保护胶套弹出装置
保留前八次温度记忆
夜间显示灯
测温完成提示声
耳蜗温枪测体温
耳蜗温枪简介耳蜗温枪是一种电子红外体温计，即可以经由人的耳道和额头部位轻松测量体温，而且测量时间仅为短短1秒，即可获得精确结果。现已被广泛应用于公共场合人群体温的测量。其实耳蜗温枪用于家庭成员体温的测量，也是很方便的，而且准确度比较高。耳蜗温枪耳蜗温枪的使用方法如下：
  耳蜗温枪耳温测量——移除头盖，按扫描键启动，将测量探头置入耳道，按压扫描一次，听到“哗”的声音，测量完成。
额温测量——盖上头盖，按扫描键启动，将测量探头平贴于一端太阳穴，按住扫描键不放，沿额头移到另一端太阳穴。听到“哗”声后，测量完成。优势耳蜗温枪较普通的电子体温计，在测量体温方面还有着独到优势：
电子红外体温计可以提供额温、耳温、室温与时间。
它测量速度极快，1秒即可获得正确结果。
电子红外体温计方便经济，特别是这款耳额温枪，特有免耳套设计，节省了开销。
容易清洁：电子式红外线设计，可使用普通医用酒精擦拭即可。