标题：恒温恒湿试验仪器
恒温恒湿试验仪器简介
恒温恒湿试验仪器：是模拟气候环境再现性的试验箱，通过模拟出不同的参数的温湿度来测试各类如电子、金属、包装运输件等产品的耐候变特性！
机特点及应用范围
随着现代社会经济发展，人们对工业环境的空气温湿度要求越来越高，恒温恒湿环境控制设备进而得到广泛的应用，目前市场上工业恒温恒湿试验仪器选用国际品牌压缩机、制冷配件以及电气控制元件，完全按照欧美工业标准设计制造，具有可靠、高效、控制清密等特点。 
广泛应用各行业的工作厂房车间、展览馆、档档馆、实验室场所，测试领域涉及到电子、金属制品、运动器材、不干胶等各类产品中！
恒温恒湿箱选型说明：
1、工业生产空间的空气相对湿度和温度控制清度同时要求较高时，可选用工业恒温恒湿空调系列产品。 
2、该系列组的设定范围：温度18-28 度正负1度，相对温度为40-70%正负5%。 
3、确定额定风量。 
4、确定冷、热及温负荷。 
5、确定基本型号。 
6、确定冷凝方式。 
7、确定送风式结构型式。 
用途采用高精度微电脑触控式温度及湿度控制，搭配高稳定度的白金测温抵抗体，配合温显度测试的风速循环系统，以达到均匀、准确、稳定的温度、湿度控制。另有完全独立的升温、降温、加湿、冷却除湿系统，可单独作高温、低温及恒温恒湿的不同环境试验。 
技术规格:内 箱 尺 寸cm40×50×40 50×50×60 70×70×85温度范围、精度-40~ +150℃或-70~+150 0.1℃ 显示，± 0.3℃。湿度范围、精度20%RH~98%RH。 0.1%RH显示， ± 2.5%RH。温湿度控制日本UMS-1200可程序触摸屏控制器循 环 系 统风扇强制循环方式加 热 系 统SUS #304, 不锈钢加热器。 加 湿 系 统表面蒸发方式， 透明结构。冷 却 系 统风扇散热方式， 高效率全密闭型压缩机。给 水 系 统全自动控制， 透明结构， 水自动回收过滤再利用。除 湿 系 统冷冻潜热除湿方式安 全 装 置漏电、过负载、压缩机过负载、超温、超湿、缺水、加湿过热保护标 准 配 备0~999.9H停电记忆型、棚架2组、真空观测窗、室内灯、防汗除雾装置。电 源单相AC220V/50或60Hz。
恒温恒湿试验仪器技术规格：
1.技术参数 ： 
温度：10-50±1 ℃ (及更高精) 
湿度：20-80%±2 (及更高精) 
控温湿精密度可达到国家A级标准。 
2.温湿度控制性能： 
设备具有制冷、加热、加湿、除湿等功能，能按客户要求自动调节室内温、湿度。 
3.机组性能： 
冷 量：按需定制 
总冷量：按需定制 
显冷量：按需定制 
风 量：按需定制 
控制系统及结构说明:BA系列恒温恒湿精密空调以风冷式为主，多种送回风方式可选，体积小、功能全，温湿度控制范围温度0~100℃、湿度20~95%Rh可任意设定所需要的温湿度参数。控温湿精密度可达到国家一级标准。在同行业中具有领先的知名度。主要零部件均采用国际先进知名品牌： 
一、智能电脑控制器及软件：采用意大利卡乐控制系统及软件，具有多种联网、打印、报警、信息查询、实时温湿度显示及主机运行情况、故障信息，密码保护等功能。 
二、制冷部分：美国（COPELAND）ZR系列瞬间启动的柔性涡旋压缩机，低噪音、低损耗等。 
三、送风系统：德国（KLG）柔性低噪音离心风机，可以根据实验室面积参数调试风量大小、高低等。 
四、加湿系统：进口意大利电极式加湿器，可定时自动及手动清洗。 
五、过滤系统：主机内采用EU4级高等级过滤器，确保恒温恒湿机送风清洁。 
产品特点:1、模块化结构：智能恒温恒湿机房专用精密空调采用模块化结构设计。 
2、大面积的蒸发器：空调内装备了大迎风面积的蒸发器，大风量、小焓差产生最大的显冷量。 
3、高效全封闭压缩机：空调采用了高效节能全封闭低噪音压缩机，压缩机内有过热保护器的曲轴加热器。 4、可自动清洗的电极式加湿器“空调机配置电极式加湿器，迅速产生洁净的蒸汽加湿罐为可自动清洗式。 5、安全可靠的双电极式加热器：空调机内装有高效大散热面积的电加热器，有效地避免电离效应。电加热器配有安全热保护器，确保运行安全、稳定。 
6、EU4级的空气过滤器可反复清洗，使机房空气清洁无尘。 
7、多种制冷剂可选择：空调机既可使用R22为制冷剂，也可以选择R134A或R407C环保型制冷剂。 
8、选型多样化：设备选型时既可以选择单模块机组，也可以选择双模块机组或多模块机组。 
9、送风方式 分为六种：一般采用上送风，其回风方式为正面下部回风；下送风，其回风方式为顶部回风等。 
10 、冷凝器：可以全天候工作，安全保护满足IP55标准。安全灵活，支架可拆卸节约空间，方便安装和运输等。 
11、安放灵活：一台机器的不同模块可以在机房中的不同位置安放，充分利用机房的有效面积，同时使机房内的空气气流组织更加均匀。 
12、搬运方便：模块化恒温恒湿机组在运输或安装过程中可以分为多个模块，能够方便灵活地装入集装箱、电梯，通过狭小的门窗和过道，也可以人工搬运。 
13、多种联网可选：第一远程电脑联网、第二短程电脑联网、第三多个操作器联网、动力电源设备集中联网监控。 
14、新风换气系统：多种新风机可兼容配备。 
适用范围:各种高精密实验室、机房、电厂、电站、医院、无菌室、屏蔽室、检测室、纤检所、质监所、藏画室、档案馆、低温冷库、保鲜冷藏库、种子库、速冻库、气调库设计安装调试，精密电子仪器生产车间，恒温恒湿一体机,恒温恒湿间远程测控系统等。 
恒温恒湿试验箱的校正
目前国内权威第三方校正检测单位，采用的准确的方法就是9点温湿度校正法，用于检验箱体内部各点的温湿度均匀度以及偏差。第三方检测单位同时会出具检测报告。校正频率为每年一次。 
符合标准
本产品满足GB/T2423.1-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.2-2001等国家标准，以及其它相关标准的要求。 
恒温恒湿试验箱选型指南
存在于地球表面及大气层空间中的自然环境因素和诱发环境因素的种类，目前还无法统计出个确切的数目。其中对工程产品（设备）的使用及寿命影响较大的因素不下几十种。从事工程产品环境条件研究的工程师们将自然界存在以及人类活动所诱发的环境条件整理归纳为一系列的试验标准和规范，用以指导工程产品的环境及可靠性试验。如指导军工产品进行环境试验的GJB150—中华人民共和国国家军用标准《军用设备环境试验方法》,指导电工电子产品进行环境试验的GB2423—中华人民共和国国家标准《电工电子产品环境试验方法指南》等。因此，我们选择环境及可靠性试验设备时主要的依据是工程产品的试验规范和试验标准。　其次，为了规范试验设备中环境试验条件的容差，保证环境参数的控制精度，国家技术监督机构及各工业部门还制订了一系列的环境试验设备及检测仪器仪表的检定规程。如中华人民共和国国家标准GB5170《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》,又如国家技术监督局颁布实施的JJG190-89《电动振动试验台系统试行检定规程》等。这些检定规程也是选择环境及可靠性试验设备的重要依据,不符合这些检定规程要求的试验设备是不允许投入使用的。 
恒温恒湿试验仪器环境条件的再现性的要求
在试验室内完整而精确地再现自然界存在的环境条件是可望而不可及的事情。但是，在一定的容差范围之内，人们完全可以正确而近似地模拟工程产品在使用、贮存、运输等过程中所经受的外界环境条件，这段话用工程的语言概括，就是“试验设备所创造的围绕被试产品周边的环境条件（含平台环境）应该满足产品试验规范所规定的环境条件及其容差的要求”。如用于军工产品试验的温度箱不仅要满足国军标GJB150.3-86、GJB150.4-86中根据不同类型产品所规定的高温、低温的试验量值、试验时间，同时也应满足试验规范中对温度场的均匀性和温度控制精度的要求。只有这样，才能保证在环境试验中环境条件的再现性。