标题：分析仪
多元素分析仪概述
电脑精密多元素分析仪是国内新型的一款多元素分析仪，在国内首创采用元素分析仪可调波长光学系统，实现波长自动连续可调，从而使产品的应用范围达到全功能的水平，可以根据被测材料元素的要求，全自动设定所需波长，可用于各种材料及其合金的多种元素分析。产品不仅波长连续自动可调，而且精度大幅提高，从传统元素分析仪的波长误差一般20nm（最好±5nm)提高到现在的3nm，因而可以使产品在扩大应用范围的同时，提高分析检测的准确度。可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多种元素。品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作。可以满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对材料多元素分析的需要。
多元素分析仪的技术参数
◇ 波长范围： 400~800nm 自动调整
◇ 吸光度范围： 0~1.999A
◇ 浓度范围： 0.000~99.99% 自动换档显示
◇ 按键形式： 键盘快捷键操作
◇ 显示方式： 电脑显示屏显示
◇ 数据存贮： 电脑存贮数据，可永久保存数据
◇ 电源： 交流220V±10% 50Hz±5%
◇ 耗电量： ≤350W
◇ 测量范围： 锰0.10～15.00%、 硅0.10～5.00%、 磷0.005～0.80%、 铜0.02～5.00%、 钛0.01～1.50%、
钒0.005～0.50% 铬0.01～25.0%、 钼0.101～6.00%、 镁0.010～0.100%、铝0.010～0.20%
钨0.05～0.30%、 镍0.010～30.0%、稀土0.01～0.100%、Fe…… 如改变测试条件，该范围可相应扩大。 
◇ 分析时间：两分钟左右 
◇ 分析误差：符合GB223.3～5～1988等国家标准 
◇ 分析方法：采用机外溶样，光电比色法。 
◇ 标样曲线：记忆贮存99条曲线（可根据用户需要任意增加），采用回归方法，建立曲线方程。 
◇ 输入输出方式： 品牌电脑控制、数据导出的格式可根据实验室要求任意设置，打印机输出。
多元素分析仪的主要特点
◇ 品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,可联接打印机打印结果。 ◇ 采用最新计算机和单片机技术实现程序控制和数据处理。 ◇ 自动化程度高，定量加液准确可靠，试剂量少等特点，能直接显示质量。 ◇ 采用冷光源专利技术、进口光电元件，自校零点和满度； ◇ 电子天平联机不定量称样，计算机自动读入重量或人工键入可选，方便分析操作。 ◇ 可储存99条工作曲线； 提高了分析的准确度和精密度。 ◇ 计算机自动设定波长，精确步进电机自动跟踪调整，扩大测量元素种类和含量范围； ◇ 机外溶样、操作方便，没有阀门和管道老化，延长使用寿命。
电弧红外碳硫分析仪
电弧红外碳硫分析仪配合电弧炉能快速、准确地测定钢铁、合金、有色金属、稀土金属、水泥矿石、焦炭、煤、炉渣、陶瓷、催化剂、铸造型芯砂、铁矿、无机物及其它材料中碳、硫两元素的质量分数。该产品是国际、国内先进技术融合的结晶．是集光．机、电、计算机、分析技术于一体的高新技术产品，多项技术国内领先，整机性能可与进口产品相媲美。具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简单、分析结果快速准确等特点。主要技术参数★测量范围： 
碳：ω（C）0.001%—10. 000%(可扩至99.999%) 
硫：ω（S）0.0005%—2.000%(可扩至99.999%) 
★ 分析误差： 碳优于GB/T223.69—1997标准硫优于GB/T223.68—1997标准 
★分析时间： 25—60秒可调，一般在35秒左右。
★电子天平： 称量范围：0—120g 读数精度：0.001g 
★工作环境： 室内温度：10-30℃ 相对湿度：小于75%主要特点★采用低噪声、高灵敏度、高稳定性的红外探测器。
★整机模块化设计，提高了仪器的可靠性。 
★电子天平自动联机。 
★WINDOWS全中文操作界面，操作方便，易于掌握。 
★ 软件功能齐全，提供文件帮助、系统监测、通道选择、数理统计、结果校正、断点修正、系统诊断等四十多项功能。 
★动态显示分析过程中的各项数据和碳、硫释放曲线。 
★测量线性范围宽，并可扩展。
★高频火花连续引弧、自动跟踪燃烧样品。 
★进口电磁阀，提高气路系统的可靠性。
★节约电力和材料消耗、高速准确。
★测量线性范围宽，并可扩展。
微机高速分析仪
微机高速分析仪适用于材料品种较多的实验室使用。大屏幕液晶显示，中文菜单式操作，共四个通道，每个通道可贮存十条工作曲线，原则上可检测四十种元素含量，检测结果直接显示并自动打印，可检测的元素如：Mn、P、Si、Cr、Ni、ΣRE、Mg、Mo 、Cu、 Ti、V等多种元素。主要技术参数★测量范围：(以Mn、P、Si、稀土、Mg等为例)
Mn：0.010～20.500% P：0.005～1.000% 
Si：0.010～6.000% ΣRE：0.010～0.500% 
Mg：0.010～0.200% Cr：0.010～38.000%
Ni：0.010～48.000% 
★测量精度：符合GB/T223.3-5-1988等标准
★比色时间：2秒
若改变测试条件，测量范围可相应扩大主要特点★大屏幕液晶显示，中文菜单式操作，检测结果液晶显示并直接打印；
★共四个通道，每个通道可贮存10条工作曲线，原则上共可检测40种元素含量；
★操作更简洁；
★该仪器适用于材料品种较多的实验室使用；
★通用仪器接口，便于更新升级。
电脑多元素分析仪
电脑多元素分析仪是国内较新型的一款多元素分析仪，可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多种元素。共五个大通道，每个通道各有三十个小通道（可储存30条工作曲线），原则上共可检测150个元素，品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。主要技术参数★测量范围：(以Mn、P、Si、稀土、Mg等为例)
Mn：0.010～20.500% P：0.0005～1.0000% 
Si：0.010～6.000% ΣRE：0.010～0.500% 
Mg：0.010～0.200% Cr：0.010～38.000%
Ni：0.010～48.000% Mo：0.010～7.000% 
Ti：0.010～5.000%
★测量精度：符合GB/T223.3-5-1988等标准
★比色时间：2秒
若改变测试条件，测量范围可相应扩大主要特点★是国内较新型的一款多元素分析仪，可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多种元素。
★包含微机高速分析仪的所有功能；
★采用品牌电脑微机控制,中文菜单式操作,台式打印机打印分析结果；
★每台仪器设有五个大通道 ,每个通道可贮存30条工作曲线,每条工作曲线可检测一种元素含量，原则上共可检测150种元素含量。原理：★利用能量色散的方法，通过分析物料中各种元素所被激发出的复杂的X射线的混合能谱进行分析，进而求出被测量物料中的元素种类和含量。性能指标：★一台仪表可最多分析12流道；        ★可分析元素种类：原子序数20以上的各种元素；        ★分析元素含量范围：100%～0.001%；        ★相对误差：0.5%～10%；（对应含量为100%时相对误差0.5%，对应含量为0.001%时相对误差10%）
微机多元素分析仪
微机多元素分析仪可测定生铁、铸铁、球铁、普碳钢、合金钢、合金铸铁、不锈钢、各种矿石、有色金属中碳、硫、锰、磷、硅、镍、铬、钼、铜、钛、锌、钒、镁、稀土等元素的含量。仪器测量范围广、精度高，高、中、低档齐全，并能接受用户特殊定货。广泛应用于钢铁分析仪器、冶金化验仪器、铸造分析仪器、化工设备、矿石分析仪器等行业及质量监督部门和大专院校，深受用户喜爱。主要技术参数：多元素分析仪测量范围：（因该仪器可检测的元素较多，现以钢中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例） C：0.010～6.000% S：0.0030～2.000% Mn：0.010～20.500% P：0.0005～1.0000% Si：0.010～18.000% Cr：0.010～38.000% Ni：0.010～48.000% Mo：0.010～7.00% ΣRE：0.0100～0.500% Mg：0.0100～0.800% Cu：0.010～8.000% Ti：0.010～5.000% 如多元素分析仪改变测试条件，该范围可相应扩大。测量精度：符合GB223.3-5-1988、GB223.68～69-1997等国标标准。主要特点：多元素分析仪，一台仪器可检测钢铁等材料中所有常规元素C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V、Zn、Fe等；多元素分析仪采用品牌电脑微机控制，电子天平称量，台式打印机打印检测结果；多元素分析仪测试软件功能齐全，能完全替代传统化验室的各项手工书写工作，并可根据各单位实际需求，任意设置检测报告格式；检测功能庞大，具备检测108个元素的通道空间，储存n 条曲线。
红外分析仪
工作原理
该仪器属于不分光式红外线气体分析器，其工作原理是基于某些气体对红外线的选择性吸收。仪器采用单光源、单管隔半气室及先进的检测器，工艺精湛、分析精度高、稳定性好。采用先进的数字处理技术，全新的液晶显示画面。
用途及应用范围
红外线气体分析器用于连续分析CO、CO2、SO2、CH4、NH3等一种气体在多种气体混合物中的含量。
产品应用领域广泛：
1．用于大气及污染源排放等环保监测　　2．用于石油、化工、电站等工业过程控制　　3．用于农业、医疗卫生和科研等领域　　4．实验室各种燃烧试验的气体含量测定　　5．用于公共场所的空气监测
特点
标准19机箱，能安装在成套设备中 大屏幕LCD显示，全中文菜单操作，且有操作提示功能，操作简单、高效 手动/自动零/终点校准、 全数字化处理，更加准确稳定可靠 标准RS232数字通讯功能，可直接与电脑或DCS连接 输出为同步、隔离的（0/2/4-20）mA及（0/0.5/1-5）V信号可选，默认为（4-20）mA和（1-5）V，电流输出负载≤400Ω，电压输出负载≥250Ω 
测量范围： 　　CO2：1000ppm，2000ppm，5000ppm，1%，5%，25%，100% 　　SO2：1000ppm ，2000ppm，8000ppm，5%，30%，100% 　　CH4：1%，4%，25%，50%，100% 　　CO：0.3%，1%，5%，20%，50%，100% 　　NO：1000ppm,2000ppm,0.5%,1%,5%,25%,100%