标题：PH分析仪
产品概述
BPH-200A型中文在线pH计是我公司一款全新的pH分析仪，本表为高智能化在线连续监测仪，由传感器和二次表两部分组成。可配三复合或两复合电极，以满足各种使用场所。配上纯水和超纯水电极，可适用于电导率小于3μs/cm的水质（如化学补给水、饱和蒸气、凝结水等）的pH值测量。　
性能特点
●中文显示、中文菜单、中文记事：操作步骤全程中文提示，可不用说明书，即可方便完成。
●多参数同屏显示：在同一屏幕上显示pH值、输入mV数（或输出电流）、温度、时间和状态等。
●历史曲线：每隔5分钟自动存储一次测量数据，可连续存储一个月的pH值。
●记事本功能：记事本忠实记录仪表的操作使用情况和报警发生时间，便于管理。
●监测电极功能：每次标定的方式、时间和结果均有记录，便于查询、分析电极变化规律。
●数字时钟功能：提供各种功能的时间基准。
●25℃折算：对纯水和加氨超纯水进行了25℃基准温度折算，实现了显示25℃时的pH值，特别适合电厂多种水质的测量。
●仪表稳定不死机：看门狗程序确保仪表连续工作不会死机。
●手动电流源功能：可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位机。
●软件设定电流输出方式：软件选择是0～10mA或4～20mA输出。
●四种标定方式：新增加了手动输入零点E0、斜率S和已知pH值标定，以满足客户在各种情况下的使用。
·应用领域BPH-200A型中文在线PH计广泛应用于工业、电力、农业、医药、食品、科研和环保等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。PH控制仪如笔型BPHSCAN，便携式BPH220、BPH221，实验室台式BPH252、BPH303、BPH305和在线式BPH200A、BPH200B、BPH200D等广泛应用于工业、电力、农业、医药、食品、科研和环保等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。
·技术参数测量范围PH 值0～14.00pH， 分度值0.01pH；
温 度0～99.9℃， 分度值0.1℃；
电位值 –1999～+1999mV， 分度值0.1mV；温度补偿0～99.9℃ ，25℃为基准；测量精度精 度：± 0.02pH，± 0.5mV，± 0.3℃被测水样0～99.9℃，0.6MPa；稳 定 性± 0.02pH/24h；电流隔离输出0～10mA（负载<1.5 kΩ）;4～20 mA（负载<750Ω）；数据存储数量1个月（1点/5分钟）；高低报警继电器AC220V，3A；RS485通讯接口选配；电 源AC220V± 22V，50Hz± 1Hz；可选配DC24V± 2.4V防护等级IP65；外形尺寸146（长）× 146（宽）× 108（深）mm; 开孔尺寸：138× 138 mm；重 量0.8kg；工作条件环境温度0～60℃ 相对湿度<85%；标准配置二次表一台，T334电极一支，pH（4、7、9）标准缓冲液各一包。在线pH分析仪仪器简介：
在线pH分析仪是用来检测样本中酸碱度（pH）的仪器，国产仪器中也有同时检测氟离子、硝酸根、PH、水硬度（Ca 2 + 、Mg 2 +离子）、K+、Na+等离子的。  在线PH分析仪
用途：
在线pH分析仪是通过在线手段实现的自动水质监测一种仪器，它运用现代传感器技术、自动测量技术，自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络，可以适时得到当前的水质数据。
工作原理：
在线pH分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现精确检测的。仪器上的电极：pH和参比电极。pH电极有一离子选择膜，会与被测样本中相应的离子产生反应，膜是一离子交换器，与离子电荷发生反应而改变了膜电势，就可检测液，样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流，样本，参考电极，参考电极液构成“回路”一边，膜,内部电极液，内部电极为另一边。
内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压，电压通过高传导性的内部电极引到到放大器，参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个精确的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线，从而检测样本中的离子浓度。
溶液中被测离子接触电极时，在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移。迁移的离子的电荷改变存在着电势，因而使膜面间的电位发生变化，在测量电极与参比电极间产生一个电位差。离子选择式电极，电极内含有已知离子浓度的电极液，通过离子选择电极膜与样本中相应离子相互渗透，从而在膜的两边产生膜电位，样本中离子浓度不用，产生的电位信号的大小也不同，通过测量电位信号大小就可以测知样本中离子的浓度。
电极内液与样本之间的离子浓度差使电极膜产生电化学电位，这个电位可由电极取出，输往放大器的输入端，放大器的另一个输入端与参比电极连接并接地，电极电压可进一步放大。形成电压差，决定着被测样本的离子浓度。
研究过程：
电极溶液中被测离子接触电极时，在离子选择电极膜基质的含水层内发生离子迁移。迁移离子的电荷改变存在着电势，因而使膜面间的电位发生变化；在测量电极与参比电极间产生一个电位差。理想的离子选择性电极对溶液中所要测定的离子产生的电位差，应符合能斯特（Nernst）方程：E=E0+ log10a(x) E：测得的电位E0：标准电极电位（常数）R：气体常数T：绝对温度Z：离子价F：法拉第常数a(x)：离子的活度 可见测得的电极电位和“X”离子的活度的对数成比例，当活度系数保持恒定时，电极电位与离子浓度（C）的对数也成比例，以此来求出溶液中离子的活度或浓度。
操作方法：
&Oslash; 仪器开机进入系统自检，检测各主要部件的功能是否正常，如：仪器主板、打印机、液路检测（由液检器完成）、分配阀及阀检器等，可智能识别判断故障，自动提示。
&Oslash; 进入活化电极程序，具有电极活化计时功能，精确把握活化时间，以提高电极的使用寿命，确保电极稳定性。时间为30分钟倒计时，可按NO 键直接退出活化电极程序。
&Oslash; 进入主菜单，首先进行电极定标，通过定标确保仪器稳定性。
&Oslash; 选择水样分析，经5次以上的质控测试后，可自动生成、打印质控报告，计算出所做质控次数的平均值、标准偏差、变异系数。
&Oslash; 智能液体检测程序，确保进样及测量准确， 测量过程自动提示，您方便的向导， 可24小时待机，在待机状态能自动保养，有自动正反冲洗功能，简短的液路，独有正反冲洗自动定标及冲洗管道系统，杜绝交叉污染。
&Oslash; 自动打印、手动打印可选，节约打印纸。报告单：综合信息报告，可设置参考范围值及打印。
性能特点：
&sup2; 自动进样，自动进行定性和定量分析，多参数（氟\ 硝酸盐氮\ PH）分析。
&sup2; 实时在线监测和实验室检测任意选择。
&sup2; USB接口方便仪器测量软件升级和数据传输，或与计算机通讯。
&sup2; 仪器采用离子选择性电极法测量，方便和快捷。
&sup2; 仪器采用自动两点定标，斜率、截距双参数校正，保证测试结果的准确。
&sup2; 能自动进行质控数据处理，能储存一年数据，方便查询。
&sup2; 仪器采用ARM快速高性能处理器，光电定位液体分配阀，具有集成度高、简化流路及便于维护保养的优点。
&sup2; 智能化免维护设计：定标、进样、测量、冲洗，显示并打印报告，仪器故障诊断与排除，全程自动化，无需人工清洗与维护。
技术参数：
测量方法离子选择电极法测量​测量方式在线方式​测量范围(mg/L)1≤PH≤14​响应速度60秒达到97%​测量周期≤3 min​重复性误差PH≤±5%​打印机热敏式打印机​数字接口USB接口​模拟输出4 ～20 mA 电流输出​控制与显示超大屏幕带背光中文液晶显示，每行可显示15个汉字或30个英文字符​电源与温湿度AC220V ±22V 、50Hz ，0 ～ 40 ℃ ， ≤85%接地，超出该范围需要启动空调外形尺寸、重量38.5×23.5×34.5 cm，主机净重8 公斤净尺寸，不含包装维护保养：
在线pH分析仪必须进行定期保养。用户应安排专人负责，严格执行定期保养，使仪器始终处于良好的工作状态，减少故障的发生。
应用领域：
石油化工·制药·食品饮料·能源·造纸·饮用水、废水和污水·电力·电子 等行业
注意事项：
1．仪器安装时要求可以选择准确的的测试试剂。
2．仪器吸入样品的过程中不能吸入气泡，否则将引起结果的不可靠。
3. 仪器后箱内220V电压对人身安全有危险性，在没有拔除电源插头以前，千万不要打开仪器后盖。
4.仪器如工作在在线模式时，雷雨天气请不要操作，以免发生意外。