标题：插入式涡街流量计
产品特点
◆可实现不断流拆装传感器，可实现放大器与传感器分离（分离距离15m）。　 
◆采用消扰电路和抗振传感头，使仪表具有一定抗环境振动性能。 
◆压力损失小，量程范围宽，范围度达10-25。 
◆无可动部件，长期稳定，结构简单便于安装和维护。 
◆可测介质温度达+250℃。
技术参数
◆测量介质： 气体、液体、蒸气 　
◆ 连接方式：法兰卡装式、法兰式、插入式 　
◆口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100 　
◆法兰连接式口径选择 100,150,200 　
◆流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104～4×106；气体5～50m/s; 液体0.5～7m/s 　正常测量流量范围 液体、气体流量测量范围见表2； 蒸气流量范围见表3 　
◆测量精度 1.0级 1.5级 2.5级 　
◆被测介质温度:常温–25℃～100℃ 　
◆高温–25℃～150℃ -25℃～250℃ 　
◆输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8～10V 低电平0.7～1.3V 　
◆脉冲占空比约50%,传输距离为100m 　◆脉冲电流远传信号 4～20 mA,传输距离为1000m 　
◆仪表使用环境 温度:-25℃～+55℃ 湿度:5～90% RH50℃ 　
◆材质 不锈钢, 铝合金 　
◆电源 DC24V或锂电池3.6V 　
◆防爆等级 本安型iaIIbT3-T6 　防护等级 IP65 　智能涡街流量计产品选型 　代号 通径 流量范围㎡/h 　LU-25 DN25 1~10(液体) 25~60（气体） 　LU-32 DN32 1.5~18(液体) 15~150（气体） 　LU-40 DN40 2.2~27(液体) 22.6~150（气体） 　LU-50 DN50 4~55(液体) 35~350（气体） 　LU-80 DN80 9~135(液体) 90~900（气体） 　LU-100 DN100 14~200(液体) 140~1400（气体） 　LU-150 DN150 32~480(液体) 300~3000（气体） 　LU-200 DN200 56~800(液体) 550~5500（气体）
工作原理
按国际标准化组织IS07145(在环形截面封闭管道中的流体流量测定—在截面一点的速度测量法)，采用埋入压电晶体的涡街测速探头，插入大口径工业管道内，将卡门旋涡频率转换为与流量成正比的电流或电压脉冲信号或4～20mADC电流信号。
型号及功能选择
LY-LU————…
PB　O　DEFG　HIJR　MNQ 
LY-LU……………插入式涡街流量传感器　 
P-LY-LU型插入式涡街流量计表体安装形式 
1　LY-LU型插入式涡街表体断流拆装式 
2　LY-LU型插入式涡街表体不断流拆装式 
B-可测介质 
1　气体、液体、蒸汽通用（只限数字滤波智能示型涡街） 
2　测量液体 
3　测量气体 
4　测量饱和蒸汽、过热蒸汽 
O　-涡街口径 
LY-LU型插入式涡街　 
O　口径　 
020　200mm　－－200　2000mm　 
D-输出信号 
0　电压脉冲（低电平≤1V，　高电平≥6V，脉宽≥10uS） 
1　两线制4-20mA输出（　温压补偿型为三线制） 
2　无信号输出现场显示 
E-可测最高介质温度 
0　-40℃…+150℃ 
1　-40℃…+280℃（HC-LU型插入式涡街250℃） 
2　-40℃…+350℃（HC-LU型插入式涡街不可选） 
3　-40℃…+420℃（只限传感头不断流拆卸型） 
F-防爆等级 
0　无防爆认证，防护等级为IP54、IP65 
1　本安防爆型，防爆等级为ExiaⅡCT4 
2　隔爆防爆型，防爆等级为ExdⅡCT6 
G-涡街放大器显示形式 
0　无现场显示型　（无补偿功能） 
1　现场显示型（液晶显示，可显示瞬时流量、累积流量，补偿型还能显示温度、压力、标准流量等） 
H-仪表精度等级 
0　1.0级（HC-LU型首选，HC-LU型需协议供货） 
1　0.5级（只限HC-LU型涡街） 
2　0.2级（只限HC-LU型涡街，需协议供货） 
3　2.5级（HC-LU型插入型涡街首选型） 
4　1.5级（HC-LU型插入式涡街需协议供货） 
5　低流速型涡街（表体内直接缩径，精度≥1.5级） 
I-放大器安装形式 
0　表体与放大器不分离型 
1　表体与放大器分离型（分离距离≤10米。温度及温压补偿型表体不可选） 
2　表体潜水式涡街 
J-涡街放大器工作电源 
0　12VDC供电 
1　24VDC供电 
2　3.6V锂电池供电（只限带液晶显示无信号输出型涡街） 
3　3.6V锂电池、24VDC电源同时供电（只限带液晶显示有信号输出型涡街） 
R-LY-LU型插入式涡街表体法兰压力等级 
0　PN1.6MPa　 
1　PN2.5MPa（压力等级≥2.5　MPa需协议供货） 
M-通讯方式 
0　无通讯 
1　R485通讯（只限智能式放大器） 
2　R232通讯（只限智能式放大器） 
N-HART协议 
0　无HART协议 
1　带HART协议（需协议供货） 
Q-滤波方式 
0　普通方式 
1　智能数字滤波方式（需协议供货）
测量范围
1、液体——最大流量按管道通径查表1或表2。最小流量一般按其密度（g/）及通径查表1，当液体粘度大于1×（或1cst）时则按粘度和通径查表2。若液体粘度6×，则无法测量。同一种液体按其密度和粘度查到两个不同值，应取大者为流量下限。
●表1、液体——以密度为基准的流量范围
液体密度[g/c]0.50.60.70.80.91.01.11.21.31.4≥1.5最大流量
/h型号通径mm最小流量 /hSP-LUGB-32025250113104969085807673716866800SP-LUGB-3203030016314913812912211511010510297941150SP-LUGB-320253502222031871751661571491431381321281550SP-LUGB-320404002902642442292162041951871801731682000SP-LUGB-320505004524133823573373193042912812702623100SP-LUGB-320606006515945505144864604384194083893774550SP-LUGB-320707008868097486996616255965715515295136200SP-LUGB-32080800115810579779138638177797457206906698100SP-LUGB-3209090014651337123611561092103498694391187484710000SP-LUGB-3210010001808165115261427134812761217116411251079104612500●表2、液体——以粘度为基准的流量范围
液体工作粘度×6.05.04.03.53.02.52.01.5≥1.0最大流量
/h型号通径mm最小流量 /hSP-LUGB-220225054645236231627222618113690800SP-LUGB-22043007876515214563913252601951301150SP-LUGB-220535010718867096205324433542661771550SP-LUGB-2208400140011589268106955794633472322000SP-LUGB-2210500218618081447126610859047235433623100SP-LUGB-221260031482604208318231562130210427815214550SP-LUGB-2215700428535442835248121261772141810637096200SP-LUGB-2220800559646293703324027772314185213899268100SP-LUGB-222590070835858468641013515292923431757117210000SP-LUGB-2230100087447232578650634340361628932170144712500●表3、气体的流量范围
上部:
传感
器的
流量
范围SP-LUGB-32025250119010078888027406875965354854524247500SP-LUGB-320303001713145012781154106598985877069965161010500SP-LUGB-320353502332197417391571145013451168104795088683014500SP-LUGB-320404003046257822732052189417571526136812421158108419000SP-LUGB-32505004759402735513206295927452384213719401808169330000SP-LUGB-320606006852579951134614426139533432307727932604243842000SP-LUGB-320707009327789369596282579953804672418838023544331958000SP-LUGB-32080800121821030990898206757470276102547049664629433476000SP-LUGB-3209090015418130481150310385958688947722692362845858548696000SP-LUGB-32100100019034161081420212821118351098095348547775872326772120000型号通径mm最小流量/h最大流量
/h下部:
气体
物性
参数工作状态密度kg/0.50.70.91.11.31.52.02.53.03.54.0氢H20.620.861.111.361.601.852.463.083.694.314.930.0898焦炉煤气0.110.160.210.250.300.340.460.570.680.800.910.4849甲烷CH4​0.110.140.170.200.230.310.390.460.540.620.7168氨NH3​0.100.130.160.190.220.290.360.430.500.570.7710半水煤气​0.100.120.150.170.200.260.330.400.460.530.8355天然气​​0.110.130.160.180.240.310.370.430.490.9064氟化氢HF​​0.110.130.150.180.240.300.360.420.480.9218乙炔C2H2​​0.090.110.120.140.190.240.280.330.381.1709烟道气​​0.080.100.120.140.180.230.280.320.371.1998气体名称符号气体工作状态25℃时的绝对压力MPa标准状态密度
kg/N注1、表中是工作状态下的流量单位，若是标准状态（N/h），应换算后才查对；
注2、气体密度增大，最小流量还可下降约30%，因较少用和篇幅所限制，故表中未列出。
●表4、蒸汽的流量范围
型号与口径mm流量范围t/hSP-LUGB-2402
DN25小0.9041.2331.7262.0962.3832.6713.2053.6984.4385.301大4.6848.99917.2225.1933.0840.9360.4079.6888.9297.43SP-LUGB-2404
DN40小1.3021.7752.4853.1083.4323.8464.6515.3256.3917.633大6.74612.9624.7936.2747.6358.9386.98114.7128.3140.3SP-LUGB-2405
DN50小1.7722.4163.3834.1074.6715.2356.2827.4298.69810.39大9.18117.6433.7549.3764.8380.22118.41569.2174.3191.0SP-LUGB-2408
DN80小2.3143.1564.4185.3656.1016.3838.2059.46711.3613.57大11.9923.0444.0864.4884.68104.8154.6204.0227.6243.7SP-LUGB-2410
DN100小3.6164.9316.9038.3839.53310.6812.8214.7917.7521.20大18.7436.0068.87100.8132.3163.7241.6318.7355.7389.7SP-LUGB-2412
DN125小5.2077.1019.94112.0713.7315.5818.4621.3025.5630.53大26.9851.8399.17145.1190.5235.7347.9458.9512.2561.2SP-LUGB-2415
DN150小7.0879.66513.5316.4318.6920.9425.1328.9934.7941.56大36.7470.55135.0197.5259.3320.9473.6624.7697.1763.8SP-LUGB-2420
DN200小9.25712.6217.6721.4624.4027.3532.8237.8745.4454.28大47.9792.15176.3257.9338.7419.1618.5815.9910.6997.7SP-LUGB-2425
DN250小11.2715.9822.3727.1630.8934.6241.5447.9357.5168.70大60.71116.6223.1326.4428.7530.4782.8103311521263SP-LUGB-2430
DN300小14.6419.7227.6133.5338.1342.7451.2859.1771.0184.81大74.95144.0275.5403.0529.3613.2966.5127514231559蒸汽kg/0.59031.12952.16293.16924.16165.14517.594010.03812.50715.007饱和温度℃99.7120.2143.6158.8170.4179.4198.3212.4223.9233.8绝对压力MPa0.10.20.40.60.81.01.52.02.53.0
产品选型
代号通径流量范围㎡/hLU-25DN251~10（液体）25~60（气体）蒸汽流量请查看说明书，DN300以上推荐使用插入式涡街流量计LU-32DN321.5~18（液体）15~150（气体）LU-40DN402.2~27（液体）22.6~150（气体）LU-50DN504~55（液体）35~350（气体）LU-80DN809~135（液体）90~900（气体）LU-100DN10014~200（液体）140~1400（气体）LU-150DN15032~480（液体）300~3000（气体）LU-200DN20056~800（液体）550~5500（气体）​代号功能1N无温压补偿Y有温压补偿​代号输出型号F14-20mA输出（二线制）F24-20mA输出（三线制）F3RS485通讯接口​代号被测介质J1液体J2气体J3蒸汽​代号连接方式L1法兰卡装式L2法兰连接式​代号功能2E11.0级E21.5级T1常温T2高温T3蒸汽P11.6MPaP22.5MPaP34.0MPaD1内部3.6V供电D2DC24V供电B1不锈钢B2碳钢智能型涡街流量计是老式模拟的涡街流量计的更新换代产品，智能型涡街流量计不仅可以带4~20mA输出，还可以带RS232通讯协议，可以直接与计算机联网，便于远程监控和操作。
优点
②智能涡街流量计的传感器的通用性很强，从而使传感器具有良好的互换性采用先进数控设备加工传感器的表体和旋涡发生体等，确保加工精度，从而使零部件（特别是旋涡发生体）的通用性强，从而真正做到不会因零部件的更换而影响传感器的重复性和精度；能产生强大而稳定的涡街信号。 
③结构简单牢固，无可动部件，可靠性高，使用维护方便。 
④检测元件不与介质接触，性能稳定，使用寿命长 传感器采用检测探头与旋涡发生体分开安装，而且耐高温的压电晶体密封在检测探头内，不与被测介质接触，所以涡街流量计具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点。 
⑤输出与流量成正比的脉冲信号或模拟信号，无零点漂移，精度高，方便与计算机联网 
⑥测量范围宽，量程比可达1：10 
⑦涡街流量计测量体积流量时不需补偿，涡街输出的信号实际上是与流速成线性关系的，也就是与体积流量成正比。压力和温度补偿的目的是为了得到流体的密度，乘以体积流量就得到质量流量，若测量气体的体积流量就不需要补偿了。 
⑧压力损失小。 
用口径DN50的涡街流量计测量可燃气体的流量，若管道内的最大流量Qmax =200m3/h时，传感器的压力损失是：△P =1.08×10-6 ρv2（kPa）= 0.605 KPa 
⑨在一定的雷诺数范围内，流量特性不受流体压力、温度、黏度、密度、成分的影响，仅是与旋涡发生体的形状和尺寸有关。 
⑩应用范围广，蒸汽、气体、液体流量均可测量。
涡街流量计的局限性
涡街流量计是一种速度式流量计，漩涡分离的稳定性受流速分布影响，故它对直管段有一定的要求，一般是前"10D，后5D";测量液体时，上限流速受压损和"气蚀"现象限制，一般是10m/s。测量气体时，上限流速受介质可压缩性变化的限制，下限流速受雷诺数和传感器灵敏度的限制，一般气体的流速范围10-70m/s，蒸汽的流速范围为8-50m/s;应力式涡街流量计对振动较大敏感，故在振动较在的管道安装涡街流量计时，管道要有一定的减震措施;应力式涡街流量计采用压电晶体作为检测传感器，故其受温度的限制，一般长期工作温度为-40℃～+350℃和-10℃～+250℃。
测量介质：液体、气体、蒸汽
公称通径：DN200-DN3000(非标产品可根据用户要求特殊定做)
温度范围：-40℃~350℃ 
范围度:正常范围1:10 扩展范围1:15
压力损失系数:Cd≤2.6
系统测量精度:液体、气体 示值±1%
蒸汽 示值±1.5% 
插入式流量计 示值±2.5%
供电电压:传感器+12VDC、+24VDC（可选）
变送器+24VDC
现场显示型 仪表自带3.6锂电池
输出信号:传感器 脉冲频率信号0.1~3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V
变送器 两线制4~20mADC电流信号
充许振动加速度: 压电式≤0.2g 电容式≤1.0g
环境温度: -40℃~55℃(非防爆场所) -20℃~55℃(防爆场所)
环境湿度:相对湿度5~85%
信号远传距离: ≤500m
信号线接口:内螺纹M20×1.5
防爆等级:iaⅡCT2-T5
安装步骤
1：在需要安装插入式涡街流量计的管道正上方的水平管道上面必须割开一个直径为100的圆孔，要去掉周边的毛刺。
2：将配套的一端，就是带有法兰的短管放在孔的上面，要保持短管与管道的垂直，必须焊接牢固。
3：做到上面的步骤之后在圆孔处要放上垫片，然后把流量计插入，法兰连接着，如果有球阀的话，一定要先吧球阀放在短管上连接好再打开球阀，然后再运行插入式流量计。
4：必须要保证流量计前有大于15D的范围，后面要保证有5D的直管段。
工作原理
LUCB型插入式涡街流量计按国际标准化组织IS07145(在环形截面封闭管道中的流体流量测定—在截面一点的速度测量法)，采用埋入压电晶体的涡街测速探头，插入大口径工业管道内，将卡门旋涡频率转换为与流量成正比的电流或电压脉冲信号或4～20毫安电流信号。
概述
插入式涡街流量计主要用于各种行业工业管道中大口径气体、液体、蒸汽介质流体的流量测量, 特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件，因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。插入式涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃～+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。