标题：高压涡轮流量计
简介
JT-LWGY型高压涡轮流量计传感器是一种精密流量测量仪表，与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的高压涡轮流量计传感器可以应用于制药行业。  高压涡轮流量计结构为防爆设计，可以显示流量总量，瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池，单功能积算表电池使用寿命可达5年以上，多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
高压涡轮流量计可以显示的流量单位众多，有立方米，加仑，升，标准立方米，标准升等，可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿，对压力和温度参数变化不大的场合，可使用该仪表进行固定补偿积算。
LWGY型高压涡轮流量计传感器的型号和规格代号表
型号
规格代号
说明
LW
涡轮流量仪表
​G
传感器
​Q
气体
​Y
液体
公称通径
-2
2mm(管螺纹G3/8″)
-4
4mm(管螺纹G1/2″)
-6
6mm(管螺纹G1/2″)
-10
10mm(管螺纹G1/2″)
-15
15mm(管螺纹G1″)
-25
25mm(管螺纹G11/4″)
-40
40mm（法兰型）
-50
50mm（法兰型）
-80
80mm（法兰型）
-100
100mm（法兰型）
-150
150mm（法兰型）
-200
200mm（法兰型或者插入式）
-250
250mm（法兰型或者插入式）
-300
300mm（法兰型或者插入式）
精度等级
A
精度1%
B
精度0.5%
C
精度0.2%
信号输出
M
一体化液晶显示并带4~20mA电流输出
J
配套流量积算仪分体显示
S
配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA
I
4~20mA电流输出
T
一体化液晶显示
P
脉冲输出
公称压力
C1
PN1.6MPa
C2
PN2.5MPa
C3
PN4.0MPa
C4
PN6.3MPa
C5
PN16MPa
C6
PN25MPa
C7
PN40MPa
防爆要求
/NE
不防爆
/EX
防爆等级dⅡBT4
温度要求
/NE
常温
/HE
120℃≥高温≥150℃
其它要求
/□
在订货时注明
高压涡轮流量计具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏，安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计，广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用，且无纤维、颗粒等杂质，工作温度下运动粘度小于5×10m/s的液体，对于运动粘度大于5×10m/s的液体，可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套，还可以进行定量控制、超量报警等，是流量计量和节能的理想仪表。 
瑞士高压涡轮流量计设计的转子壳对高压力不敏感，使用的材料类型(PVDF和Vectra)具有极佳的耐化学性和热阻性。由于零件的数量少，设计精密，性价比高，确保了它的普遍应用。
该
2．产品特点 
高精确度，一般可达±1%R、±0.5%R，高精度型可达±0.2%R
重复性好，短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性，如经常校准或在线校准可得到极高的精确度，在贸易结算中是优先选用的流量计
输出脉冲频率信号，适于总量计量及与计算机连接，无零点漂移，抗干扰能力强
可获得很高的频率信号（3-4kHz），信号分辨力强
范围度宽，中大口径可达1:20，小口径为1:10
结构紧凑轻巧，安装维护方便，流通能力大
适用高压测量，仪表表体上不必开孔，易制成高压型仪表
专用型传感器类型多，可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器，例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等
可制成插入型，适用于大口径测量，压力损失小，价格低，可不断流取出，安装维护方便
以下是高压涡轮流量计特点：
温度范围：-20 ℃to 90 ℃
高压涡轮流量计工作压力：250bar
高压涡轮流量计的爆破压力：750bar（静压）
高压涡轮流量计的供电电压：5 to 24 VDC,12 to 24 mA
高压涡轮流量计粘度范围：0～1000 CSt
过程连接：3/8”BSP外螺纹
电子连接：3线带状电缆密封在外壳，电缆长15cm
接液材质：PVDF，Vectra(聚乙烯纤维)和Viton
外壳材质：不锈钢，AISI303
3．基本参数与技术性能
表1 
仪表口径及连接方式4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接（15、20、25、32、40）50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接精度等级±1%R、±0.5%R量程比1:10；1:15；1:20仪表材质304不锈钢、316（L）不锈钢等被测介质温度（℃）-20～+120℃环境条件温度－10～+55℃，相对湿度5%～90%，大气压力86～106Kpa输出信号脉冲频率信号，低电平≤0.8V 高电平≥8V供电电源+12VDC 、+24VDC（可选）信号传输线STVPV3×0.3（三线制）传输距离≤1000m信号线接口豪斯曼接头防爆等级非防爆产品防护等级IP65
2.测量范围及工作压力：表2
仪表口径（mm）
正常流量范围（m/h）
扩展流量范围（m/h）
常规耐受压力（MPa）
特制耐压等级（MPa）（法兰连接方式）
DN 4
0.04～0.25
0.04～0.4
6.3
12、16、25
DN 6
0.1～0.6
0.06～0.6
6.3
12、16、25
DN 10
0.2～1.2
0.15～1.5
6.3
12、16、25
DN 15
0.6～6
0.4～8
6.3、2.5（法兰）
4.0、6.3、12、16、25
DN 20
0.8～8
0.45～9
6.3、2.5（法兰）
4.0、6.3、12、16、25
DN 25
1～10
0.5～10
6.3、2.5（法兰）
4.0、6.3、12、16、25
DN 32
1.5～15
0.8～15
6.3、2.5（法兰）
4.0、6.3、12、16、25
DN 40
2～20
1～20
6.3、2.5（法兰）
4.0、6.3、12、16、25
DN 50
4～40
2～40
2.5
4.0、6.3、12、16、25
DN 65
7～70
4～70
2.5
4.0、6.3、12、16、25
DN 80
10～100
5～100
2.5
4.0、6.3、12、16、25
DN 100
20～200
10～200
2.5
4.0、6.3、12、16、25
DN 125
25～250
13～250
1.6
2.5、4.0
DN 150
30～300
15～300
1.6
2.5、4.0
DN 200
80～800
40～800
1.6
2.5、4.0

ZNLWGY高压涡轮流量计产品特点
ZNLWGY高精确度，一般可达±1%R、±0.5%R，高精度型可达±0.2%R 
ZNLWGY高压涡轮流量计重复性好，短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性，如经常校准或在线校准可得到极高的精确度，在贸易结算中是优先选用的流量计
ZNLWGY高压涡轮流量计输出脉冲频率信号，适于总量计量及与计算机连接，无零点漂移，抗干扰能力强
ZNLWGY高压涡轮流量计可获得很高的频率信号（3-4kHz），信号分辨力强
ZNLWGY高压涡轮流量计范围度宽，中大口径可达1:20，小口径为1:10
ZNLWGY高压涡轮流量计结构紧凑轻巧，安装维护方便，流通能力大
ZNLWGY高压涡轮流量计适用高压测量，仪表表体上不必开孔，易制成高压型仪表
ZNLWGY高压涡轮流量计专用型传感器类型多，可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器，例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等
ZNLWGY高压涡轮流量计可制成插入型，适用于大口径测量，压力损失小，价格低，可不断流取出，安装维护方便
ZNLWGY高压涡轮流量计安装注意：
1、ZNLWGY高压涡轮流量计传感器的安装方式根据规格不同，采用螺纹或法兰连接。
2、ZNLWGY高压涡轮流量计传感器可以水平，垂直安装，垂直安装时流体方向必须向上，液体应充满管道，不得有气泡。
3、ZNLWGY高压涡轮流量计安装时，液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。传感器上游端至少应有20倍公称通径长度的直管段，下游端应不少于5倍公称通径的直管段。
4、ZNLWGY高压涡轮流量计传感器应远离外界电场、磁场，必要时应采取有效的屏蔽措施，以避免外来干扰。
5、ZNLWGY高压涡轮流量计为了检修时不致影响液体的正常输送，建议在传感器的安装处，安装旁通管道。
6、ZNLWGY高压涡轮流量计传感器露天安装时，请做好放大器及插头处的防水处理。
技术参数
高压涡轮流量计技术参数：流量范围：0.5-20L/M精度：±1 %重复能力：±0.3 %输出信号：脉冲；100 to 2000 HzK 系数：6000脉冲/升温度范围：-20 ℃to 90 ℃工作压力：250bar爆破压力：750bar（静压）供电电压：5 to 24 VDC,12 to 24 mA粘度范围：0～1000 CSt过程连接：3/8”BSP外螺纹电子连接：3线带状电缆密封在外壳，电缆长15cm接液材质：PVDF，Vectra(聚乙烯纤维)和Viton外壳材质：不锈钢，AISI303[1]