标题：盐雾箱
规格型号
型号一：
型号规格
工作室尺寸（D*W*H）mm
外形尺寸（D*W*H）mm
YSL-YWX/Q-150
450×600×400
700×1200×1100
YSL-YWX/Q-250
600×900×500
950×1500×1200
YSL-YWX/Q-750
750×1100×500
1100×1700×1250
YSL-YWX/Q-010
850×1300×600
1150×2100×1550
YSL-YWX/Q-016
850×1600×600
1190×2260×1450
YSL-YWX/Q-020
900×2000×600
1250×2800×1600
型号二:
容积（单位：L）工作室尺寸（D*W*H）mm外型尺寸（D*W*H）mmLRHS-108-RY450×600×400700×1200×1100LRHS-270-RY600×900×500870×1400×1150LRHS-412-RY750×1100×5001030×1680×1260LRHS-663-RY850×1300×6001160×2000×1390LRHS-816-RY850×1600×6001190×2260×1450LRHS-1080-RY900×2000×6001220×2350×1450
材质结构
箱体材质：试验箱整体[1-2]为进口PVC增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀；易  盐雾箱林频产品实物图清洗、无泄露，摒弃玻璃钢材质应时间而产生表面退色纤维化
箱盖材质：全透明进口耐冲击板材制造，便于试验时观测试验样品受试状况
盐水桶材质：进口PVC板， 超大盐水箱设计，杜绝因缺少盐水而中断试验
高压空气管材料：铜管或橡胶管
饱和空气桶：采用进口高级不锈钢（SUS304）板；采用亨利定律，予以加温加湿，并提供实验所需之湿度
（饱和空气桶作用：针对压缩进去的空气加热、加湿以及油过滤）
试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管，十五年可保持不老化及龟裂
盐雾箱功能概述
盐雾腐蚀试验箱为人工气候环境“三防”（湿热、盐雾、霉菌）试验设备之一，是模拟大气中含盐微小液滴所构成的 弥散系统的设备。被广泛应用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、金属材料与制品的镀、涂层等进行盐雾腐蚀试验。性能指标符合GB/T5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka：盐雾试验方法》本系列产品设计生产执行国家GB/T10587《盐雾试验箱技术条件》。以及等效的IEC、DIN、MIL、ASTM等标准进行各种盐雾试验。
特性
喷雾方式：A：连续式盐雾试验机 B：可程式盐雾试验机。  
  采用全侦测系统 故障发生时可亮灯显示。
1、整台PVC板制，内部采用先进的立体补强技术，结构强实，永不变形。
2、采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能，试验不中断。
3、精密玻璃喷嘴，使用4000小时保证无结晶阻塞。
4、控制仪表均在同一机板，操作简便，且一目了然。
5、附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全。
6、进口温度控制器，数字显示，PID控制，高稳定性白金测温探头，误差 0.3 
7、试验室采用蒸气直接加温方式，升温度快，减短待机时间。
8、喷雾塔附锥形分散器、具导向雾气、调节雾量、及均匀落雾等功能。
9、压力桶采用亨利定律，于以加温加湿，并提供试验室所需之湿度。
盐雾箱主要规格及参数：
温度要求： 试验室 NSS.ACSS35±1℃/CASS50±1℃
饱和桶 NSS.ACSS47±1℃/CASS63±1℃
喷雾量标准：1-2ml/80cm2.h
人工模拟盐雾试验又包括中性盐雾试验、醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验、交变盐雾试验
中性盐雾试验、醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验效果比1:3:8
选型
型号 YWX/Q-150YWX/Q-250YWX/Q-750YWX/Q-010YWX/Q-020工作室尺寸D×W×H(mm)450×600×400600×900×500750×1100×500850×1300×600900×2000×600外形尺寸D×W×H(mm)700×1200×1100950×1500×12001100×1700×12501150×2100×15501250×2800×1600功率 1.3(kw)1.5(kw)2.3(kw)4.5(kw)6.5(kw)性能指标
温度范围室温～55℃温度均匀度≤±2℃温度波动度≤±0.5℃盐雾沉降量1~2ml / 80cm2 · h喷雾方式连续、周期任选（订货时说明）试验定时1～999（S、M、H）可调运行控制系统
温度控制LED数显 P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器温度传感器铂金电阻·PT100Ω加热系统全独立系统，钛合金电加热式加热器喷雾系统塔式喷雾装置加无结晶喷嘴（雾粒更细且分布均匀）喷雾时间1～99（S、M、H）且周期可调箱内温湿度配有温湿度水银温度计盐液收集配标准漏斗和标准计量筒盐液过滤吸液管处装配水质过滤器（防止喷嘴堵塞终止试验）盐液预热盐液温度与箱内温度均衡（不致盐液温度过低影响试验温度）
盐雾箱操作规程
⒈ 请先接通盐雾箱电源及空压机电源，空压气管连接。
⒉ 将纯净水或蒸馏水加入箱体内和箱体背后的入水口，直至面板上的低水位灯灭为止，否则无法正常动作。
⒊ 排水管及排气管连接完成，如前页所示，指标向左为开。
⒋ 将隔绝水槽加水至垫板位置，以免盐雾泄漏。
⒌ 调配试验溶液调制方法：
A.覆盖层，中性盐雾试验（NSS试验）
a.盐溶液采用氯化钠（化学纯、分析纯）和蒸馏水或去离子水配制，其浓度为（5%±0.1）﹪（质量百分比）。雾化后的收集液，除挡板挡回部分外，不得重复使用；
b.雾化前的盐溶液的PH值在6.5～7.2（35±2℃）之间。配制盐溶液时，可采用化学纯的稀盐酸或氢氧化钠的溶液来调整PH值，但浓度仍要符合a点的规定。
B.金属覆盖层，铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）
a.将氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中，其浓度为50±5g/L。
b.将a溶液中加入氯化铜（CuCl2·2H2O），其浓度为0.26±0.02g/L（即0.205±0.015g/L无水氯化铜）。
c.在a溶液中加入适量的冰乙酸以保证试验箱内盐雾收集液的pH值为3.1～3.3。如喷雾前溶液的pH值为3.0～3.1，则收集液的pH值一般在3.1～3.3的范围内。用酸度计测量溶液的pH值，也可用经酸度计校对过的能读出0.1pH值变化的精密的pH试纸作为日常检测。溶液的pH值可用冰乙酸或氢氧化钠调整。
d.为避免喷嘴堵塞，溶液在使用之前必须过滤。
注：金属覆盖层，乙酸盐雾试验（ASS试验）在“B”过程中省去“b”步。
⒍将盐水倒入盐液补充瓶，即自动充填盐水进入实验室内喷雾塔，使药水流至盐水喷雾塔。
⒎将湿球杯加水，湿球温度计覆盖着纱布，纱布末端置于湿球杯内。
⒏放置试片或试样于置物架上：摆设角度依所需标准规定摆设，如标准试片130×70（mm）可用15度、30度斜置。
⒐设定试验温度：依所需标准设定（按键“▲”为增加，按键“▼”为减少）
a.NSS、AASS试验：试验室温度35℃；饱和空气桶温度37℃（35℃～40℃）。
b.CASS试验：试验室温度50℃；饱和空气桶温度55℃（50℃～55℃）。
⒑设定试验时间：0～999Hr（H：时；按键“+”为增加；按键“－”为减少）
⒒按下电源，操作按键，先行预温，到达至设定温度。注意：需将试验盖盖上并小心轻放以免破损。
⒓按下喷雾按键：
a、将空压机前方之出气阀打开，压力调整为0.2～0.4MPa一次压力； 
b、将调压阀调至 0.07～0.17MPa之压力，其压力可由压力表得知（顺时针增加，逆时针减少）。
⒔按下计时按键，依所设定时间之计时。
⒕试验完毕，依顺序将各开关关闭。
⒖试验中如有异常现象，请参照功能异常判断表处理。
产品用途
盐雾试验箱为人工气候环境“三防”（湿热、盐雾、霉菌）试验设备之一，是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。性能指标符合GB/T5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka：盐雾试验方法》，用于中性盐雾试验也可用于醋酸盐雾试验。
按产品工作原理分类
盐干湿复合盐雾试验箱 可程式复合盐雾试验箱 水电分离式盐雾试验箱
全自动盐水浸泡试验箱 智能腐蚀盐雾试验箱 水雾烟雾循环试验箱
符合标准
符合GB/T2423.17-2008 电子电工产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾，以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM 等相关标准。
箱体结构
采用进口智能温控仪表。该仪表智能化程度高，多组PID运算及模糊控制，快速整定，达到更平滑的控制输出和更高的控制精度。
采用自动定时装置，试验实验室达到预定温度后，进行自动喷雾，到达定时器设置的时间自动停止。
试验室也可采用透明顶盖，随时监视喷雾状态及试样工作状况。
喷嘴采用不结晶喷射嘴，无盐分堵塞之虞。
有双重压力调整及超温保护装置。
控制系统
连续或周期喷雾任选。
所有电路均装有断路器，所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。
多重系统保护，使用安全可靠
技术参数
1．温度范围：室温+5℃～55℃ 
2．温度均匀度：≤2℃
3．温度波动度：≤±0.5℃
4．盐雾沉降量：1~2ml/h.80cm2
5．喷雾方式：连续、间隙喷雾任意选择
6．试验定时 ：1～999（S、M、H）可调
试验后处理
试验完后，开启试验室上盖时，勿使溶液流下，而小心取出样品，不得损伤主表面，迅速以低于38度的清水，清去表面附之盐粒，除去腐蚀点外之腐蚀生成物，并马上干燥之。
溶液配制方案
盐雾试验机溶液配制 
A.盐雾试验机中性盐雾溶液的配制。
将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中，浓度为（50±10）g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5～7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸或氢氧化钠溶液进行调整，配制好的溶液需经过滤后方可使用。
B.盐雾试验机醋酸—盐雾溶液的配制 
先将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中，浓度为（50±10）g/L，然后用醋酸调节溶液的PH值，使其在3.1～3.3范围内，该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量，配制好的溶液需经过滤后方可使用。
C.盐雾试验机铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制 
第一步、将符合分析纯的氯化钠溶液于符合GB6682XX水中，浓度为（50±10）g/L。
第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。
第三步、用醋酸调节溶液的PH值，使其在3.1～3.2范围内，该PH值用
日常保养与维护
1、每次试验结束，建议用清水清洗干净设备试验箱体（包括：喷雾室、盐溶液室、预热水槽及密封水槽），以保持设备的清洁。
2、每次试验中或试验结束，标准计量杯之溶液应及时倒掉并清洗，以免盐溶液结晶体累积，影响沉降量的计算。
3、清洁箱体内时，请注意：
⑴、温度传感器之被护层的保护。
⑵、玻璃过滤器和玻璃喷嘴的保护（切不可用针或任何硬物去疏通过滤器或喷嘴）。
4、长期不使用，请将蒸馏水，盐水放掉，并保持箱内清洁。