标题：废水流量计
简介
  废水流量计废水流量计由电磁流量传感器和转换器配套组成，用以测量管道内各种导电流体或液固二相介质的体积流量。它广泛应用于化工、食品、制糖、酿酒、冶金、造纸、水利、环保、印染、石油、煤炭等工业领域中，用来测量各种酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、糖浆、石灰乳、污水、给排水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料等导电液体介质的体积流量。
主要特点
1．流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响，传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系，因此测量精度高。  涡街流量计
2．测量管道内无阻流件，因此没有附加的压力损失；测量管道内无可动部件，因此传感器寿命极长。
3．由于感应电压信号是在整个充满磁场的中间中形成的，是管道载面上的平均值因此传感器所需的直管段较短，长度为5倍的管道直径。
4．多种电极及内衬材料，可满足耐腐蚀、耐磨损的要求。
5．HXLDE转换器采用国际最新最先进的单片机和表面贴装技术，性能可靠、精度高、功耗低、零点稳定、参数设定方便，点击中文显示LCD，显示累积流量，瞬时流量、流速、流量百分比等。
6．双向测量系统，可测正向流量，反向流量，采用特殊的生产工艺和优质材料，确保产品的性能在长时间内保持稳定。
工作原理
废水量计是基于法拉第电磁感应定律而制成的，只是其中切割磁力线的导体不是固态金属，而是具有一定电导率的流体。当导电的流体在处于磁场中的测量管内作切割磁力线运动时，则在运动的流体内产生感应电动势。电动势用一对金属电极检测出并送至转换器通过智能化处理，然后转换成标准信号4～20mA和0～1kHz输出。
其感应电动势E可用下式表示：
式中：K=仪表常数
B=磁感应强度
V=测量管截面内的平均流速
D=测量管的内径
3．流速范围： （0.1～15）m/s 
4．流体电导率：≥5uS/cm 
5．防护等级：IP65（防喷水型）、IP68（潜水型）
6．流体温度： （-30～+180）℃
7．工作环境： （-25～+55）℃，5%～95%RH 
8．连接方式： 法兰连接（GB9119—1988）或ANSI标准
9．输出信号： （0～1）kHz、（4～20）mA或（0～10）mA 
10．供电电源：220VAC、50Hz或24VDC。
安装位置注意事项
  废水流量计暗转示意图
[1]
废水流量计安装时测量电极的轴线必须近似于水平方向，测量管道内应完全充满液体。流量计的前方最少要有5D（D为流量计内径）长度的直管段，后方最少要有3D长度的直管段，流体的流动方向和流量计的箭头方向一致。管道内如有真空会损坏流量计的内衬，需特别注意。流量计附近应无强电磁场，并有充裕的空间，以便安装和维护。若测量管道有振动，在流量计的两边应有固定的支座。测量不同介质的混合液体时混合点与流量计之间的距离最少要有30D（D为流量计内径）长度。为方便今后流量计的清洗和维护，应安装旁通管道。安装聚四氟乙烯内衬的流量计时，连接两个法兰的螺栓应注意均匀拧紧，否则容易压坏聚四氟乙烯内衬，最好用力矩扳手
●应安装在水平管道较低处和垂直向上处，避免安装在管道的最高点和垂直向下处
●应安装在管道的上升处
●在开口排放的管道安装，应安装在管道的较低处
●若管道落差超过5m，在传感器的下游最高位置上安装排气阀
●应在传感器的下游安装控制阀和切断阀而不应安装在传感器上游
●传感器绝对不能安装在泵的抽吸侧，应安装在泵的出口处
●在测量井内安装流量计的方式
1、入口2、溢流管3、入口栅
4、清洗孔5、流量计6、可卸短管 
7、出口密封闸8、出口9、排污阀
废水流量计分类
废水流量计分一下几类：
电磁供电废水流量计，插入式废水流量计，插入球阀法兰连接废水流量计
高压式废水流量计 分体式废水流量计
电磁供电废水流量计
MagneW3000 PLUS电池供电型电磁流量计采用了16 位嵌入式超微功耗微处理器  电磁供电废水流量计
同时采用了特殊技术设计的传感器励磁系统，具有全数字量信号处
理，抗干扰能力强，电池供电型电磁流量计测量稳定可靠等特点，可实现自动双向流量测量，现场瞬时流量、正向、反向累积总量显示，GSM数据无线远传，自诊断故障提示等功能，电池供电型电磁流量计可广泛应用于现场无电源供电的场所，如城市供水、水利灌溉、污水处理等行业。
二、电池供电型电磁流量计技术参数：
·公称通径：DN6-DN1200
·公称压力：0.6 ～4.0MPa （特殊压力可定制）
·精确度：± 0.5%(DN10 — DN250) ；± 1.0%(DN300 — DN1200) 
·测量范围：0 ～12m/s 
·测量介质电导率：>20 μs/cm 
·介质温度：-10℃～100℃
·环境温度：-25℃～60℃
·环境湿度：≤ 95% （相对湿度）
·供电方式：电池供电型电磁流量计拥有3.6V/DC 内置锂电池供电，连续工作时间大于5年
·电极材料：316L不锈钢、HC、HB、钛、钽、铂/铱合金
·衬里材料：聚氯丁橡胶、聚氨脂橡胶、PTFE、F46、PFA 
·连接方式：法兰式，插入式
·结构形式：一体型、分体型
·防护等级：IP68
显示方式：LCD 大屏幕液晶显示瞬时流量、正向/反向累积总量以及报警提示符
·输出信号：脉冲输出0.0001-10m/p 可设置脉冲宽度20ms( 无源光耦输出）
·通讯方式：GSM无线数据远传（短信形式数据包）
球阀法兰连接
  球阀法兰连接废水流量计
主要性能参数
1. 测量介质：液体、气体、过热/饱和蒸汽
2. 准确度：±1.0%、±1.5%
3. 重复性：≤准确度的1/3
4. 输出信号：(4~20)m电流信号、 RS-485/232通讯接口
5. 公称口径：DN15~DN500mm
6. .防爆标志：ExiaIICT6、ExiaIIBT
7. 供电电源：24V、12V、3.6V供电
主要功能特点
1. 智能一体化设计：能现场显示瞬时流量和累积流量及仪表系数。
2. 零位自动调整，消除零位漂移。
3. 微功耗、双电源设计。
4. 测量范围度：10：1;15：1
5. 断电保护功能：流量计在断电后，采用E2PROM技术，内部参数长期保存。
6. 小信号切除功能：
在无流量情况下，如果用户管道振动较大，有误差信号出现，可以设置截止频率切除无效信号。
7. 超出报警功能：当流量低于流量范围下限或高于流量范围上限时，流量计将自动报警。
8. 科学的设计：流量计检测元件不接触介质，无可动部件，压力损失小，使用寿命长。
插入式电磁流量计概述
  
产品型号：DN200-3000
插入式电磁流量计
电极材料 Mo2Ti、HC、HB、Pt、Ta、Ti
测量介质 导电液体
介质导电率 >5μs/cm（水>20μs/cm）
精度等级 ±1.0%RS
重复性 ±0.1%
流速范围 0-10m/s
介质最高温度 一体型≤90℃ 分体型≤180℃
环境温度 -25℃-65℃
工作压力 0.6Mpa-1.6Mpa
防护等级 IP65、IP67、IP68（可选）
防爆等级 无
输出信号 4-20mA电流输出，0-1kHz频率输出、单位体积脉冲输出
电源 220VAC、24VAC、3.6V电池供电
断电计时 无
空管置零 无
通讯 Hart Modbuse
语言 无
配套转换器 CBM-8308H型
安装方式 垂直安装
高压式废水流量计
口径 DN6-300
电极材料 Mo2Ti、HC、HB、Pt、Ta、Ti
衬里材料 聚四氯乙烯（F4）、氯丁橡胶、聚氨酯、全氯乙丙烯（F46）
聚全氟化烷氧基（PFA）
电极形式 标准型、刮刀式(DN≥50)  
测量介质 导电液体
介质导电率 >5μs/cm（水>20μs/cm）
精度等级 ±0.5%RS
重复性 ±0.1% 
流速范围 0-10m/s
介质最高温度 一体型≤90℃ 分体型≤180℃
环境温度 -40℃-65℃
工作压力 4.0Mpa-10.0Mpa，超压特殊供货
防护等级 IP65、IP67、IP68（可选）
防爆等级 无
输出信号 4-20mA电流输出，0-1kHz频率输出、单位体积脉冲输出
电源 220VAC、24VAC、3.6V电池供电
断电计时 无
空管置零 无
通讯 Hart Modbuse
语言 无
配套转换器 CBM-8308H型
连接法兰 国标GB9115、ANSI、JIS
废水流量计概述
  分体式废水流量计口径 DN6-2200
电极材料 Mo2Ti、HC、HB、Pt、Ta、Ti
衬里材料 聚四氯乙烯（F4）、氯丁橡胶、聚氨酯、全氯乙丙烯（F46）
聚全氟化烷氧基（PFA）
电极形式 标准型、刮刀式(DN≥50)
测量介质 导电液体
介质导电率 >5μs/cm（水>20μs/cm）
精度等级 ±0.5%RS
重复性 ±0.1%
流速范围 0-10m/s
介质最高温度 分体型≤180℃（橡胶≤65℃）
环境温度 -40℃-65℃
工作压力 1.0Mpa-4.0Mpa，超压特殊供货
防护等级 IP65、IP67、IP68（可选）
防爆等级 无
输出信号 4-20mA电流输出，0-1kHz频率输出、单位体积脉冲输出
电源 220VAC、24VAC
断电计时 无
空管置零 无
通讯 Hart Modbuse
语言 无
配套转换器 CBM-8308H型
连接法兰 国标GB9115、ANSI、JIS
废水流量计的日常维护
[2]　1、日常维护 　废水流量计在使用过程中应定期做直观检查，检查仪表周围环境，扫除尘垢，确保不进水和其他物质，检查接线是否良好，检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。 　若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。 　2、故障查找 　废水流量计开始投运或正常投运一段时间后发现仪表工作不正常，应首先检查流量计外部情况，如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号（即后位仪表输入回路）是否开路。切记盲目拆修流量计。 　3、传感器检查 　测试设备：500MΩ绝缘电阻测试仪一台，万用表一只。 　测试步骤： 　（1） 在管道充满介质的情况下，用万用表测量接线端子A、B与C之间的电阻值，A-C、B-C之间的阻值应大至相等。若差异在1倍以上，可能是电极出现渗漏、测量管外壁或接线盒内有冷凝水吸附。 　（2） 用万用表测量X、Y之间的电阻，若超过200Ω，则励磁线圈及其引出线可能开路或接触不良。拆下端子板检查。 　（3） 检查X、Y与C之间的绝缘电阻，应在200MΩ以上，若有所下降，用热风对外壳内部进行烘干处理。实际运行时，线圈绝缘性下降将导致测量误差增大、仪表输出信号不稳定。 　（4） 在衬里干燥情况下，用MΩ表测A-C、B-C之间的绝缘电阻（应大于200MΩ）。再用万用表测量端子A、B与测量管内二只电极的电阻（应呈短路连通状态）。若绝缘电阻很小，说明电极渗漏，应将整套流量计返厂维修。若绝缘有所下降但仍有50MΩ以上且步骤（1）的检查结果正常，则可能是测量管外壁受潮，可用热风机对外壳内部进行烘干。 　（5） 如判定传感器有故障，请与电磁流量计生产厂家联系，一般现场无法解决，需到厂家维修。 　4、转换器检查 　废水流量计如判定是转换器故障，经检查外部原因没问题的情况下，请与生产厂家联系一般会采取更换线路板的方式解决。 　废水流量计测量低电导率介质之实践 　废水流量计是用来测量电导率大于5μs/cm的导电性的液体介质的体积流量，电磁流量计测量原理主要是依据法拉第电磁感应定律， 　即当流体通过测量管，将切割磁力线感应出电动势。电动势正比于磁通量密度，测量管内径与平均流速的乘积，电动势（流量信号）由 　电极检出并通过电缆送至转换器，然而当测量微弱的电导率介质时，电动势就很难被感应出，通过现场实践操作方法，我们华夏仪表　结出以下几点供参考： 　首先是要确定被测量介质是否具有电导率？； 　其次是在电磁流量计安装上要严格按照产品使用说明书进行安装； 　再次是在废水流量计进行调试时将电磁流量计转换器内空管报警这一参数关闭后就可以顺利地检测出电动势，从而检出流量。