标题：东莞市国大实业有限公司
公司简介
国大实业有限公司于2003年在香港成立，主要生产和经营进出口高端检测设备和电子信息产品；为了更好的服务国内外广大客户，于广东省东莞市设立东莞市国大实业有限公司，和国大（东莞）检测设备有限公司。公司坐落于东莞市万江区，紧邻市滨江体育公园，距市汽车总站仅1.5公里，环境优美，交通便利。
公司始终坚持以质量求生存，以服务谋发展，凭借先进的制造工艺及专业高效的售前售后服务团队，服务了大批科研单位，质检机构和生产型企业。
产品服务
公司主要产品：恒温恒湿试验机、快速温变试验机、冷热冲击试验机、步入式恒温恒湿室、盐雾腐蚀试验机、耐黄变试验机、氙灯老化试验机、紫外耐气候试验机、精密烘 (烤)箱、马弗炉、真空干燥箱；万能材料试验机、跌落试验机、纸箱抗压试验机、破裂机、振动台、冲击试验机、耐磨仪等。
产品广泛应用于：光伏新能源、电子、五金、胶粘、纸品、印刷、塑胶、电线、电缆、食品、化工、玩具、纺织、皮革、家具等行业和领域。恒温恒湿试验箱综述：本系列温湿试验箱能模拟各种温湿度环境，进行高低温恒定、渐变、突变或湿热试验。适用于检测电子、LED、电器、通讯、仪表、塑胶制品、金属、化工、食品、汽车等产品。
产品特点：
圆弧造型及雾面线条处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作简单，安全可靠
内箱采用镜面不锈钢，箱体洁净，易清洗，使用寿命长；
采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯，无须雨刷除雾，保持清晰的观测效果，可随时观察试品的状况。
加湿系统的管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，从而提高产品的安全性。
原装进口欧美全封闭压缩机，进口环保冷媒，世界知名品牌的冷冻器件，原装进口LCD触摸屏控制器，界面友好，操作简单易学。全封闭结构，采用强力循环马达，低嗓音冷冻装置；
配备测试孔，具有通电测试功能(负载测试)；
满足标准：
GB2423.1-2008试验A《低温试验方法》; GB2423.2-2008试验B《高温试验方法》; GB2423.3-2006试验Ca《恒定湿热试验方法》; GB2423.4-2008试验Db《交变湿热试验方法》等国家标准，以及其他相关标准的要求。严格按GB 10592-2008《高低温试验箱技术条件》、GB10586－2006《湿热试验箱技术条件》设计生产。
技术参数：(具体尺寸可根据客户需求进行定制)
型号
GD-T80
GD-T150
GD-T225
GD-T408
GD-T800
内箱尺寸W×H×D(cm)
40×50×40
50×60×50
50×75×60
60×85×80
100×100×80
外箱尺寸W×H×D(cm)
110×136×71
117×146×85
117×166×91
140×176×101
170×186×111
内箱容积(L)
80
150
225
408
800
温度范围
A:-20℃～150℃  B: -40℃～150℃   C: -60℃～150℃   D: -70℃～150℃
湿度范围
20%～98%RH(10%～98%RH/5%～98%RH)
温湿度解析精度
0.1℃,0.1%RH
温湿度分布精度
2.0℃,3.0%RH
温湿度控制精度
±0.3℃；±2.5%RH
升温/降温时间
约3.0℃/分钟；约1.0℃/分钟
保温材质
耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料
冷却系统
气冷式/单段压缩机(-40℃)   气冷式/双段压缩机(-40℃～-70℃)
保护装置
无熔丝开关、（压缩机过载、冷媒高低压、超湿度超温）保护开关、保险丝故障警告系统
配件
记录器（选购）、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布
控制器
韩国TEMI880
压缩机
法国“泰康”牌
电源
1φ 220V AC±10% 50/60Hz  /  3φ 380V AC±10% 50/60Hz
工业烧烤箱综述：通过单纯的高温对物品进行干燥、烘焙、热处理、消毒、保温及其他温度试验。适用于电工、电子、仪表、材料、医药等科研、生产单位。
产品特点：
结构及材质：
内箱材质：SUS304#镜面不锈钢材质，明亮、洁净、易清洗
外箱材质：SEEC耐高低温钢板外加精粉体烤漆，增加了质感及洁净度
保温层：采用高强度、高密度玻璃纤维棉，有效保证箱内温度的稳定准确
单门：从左至右开启。双门：双门中开
测试门与机体采用耐高低温之高张性密封条,以确保测试区之密闭
测温体：PT100温度传感器 
测试区内使用不锈钢可调式活动盘架两块
送风循环系统：
采用进口多叶式涡轮型风扇，强力送风循环，避免任何死角，可使蓄热区内温度分布均匀，更节能，更静音
马达为长轴心耐温专用型；功率随机型而异
温控系统：
加热器为蜂窝陶瓷发热丝，升温稳定、加热速度快、无污染且使用寿命长
计时器：采用9999数字设定，数字显示型，并有温度计时，时到断电报警提示系统
温度传感器采用CA.(K)TYPE；温度控制方式为P.I.D+S.S.R可控硅
满足标准：
JB/T5520-91《干燥箱技术条件》
技术参数：(具体尺寸可根据客户需求进行定制) 
型号
GD-K27
GD-K72
GD-K150
GD-K270
GD-K480
内箱尺寸W×H×D(cm)
30×30×30
45×40×40
50×60×50
60×90×50
80×100×60
外箱尺寸W×H×D(cm)
41×62×45
66×92×55
70×120×65
80×150×65
100×160×70
温度范围(℃)
RT～100，200，300，400，500（按实际要求选购）
温度均匀度(℃)
±2%
温度波动度
±0.5
升温时间
RT～100℃约10分钟
功率(kw)约
2
3
4
6
8
电源
220V / 380V
标准配件
网条状层板两块
冷热冲击试验箱综述：冷热冲击试验机，主要用来测试复合材料及材料结构，在瞬间下经极高温和极低温连续变化的环境下材料损坏的程度，借以在最短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属、塑胶、电子等材料，可作为其产品改进的依据或参考。
产品特点：
采用触控式图控操作界面，操作简易
合理的风道循环系统，温度分布均匀
立式三箱结构，高低温箱循环过程自动控制，停留时间可调
不锈钢内胆，多形式记录，设有多重安全保护措施及装置
高可靠性设计，适用于24小时连续试验
满足标准：
GJB360.7-87温度冲击试验，GJB367.2-87 405温度冲击试验，SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱—一箱式，SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱—二箱式， IEC68-2-14试验方法，GB/T 2424.13-2002试验方法温度变化试验，GB/T 2423.22-2002温度变化，QC/T17-92汽车零部件耐候性试验，EIA 364-32热冲击（温度循环）测试。
技术参数：(具体尺寸可根据客户需求进行定制)
规格型号
GD-R42
GD-R80
GD-R150
GD-R225
内箱尺寸W×H×D(cm)
40×35×30
40×50×40
50×60×50
50×75×60
温度范围
高温室：常温~+150℃   /   低温室：常温~-60℃
温度均匀度
小于±2℃
温度转换时间
小于10S
温度恢复时间
小于5min
温度感知器
PT 100 *3
模拟负载(IC)
3.5kg
冷却系统
水冷式 / 风冷式
材质
外壳：SUS304#不锈钢板经雾面处理  内胆：SUS304#不锈钢板
制冷系统
二元复式压缩机制冷（风冷或水冷）、进口法国泰康/比泽尔压缩机组、环保型R404冷媒
控制系统
进口可程序温度控制器
设定范围
-100.00+200.00℃ / : OH1M ~ 9999H 59M / CYCLE ~ 10000 CYCLE
分辨率
0.01℃ / 1 MIN
输出型式
PID + PWM + SSR 控制模式
电源
AC380V/50HZ三相五线交流电源

企业文化
为了满足客户的不同需求，公司一直秉承“品质至上、客户为先、诚信服务”的经营理念，严格执行国际测试标准及客户的具体测试需求，提供更加完善的行业整体解决方案。
公司坚持用企业文化提升企业核心竞争力，使企业在发展中树立起良好的社会形象。使之能更好的服务广大国内外客户，共同发展。
形象标识
国大实业的形象标识以蓝橙为主色调，以国大的拼音首字母为代表。
蓝色是智慧的颜色，它象征着宽容与大爱，代表了国大实业以人为本，客户为先的经营理念。
橙色是自然的颜色，它象征着繁荣与智慧，代表了国大实业以质量求生存，以服务谋发展的发展策略。
整个字母配以坚韧有力的线条，体现了国大人，刚直不阿的性格与积极向上的心态。