标题：富莱克软水器
富莱克软水器工作原理
水力控制阀利用水流的动能驱动两组涡轮分别带动两组齿轮推动水表盘和控制盘的旋转。水表盘累计通过的流量，控制盘则将原水压力信号通过一组孔道引入一组阀室，在转动的同时按设定规律打开或关闭压力孔道，从而实现集成在一体的一组阀门的自动切换。
软水器由两个树脂罐（主罐和副罐）水力控制阀、盐箱三部分组成，控制阀控制水路在主罐和副罐之间切换，确保总有一个罐处于工作状态，而另一个罐处于再生或备用状态，再生盐液靠阀内装设的文丘里喷射器负压吸入，再生及清洗用水是另一个罐的软化出水。对于不同的原水硬度配用不同号码的水表盘以达到对应的工作和再生周期。
富莱克软水器使用条件
1）、进入交换器的水压、水温、水质要求：
（1）水压：0.2～0.5MPa
（2）水温：5～45℃
（3）悬浮物：顺流再生<5mg/L；逆流再生及浮动床<2mg/L
（4）总硬度：一级钠<6.5mmol/L；二级钠<10mmol/L 
（5）游离氯：<0.3mg/L
（6）含铁量：<0.3mg/L
（7）耗氧量(CODMn)：<2mg/L(02) 　2）、工作环境温度与湿度要求：
（1）环境温度：5～50℃ 
（2）相对湿度：<95%( 25℃时) 
3）、供电电源：交流220V 士22V/50Hz或380V士38V/50Hz
执行标准
1）、产品标准
《自动控制钠离子交换器技术条件》GB/T 18300-2001 
《水处理设备 技术条件》JB/T 2932-1999 　2）、工程标准
《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 
《城市供水水质标准》 CJ/T 206-2005
《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003
《工业循环冷却水处理设计规范》 GB 50050-2007
《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T 17219-1998
富莱克软化控制器
产品优点：活塞隔栅——密封圈设计
·全自动控制器：可根据流量或时间设置自动启动再生程序，操作人员只需定期向盐桶内加盐即可，其余工作由软水设备自动完成。设备故障率低，寿命长，可保证水质100%处于良好状态。·灵活性高，完全适合用户需求：根据用水情况可选单罐、双罐或双罐系统，能实现不间断供应软水。同时，可选择配置顺/逆流再生系统。·超强抗腐蚀性能：罐体采用玻璃钢结构，阀体材质采用无铅黄铜和Noryl，无毒无害，同时避免了再生液和恶劣环境对设备腐蚀。
富莱克控制阀具体特征如下：
1、5600，5600SE，5000型控制阀适用于民用小型软水器设备，反渗透预处理的活性碳过滤器，沙过滤器。
※性能特点：
a.活塞为纵向布置
b.阀体材质均为工程阀体材料塑料 
c.再生时有硬水旁通，需要外加阀门来阻断硬水旁通 
d.5600型再生有6个步骤，比其它阀门多了一次反洗，使它的再生质量优于其它阀门
e.5000型控制阀反洗流量可以达到17gpm 
2． 2510，1500，2700，2750，2850，3130，3150 型的单活塞工业用控制台阀，适合用于单罐系统，过滤器，锅炉用软水器，以及其它工业用软水。
※性能特点：
a．活塞为横向布置 
b．除2510外其他阀体材料均为无铅黄酮 
c．可配无硬水旁通活塞，再生时硬水自动阻断，无须外加阀门
d．反洗流量大 
e．除3150外其他阀门均可配成手动操作
f．配成双罐系统（一用一备），需外加阀门来实现。
3．2900，2930，3900型的双活塞工业控制阀，适合用于双罐式大型系统，多罐系统，过滤器，锅炉用软水器，其它工业用软水。
※性能特点： 
a．活塞为横向布置 
b．有两个活塞，一只不过控制再生程序，另一只实现进出水切换
c．阀体材质均为无铅黄酮 
d．可配无硬水旁通活塞，无须外加阀门
e．配成双罐系统（一用一备，无须外加阀门来实现。
4．8500，9000，9500型的双罐连续运行系列阀，适合用于连续供水软化水系统。 
※性能特点：
a.一个阀门控制二只罐体 
b.有两只活塞，一只控制再生程序，另一只实现两个罐体互相切换
c.除8500外，阀体材质均为无铅黄铜 
d.由流量来发动再生 适用于要求连续供软化水的场合。 经软水器处理的软化水超标原因：
按GB1576-2001工业锅炉水质标准要求，蒸汽锅炉的补给水硬度为≤0.03mmol/L，大于此值，便属于超标。硬度超标可分为两大类：
1、在软水器的取样口检测是合格的，但软水箱中的水硬度超标，造成此现象的原因如下：
A、再生周期设定过大，或流量计故障造成的计量不准，使树脂本该再生时未能及时再生，致使超标水注入软水箱。
B、正洗时间偏短，使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。
C、给水水压不稳引发的盐箱补水过少，吸盐过少，正洗不足，其中任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标，影响软水箱水质。
D、在盐箱中的盐很少时，未能及时添加，造成某次再生的效果不佳。
E、操作不当，在某次再生过程中关闭给水阀。
以上错误中任何一项均可造成短时间大量超标水注水软水箱，需要合格软水长时间稀释超标水才可使软水箱中的水重新达标。
2、在软水器的取样口多次检测，均不合格，将此情况分为新装软水器初次试水硬度超标及在用软水设备硬度超标分别讨论：
A、新装软水器初次试水硬度超标的原因：
a 中心管与控制阀交接处的O形密封圈未形成密封，此时应检查：
中心管的长度是否够，外径是否符合要求l 是否忘记装O形密封圈 
O形密封圈是否破损
b 中心管上破损，有裂纹。
c 给水TDS值与树脂层高度比值过大。
d 给水TDS值与树脂交换容量的比值过大。
e 进出水口接反。
B 在用软水器软水硬度超标的原因：
a 给水TDS值与树脂层高度或树脂交换容量的比值过大。与新树脂初次试水相比，在用软水设备对给水TDS值要求更严格，当树脂层高度为1.5米，总硬度为13mmol/L，给水TDS值≧900mg/L时，确保软水硬度≤0.03mmol/L将会比较困难。
b 树脂中毒，老化引起的树脂交换容量降低。由此种原因引起的软水硬度超标是一渐进过程，不是突然出现的明显超标。
c 盐箱中的盐量过少。当盐箱中水量正常，而盐的高度不及水的高度的1/3时，在吸盐步骤的中后期吸上的盐水很可能不饱和，致使经射流器稀释后的盐水浓度低于再生要求，影响再生效果。
d 盐箱中的总水量过少，我们的经验是树脂罐中每100L树脂，所需盐箱中的水量约为35-40L，过多低于这一标准将会引发再生不充分。
e 吸盐水太慢，在正常的时间内，不能吸入足够的盐水，其原因如下：
给水压力过低
上下布水中泥沙等杂物堵塞严重
废水软管变形、折弯等引发的排废水不畅
树脂层内杂质太多
吸盐管路上有泄漏点，使空气被吸入
射流器中有异物
空气逆止阀失灵，提前关闭或被堵塞
射流器选型偏小
3、树脂罐中有大量气体存在，该气体可能来自于给水中带气，或慢洗过程空气逆止阀关闭不严。
未使用大粒无碘盐。
控制阀内部漏硬：一般的控制阀内部漏硬时，往往会出现软水口与废水口同时出水，但对于64D或74A系列，可能会通过陶瓷动片上的小孔形成内漏，如果是此种内漏，处于正冲洗位置，可在废水口检测到合格软水，但转入运行位置后，软水硬度超标
常见故障分析及排除
富莱克FLECK软水器在实际使用中最常见的故障为以下几种： 
1)软水出水不合格;
2)吸盐不畅或不吸盐;
3)系统有泄漏;
4)树脂泄漏;
5)周期出力不足或出力衰减较快;
6)软水器不能自动再生;
7)再生过程紊乱，不能很好再生。
总的来说，FLECK软水器作为一种成熟的产品，整体性能比较稳定，出现上述多种故障的主要原因一般来自系统安装配置和使用不当，现将上述故障原因分析和解决办法整理如下：
1、系统给水压力不符合要求FLECK软水器要求给水压力在2～6Kg/cm2之间，当给水压力小于1.75 Kg/cm2时，用于吸盐的水射器流速过低，不能产生足够的负压吸入盐水，表现为吸盐量不足(再生过程完成后盐桶内仍有剩余饱和食盐水)，软水器再生质量下降，设备下一产水周期的出力肯定不足。解决该问题的办法是提高给水压力，使之满足要求，一般使用增压泵可以实现。
当给水压力大于6 Kg/cm2时，超出了玻璃钢制软水罐的耐压范围，容易引起软水罐、各部位密封圈、中心管及连接处漏水、跑树脂甚至设备破裂损坏。对于绝大多数用户来讲，一般是使用市政自来水作为软水器的给水，给水压力满足设备的要求，对于特殊给水的用户，需要在系统安装前确认这一点，对于不能满足条件的系统，应结合现场情况确定解决方案。
2、在设备安装方面，由于中心管需要在现场确定长度且需手工截取合适长度，现场最容易出现的问题是中心管长度截取不合适。如中心管过长，则软水控制头与罐体不能严格密封，导致罐口漏水，如中心管过短则形成近水不通过树脂层，俗称水流短路(设备运行中可以听到罐口有水流声)，出水硬度超标。
安装中心管需先定位，然后比照控制头旋入深度量取所需长度，用钢锯平口截断，断面要求平齐光滑，没有毛刺。
对于软水罐直径超过800mm的设备，下布水器为总管支管式，支管的安装也是在现场进行，要求支管一定要旋紧，防止在水流冲击下脱落而出现树脂泄漏现象。
3、跑树脂 软水器产水或再生过程中出现离子交换树脂泄漏(树脂进入软水箱或随排污水流出)称为跑树脂。
产水过程中跑树脂最常见原因是中心管破裂、下布水器脱落或破裂，树脂大量进入软水罐，通过拆开树脂罐，抽出中心管检查很容易发现，如有损坏，更换损坏部件即可。
再生过程出现树脂泄漏(树脂随排污水流出)的主要原因是上布水器破裂、反洗水进水压力太高流速太快造成，在确认上布水器没有损坏的情况下，降低反洗水流速，可以解决问题。
4、再生过程不吸盐或吸盐很慢 给水压力偏低、盐水过滤器堵塞、吸盐管堵塞、水射器堵塞是再生吸盐不畅的几个可能原因。检查方法依次如下：首先观看进水管的压力表确认进水压力合格，然后检查吸盐管(透明塑料管)观察有无堵塞，再其次拧下盐水过滤器，拆开后用干净的自来水冲洗，如问题仍不能解决，则需要拆开水射器上部密封盖，用干净自来水冲洗，上述几步一般可以解决问题。注意：安装水射器上部密封盖时一定要在水射器灌满水的情况下进行，避免水射器内含有空气形成气阻。
吸盐管路如果频繁出现堵塞，则说明再生用盐的不溶性杂质含量太高，对于再生用盐的一般要求是不含碘的工业食盐，食盐的杂质越少越好。
5、软水器周期出力不足或周期出力衰减较快的主要原因是“树脂中毒“，中毒原因常见为再生使用加碘盐，或给水中含铁量偏高(市政给水管网末梢处或使用地下水的用户容易出现该问题)。当出现树脂中毒现象后，首先要停用加碘盐，高铁地下水要预处理出铁，对于已中毒树脂要做再生处理，中毒树脂的再生处理应由专业人员进行。
6、软水器不能自动再生 导致软水器不能自动再生的最常见原因是控制再生的流量计损坏，而流量计损坏的主要原因是不当操作而致，在进行流量盘设定和再生程序时间设定时，如果没有拔下流量导线，很容易导致流量计中变速齿轮组损坏，这一点大家在使用中务必注意。流量计损坏后只能更换。
如果手动流量计导线能驱动再生程序，但再生不能自动继续，说明软水器控制头的电路或电机有故障，应由专业维修人员检修或更换配件。
7、再生程序紊乱，设备不能运行 调试正常的软水器出现再生程序紊乱的主要原因是由停电造成，FLECK软水器要求24小时不断电。一般说来，由涡轮流量计机械驱动的软水器在正常产水过程中出现断电现象对设备影响不大，但当设备处于再生状态时如果出现断电，再生程序将会混乱，需要在来电后重新调试控制头的再生程序。[1]