标题：上海三邑仪器设备有限公司
公司简介
上海三邑仪器设备有限公司是一家集生产销售于一体的可靠性环境试验仪器设备厂。并通过了ISO9001质量体系认证和CE认证，并在企业内部实施了CRM项目管理，经过多年的研发与积累，主要生产设备有：振动试验台、盐雾试验箱/恒温恒湿试验箱/ 高低温试验箱/ 高温老化试验箱/ 低温试验箱/ 高低温交变湿热试验箱/温度冲击试验箱/ 臭氧老化试验箱/ 紫外耐气候试验箱/ 氙灯耐气候试验箱/ 砂尘试验箱/ 箱式淋雨试验箱/大型步入式试验箱/ 跌落试验机等系列环境监测性试验设备，同时我厂还可以根据客户需要设计非标产品。  上海三邑仪器设备有限公司
上海三邑以过硬的产品质量，优质的服务，使得产品在航空、军事、邮电、通讯、石油、化工等领域得到广泛应用，赢得了众多国家级、省级质检单位以及大中型企业、院校和科研单位的首肯，在生产、销售和服务方面积累了丰富的经验。
上海三邑仪器设备有限公司的产品正在得到越来越多中外用户的认可。立足上海，三邑仪器以产品质量和用户服务为中心，立志做国内第一的环境试验设备，为更多的用户提供高质量水准、高服务水平的产品和服务。
公司注重品牌意识，强化品牌管理，以 “三邑”品牌叫响市场，成绩斐然。拥有业界最大的样机展示厅及一流的生产设备、测试技术，先进的防静电喷塑车间及多工位数控冲床、折弯机、剪板机、车床等设备，辉煌属于历史，未来属于开拓者。坚持品牌发展战略，保持公司核心竞争力，三邑人将继续坚持以“一流的技术，一流的产品，一流的服务”竭诚为广大客户服务！[1]
企业文化
企业内涵： 品质验证辉煌，服务体现诚信”经济的发展来源于技术的创新,如何将科研成果转化为现实生产力是研发的主要课题.研究服务于生产,生产为研发反馈信息,从而互为补充,相辅相成.发展和巩固我们的核心技术. 　企业理念：想客户所想，急客户所急，您的满意就是我们最大的心愿”制定、执行严格的商务政策，对销售精英进行年度表彰及奖励，以促进销售工作不断改善、进取，打造出第一流的销售团队。 　企业服务：质量求生存、产品求发展、价格公道、服务周到”以“倾听·预案”为行动指南,迅速反应,立即行动.注重倾听用户的声音,增强与顾客之间的沟通.定期电话回访及每年一年的上门走访.通过为顾客创造价值,满足顾客的需求,达到三邑与顾客共同成长的理想状态. 　企业作风： 三邑仪器与各大高校、名企、内地经销商携手合作,为创造辉煌的明天而共同努力. 　文化是历史的投影,企业文化是一个企业在长期生产经营中倡导、积累,经过筛选提炼成的,是企业的灵魂和潜在的生产力,打造企业核心竞争力的战略举措.三邑开厂至今十多年的生产经验与酸甜苦辣在历史的长河中熠熠生辉……
产品介绍
  盐雾试验箱[2]盐雾腐蚀试验箱
用途：本类盐雾试验箱为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一，是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka: 盐雾试验方法》做中性盐雾试验，同时也可做醋酸盐雾试验。
试验室尺寸：60×45×40cm（W×D×H） 外部尺寸：113×63×107cm（W×D×H）一、结构特点（A）试验室：采PVC灰色耐冲击板，厚度6m/m。（B）恒温水槽：采PVC灰色耐冲击板，厚度6m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水之不便。（C）试验室上盖：采用PVC板制成，厚度10m/m，附室内灯1 只，强化安全玻璃视窗一组及气压缸左右各一组（自动开启及关闭）。（D）试药补充桶：隐藏式附水位表，采PVC灰 色耐冲击板，厚度5m/m，与机台外观成一体。（E） 试验室篮架：采PVC灰色耐冲击板，可自由调整试验角度15&ordm;及30&ordm;角。（F）饱和空气桶：以SUS#304不锈钢板制成，厚度2m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水不便。 二、试验方法：可依CNS、JIS、ASTM等标准设定型：(A)盐水试验法： （1）试验室：35℃±1℃ （2）饱和空气桶：47℃±1℃(B)耐腐蚀试验法： （1）试验室：50℃±1℃ （2）饱和空气桶：63℃±1℃ 三、喷雾方式：（A）锥型分散器：可调整喷雾之大小，并可使雾气落雾平均。（B）喷嘴：玻璃喷嘴材质PYREX之精密玻璃喷嘴（C）喷雾量：1~2mL/80cm&sup2;1hr 四、除雾方式：藉空气挤压将雾气排出 五、控制系统：（A）试验室温度控制0~99.9℃精度0.1℃（双数位显示）VERTEX厂制VT4810 PID自动演算1只。（B）加热槽液体膨胀安全温度控制器0~110℃2只（西欧制品）（C）饱和空气桶温度控制器0~99.9℃，精度0.1℃（双数显示）VERTEX厂制VT4810 PID自动演算1只。（D）时间控制器ANV AH5R-2 1只（E）积时器：0~9999.9 hr 台制RISESEN1只（F）一级压力调整结构：1．一次调压阀：附压力表1组（先行调压於2~2.5Kg/cm&sup2;）2．二次调压阀：台制调压阀1/4” PT，压力0~4.0 Kg/cm&sup2;可调式（喷雾压力调节於1.0Kg/cm&sup2;）3．压力表：2 Kg/cm&sup2; 1只，精度0.1 Kg/cm&sup2;。（G）法国进口照光押扣开关可连续押扣一万以上。（H）士林电机电磁接触器1只（I）台制STON LY2N保护电驿1只（J）台制STON MY2N保持电驿4只（K）YCT V2A702-03 电磁阀4只 六、盐雾腐蚀试验箱适用试验：a、中性盐水喷雾试验（NSS）b、乙酸盐水喷雾试验（ACSS）c、醋酸铜盐水喷雾试验（CSAA） 七、盐雾腐蚀试验箱适用的国际标准：RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866；JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770；ASTM B-117、ASTM B-268 B-268、GB-T2423、GJB150、3770 高低温试验箱/恒温恒湿试验箱 
规格型号工作室尺寸mm外箱尺寸温度范围SY/GDW-100L400×500×500950×900×1615SY/GDW-150L500×600×5001020×950×1700、-20~+150SY/GDW-225L500×600×7501050×1003×1570、-40~+150SY/GDW-250L550×630×7801095×1050×1900、-60~+150SY/GDW-500L700×800×9001250×1182×1880、-70~+150SY/GDW-800L800×1000×10001500×1250×1930SY/GDW-010L1000×1000×10001500×1450×1930箱体结构　
箱体采用数控设备制作、工艺先进、线条流畅，美观大方内箱材质为1.2mm厚304SUS高级不锈钢拉丝板，外箱  高低温试验箱内部材质为1.5mm厚优质冷轧钢板静电喷涂内箱与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉，隔温效果好，内箱与外箱之间门框连接为玻璃钢连接框，此连接效果好，即使在－80℃情况下，箱体外部也无出汗情况门与门框之间采用进口密封材料及独特的硅胶密封结构，密封、抗老化性好箱内风道采用双循环系统，由两只长轴轴流风机，两只不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，上出风、下进风箱内温度均匀，提高了空气流量，加热和冷却的能力，大幅改善了试验箱的温度均匀性加热器用瓷片式加热器，升温快，寿命长设有防凝露带导电膜的中空玻璃视窗及耐高、低温的照明装置，能清晰观察到内部试验物品 　
制冷系统
采用百年“泰康”全封闭制冷压缩机组，每台机组均经过欧洲“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码，可通过  调试车间实物图电脑上网查寻制冷压缩机：为保证试验箱对降温速率和可达最低温度的要求，该试验箱采用双级复叠式制冷系统，复叠式系统包含一个高压制冷循环和一个低压制冷循环，其连接容器为蒸发冷凝器，蒸发冷凝器的功能为将低压循环的蒸发器作为高压循环的冷凝器之用制冷系统的设计应有能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证 在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。制冷辅助件：风冷式盘管冷凝器、鳍片式多段式蒸发器，主要制冷配件及控制器件均采用进口原件，如：丹麦“丹佛斯”热力膨胀阀、美国“艾高”干燥过滤器；意大利“卡斯妥”电磁阀；制冷剂：采用制冷剂404A（低压循环）、R13（高压循环）冷却方式：风冷 　
振动试验台
最大试验负载（kg）：100频率范围（0.01Hz）：1Hz~600Hz振幅（可调范围mmp-p）：0~5mm最大加速度：20g  电磁吸合式振动台振动方向：垂直+水平调频功能：1-600HZ范围内任意频率扫频：1-600HZ可以任意设定,真正标准来回扫频可程式功能：1-600HZ,1-15段每段可任意设定频率和时间,可循环倍频功能（0.01Hz）；15段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环对数功能（0.01Hz)：①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3种模式对数/可循环振动波形： 正弦波(半波/全波)时间控制：任何时间可设(秒为单位)精密度： 频率可显示到0.01Hz，精密度0.1Hz功率：2.2Kw台面尺寸：L*H*W（cm）50*1*50台体尺寸L*H*W（cm）：垂直50*20*50 水平50*25*50电源电压（V）：220±20%最大电流（A）：5实现功能:正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、最大加速度,调幅,时间控制 
三元素及碳硫分析仪
  三元素分析仪
  碳硫分析仪
  车间一角
  成品区