标题：透视机
简介
透视机又叫做X光透视机、便携式X光透视机，是通过X射线对物体物品进行透视机的一起，大型设备多用于医疗，一般是医院为病人看病。例如骨科透视，牙科透视等。
透视机不是任何物体都可以透视的，如果有所谓什么都可以透视的透视机，是与科学违背的，一定是虚假产品。透视机透视不同物体获取图像，原理是：例如透视陶瓷中的塑料，因为陶瓷和塑料两种介质的密度是不同的，所以可以透视出其中的画面。画面上陶瓷和塑料表示上是不同深浅颜色的物体，一般密度越高的区域颜色越深。
透视机都可以穿透什么物体呢？X射线透视机器可以穿透的物体很多，例如木头、陶瓷、人体骨骼、木头、竹制品、塑料、衣物等纤维制品、玻璃、纸张、薄金属等介质。
原理
X射线是一种不可见光，原理上，他与红外线、紫外线、微波等同属于光谱内的色散，他们的长度不同，统称为光学频谱。是通过棱镜散开颜色得到的不同频率的光。光也可以分为可见光和不可见光。可见光就是我们日常生活中见到的各种颜色的光，不可见光例如电视遥控器的红外线，太阳光下的紫外线，微波炉中的微波，X光机拍片使用的X射线。
发射X射线的装置为X光透视机，此机器主机由发射端和接收端组成，发射端发射X光射线，穿透物体后，由接收端接收X射线，并且处理成图像，此为透视物体原理。 
透视目标的热图像和目标的可见光图像不同，它不是人眼所能看到的可见光图像，而是透视表面温度分布图像。透视红外热成像使人眼不能直接看到表面温度分布，变成可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。所有温度在绝对零度（-273℃）以上的物体，都会不停地发出热红外线。红外线（或热辐射）是自然界中存在最为广泛的辐射.
（1）透视物体的热辐射能量的大小，直接和物体表面的温度相关。透视热辐射的这个特点使人们可以利用它来对物体进行无需接触的温度测量和热状态分析，从而为工业生产，节约能源，保护环境等方面提供了一个重要的检测手段和诊断工具。
（2） 大气、烟云等吸收可见光和近红外线透视，但是对3~5微米和8~14微米的透视热红外线却是透明的。因此，这两个波段被称为透视热红外线的“大气窗口” 。利用这两个窗口，使人们在完全无光的夜晚，或是在烟云密布的战场，清晰地透视观察到前方的情况。由于这个特点，热红外透视成像技术在军事上提供了先进的透视夜视装备，并为飞机、舰艇和坦克装上了全天候前视透视系统。这些系统在现代战争中发挥了非常重要的作用。
应用领域
医学中的应用透视机应用于医学诊断，主要依据X射线的穿透作用、差别吸收、感光作用和荧光作用。由于X射线穿过人体时，受到不同程度的吸收，如骨骼吸收的X射线量比肌肉吸收的量要多，那么通过人体后的X射线量就不一样，这样便携带了人体各部密度分布的信息，在荧光屏上或摄影胶片上引起的荧光作用或感光作用的强弱就有较大差别，因而在荧光屏上或摄影胶片上(经过显影、定影)将显示出不同密度的阴影。根据阴影浓淡的对比，结合临床 表现、化验结果和病理诊断，即可判断人体某一部分是否正常。于是，X射线诊断技术便成了世界上最早应用的非刨伤性的内脏检查技术。 
X射线治疗 
X射线应用于治疗，主要依据其生物效应，应用不同能量的X射线对人体病灶部分的细胞组织进行照射时，即可使被照射的细胞组织受到破坏或抑制，从而达到对某些疾病，特别是肿瘤的治疗目的。 
X射线防护 
在利用X射线的同时，人们发现了导致病人脱发、皮肤烧伤、工作人员视力障碍，白血病等射线伤害的问题，为防止X射线对人体的伤害，必须采取相应的防护措施。以上构成了X射线应用于医学方面的三大环节——诊断、治疗和防护。
医用便携式X光机也叫做医用手提式X光机或医用X光透视仪。此类X光机适用于医用，主要用于诊所、乡镇卫生院，运动员训练部门及学校医务室等部门。由于其成本低、X射线剂量低(安全度高)、操作简单、体积小、大多可连接电脑进行处理打印等，满足了不足以容纳大型X光机设备的医疗机构的设备空白，受到了众多医疗行业及工作者的青睐。矿业领域的应用矿业领哉系统全面的调研了矿用本安型光纤透视机项目产品的市场宏观环境情况、行业发展情况、市场供需情况、企业竞争力情况、产品品牌价值情况等，旨在为咨询者提供专项产品的市场信息，以供咨询者投资、经营决策过程中进行参考。
矿业领域以产品微观部分作为调研重点，采用纵向分析和横向对比相结合的方法，分别对透视机产品的国内外生产消费情况、原材料市场情况、产品技术情况、产品市场竞争情况、重点企业发展情况、产品品牌价值以及产品营销策略等方面进行深入的调研分析。
在数据处理方面，报告以企业调研数据和国家统计局数据、中国进出口数据为基础数据，为保证报告的翔实、准确可靠、数据之间具有可比性，报告对统计样本数据进行必要的筛选、分组，将宏观样本数据、微观样本数据紧密结合,并采用定量分析为主（包括经济统计模型的应用），定量与定性分析相结合的方法，深入挖掘数据蕴含的内在规律和潜在信息。同时采用统计图表等多种形式将分析结果清晰、直观的展现出来，多方位、多角度为咨询者提供了系统完整的参考信息，同时也增加了报告研究结论的客观性和可靠性。其他X光机广泛应用于医疗卫生，科学教育，工业各个领域。例如X光机可用于医院协助医生诊断疾病，用于工业的无损探伤，火车站和机场的安全检查等等。
常见故障
故障1：透视图像位置不稳定。工作中当机器对病人改变透视部位时，透视图像不稳定，工作几分钟后经常烧保险丝R1。
检查：断开负载检查24V直流电压正常，加上负载直流电压下降至14V，检查桥堆OL正常。从控制主机电路图得知，24V电压主要供给两组定位电磁铁线圈电源，检查定位电磁铁线圈，从外表看无烧焦现象，用万用表欧姆档测试和外壳的绝缘电阻正常。测线圈电阻，由于线圈电阻偏小故用万用表没发现异常，改用串电流表后加电压的方法测试，一组电磁铁线圈电流正常，另一组线圈电流明显偏大，确定该电磁铁线圈绕组匝间短路，换新的电磁铁线圈后机器工作正常。
分析：该电磁铁线圈主要功能是制动和定位，当一组线圈匝间短路后引起24V直流电压降低，使另一组电磁铁线圈也无法正常工作，当机器正常工作，作上下左右运动时，不能迅速定位，电机断电后的惯性使监视器上的图像不能停留在中间位置，引起监视器图像不稳定。
故障2：不能正常透视。接通透视开关主监视器上无图像显示，高压毫安表D5示值满刻度，调节毫安电位器，D5电流值无变化，接着熔断器1RD、2RD熔芯断路。
检查：从控制主机电路图可知，熔断器1RD、2RD是高压发生器的短路、过载保护元件，断开高压发生器到X射线管的高压电缆，用0-250V可调电压变压器，串接1只电流表，连接到高压发生器初级绕组。从0V开始加电压，同时注意电流表的变化，随着输入电压的升高，发现初级绕组电流明显偏大，打开高压发生器，将4只高压硅堆和线圈绕组断开。用绝缘电阻测量仪，测试高压硅堆U的正反电阻，发现两只硅堆已击穿，换新的硅堆后，对高压发生器初级加低压测试工作电流正常，检查连接高压发生器和X射线管电缆的绝缘电阻，两根电缆中有一根电缆绝缘电阻明显下降，换新的高压电缆后机器工作正常。
分析：由于高压电缆的绝缘电阻下降，使漏电流增大，引起高压发生器输出负载加大，高压硅堆发热损坏，保护元件1RD、2RD熔芯断路。
故障3：透视时监视器无图像。接通透视开关，监视器无图像，只有杂乱的干扰条纹。透视管电压控制台上数码管显示正常，透视管电流毫安表D5指示值正常，机器上下左右运动正常。
检查：监视器能正常发光，表明监视器电源和高压部分工作正常，用信号发生器给监视器输入一组信号，监视器有反应，当透视仪正常工作时用示波器检查监视器的输入信号，输入信号幅度等于零。打开电视摄像机和图像增强器的连接部分，加电压观察影像增强器工作正常，用万电表检查摄像机和监视器连接的高频电缆，无断线和短路现象。用万用表测摄像机输入电压，输入电压为0V。检查控制台输出部分电压220V，打开埋设电源线的地板沟，发现电源线有两处被老鼠咬断，换新线后机器正常工作。
分析：这是一起由室外小动物进入透视室后引起的故障，只有将小动物的进入室内的洞口堵住才能防止再发生类似故障。该透视室的门窗接口处紧密无明显缺口，在柜式空调穿墙管处发现有大量的老鼠粪便，用油灰将穿墙洞管的缝隙全部堵住，2年多来没有发生同类故障。
未来趋势
透视机作为摄像机的基础，在低照度、宽动态、分辨率等方面的技术指标还将不断的提高，另外监控的数字化、网络化、智能化已是大势所趋，透视机作为视频监控系统的重要组成部分，在未来的发展中，其数字化网络化的步伐也将会进一步加快。
产品细分化更趋明显，从2006年发展来看，高清晰、宽动态、日夜彩转黑等功能透视机发展迅速，特别是日夜型透视机异常火爆，在这里我们把日夜型透视机定义为能满足白天晚上监控需求的透视机，包括低照度透视机及红外摄像机，从其技术角度来说也有多种实现方式，红外摄像机是比较流行的一种解决方案，但其缺点也比较明显，发热量控制以及红外灯的寿命都是我们需要考虑的问题。三星的帧累积技术，对于静态物体表现良好。Sony的ExView CCD技术，成本较高，是高端产品的首选，配合红外技术，低照度效果改善明显。另外有一种感红外摄像机，对滤光片进行特殊处理，实现白天彩色，晚上黑白，自动切换，提高晚上的灵敏度，也是发展的一种趋势。
安防监控的数字化，网络化已是一种趋势，作为视频监控的前端产品透视机无疑在这场变革中将扮演着重要角色，有关部门预测，网络摄像机将以每年不低于50%的速度增长，作为网络摄像机的核心技术——视频编码技术、网络技术、视频监控管理平台技术，国内都已发展较成熟，如YUCOO，其核心编码技术H.264在业界处于领先的地位。从DVR及DVS发展来看，国内品牌已基本取代国外品牌，这与传统摄像机没有核心技术有本质区别。虽然网络摄像机是一种趋势，但它的发展也并不是一蹴而就的，模拟摄像机与网络摄像机必然在很长一段时间内共同存在，因此网络摄像机与DVR、DVS系统兼容就显得格外重要，这需要一个开放的视频软件平台支撑，这也是制约网络摄像机发展的一个重要因素。作为国内最大的DVR、板卡厂商YUCOO，顺应时代发展潮流，推出了摄像机专用的IP模块及IP型透视机，其具有DVS全部的功能，软件接口与YUCOO的DVS系列完全兼容，另外其体积比一张名片还小，可以内嵌至传统的模拟摄像机内，采用这样的IP 模块，可以很方便地快速安装、部署一个网络监控系统。
智能化，随着安防监控的深入，规模的扩大，传统的监控显然很难适应日益膨胀的信息检索需求，智能监控发展势不可挡。日前国内一流的安防产品设备厂商，YUCOO公司与ObjectVideo及WPG System签订合作协议，YUCOO将运用ObjectVideo全球领先的智能视频分析技术，开发出创新、下一世代的智能视频监控产品。
透视机作为前端产品，数字化、网络化成为一种趋势，其前端处理能力大大增强，如提供的IP模块，采用最新的Ti Davinci技术，采用一颗高集成的ARM+DSP架构的高速多媒体处理器芯片，使透视机智能分析成为可能，另外透视机作为视频监控的前端产品，采集的数据没有经过编码及传输，完整地保留了原始的数据信息，对信息量的损失最小，可以有效提高智能分析的准确性。