标题：压力差
应用原理
真空下压力差的应用
低真空（1－1000hpa）下利用真空产生的压力差的应用： 
主要用途：利用真空所产生的压力差，带动气体流动产生的吸力，进行工作。
主要用途
有最典型的真空吸尘，及医院手术间的负压吸引，此应用主要是由真空泵产生的真空用来克服管路，过滤器的压力损失，使得吸尘吸污口的气流获得较高的气流速度，把各种垃圾吸入分离罐内。类似的工作还有真空吸粪车，真空厕所，真空污水收集系统，油田淤泥收集系统，井点降水系统等。 
该应用所需的真空一般为900－100hpa，当吸较轻的灰尘时，所需的真空度会比较低。但需要一定的气体流速。当吸取颗粒较大的物料时，所需真空度会比较高。此外还取决于物料重量和气体重量的混合比，管路长度和过滤器类型等等。当吸取大量液体时，要考虑到吸送的高度，壹个大气压力所产生的最大压力差可以将水提升有10米。 
此外还利用真空产生的压力差造成气体流动，进行真空气力输送，大量应用在化工，制药，塑料，建筑，装卸行业的粉料，颗粒装物体的真空气力输送，分配，卸货等。 
在生活中，烟囱的原理，龙卷风的形成都是真空所造成的压力差所造成的。 
利用真空的压力差，可以吸附各类较为平整及有规律表面的物体，最典型的应用是真空吸盘，它可以吸附不宜手拿的玻璃，集成电路生产工艺中的硅片等。 
通过真空吸盘，我们可以有各种应用，比如各类印刷机械上吸纸送纸装置，大型幕墙玻璃安装所需的真空吊具，飞机航天上各种铝合金零部件等不宜采用常规夹紧方式的机械加工时所需的真空夹具等等。 
利用真空的压力差，可以把液体或胶状物内的气泡，模具、罐装容器空腔内的气体排干净。使得所需的物体顺利进入腔体内，填补空间。典型的用途有液体的罐装，橡胶硫化工艺上的脱气，铝合金的真空压铸工艺等。 
利用真空的压力差，可以使得加热后具有塑性变形的塑料片材紧贴在所需形状的模具上，形成各种形状的塑料零件，用于包装等用途，这就是俗称的真空吸塑。类似的应用还有真空塑料贴面等。
变送器
种类在诸类仪表中，变送器的应用最为广泛、普遍，变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分，两线制变送器尤多；有智能和非智能之分，智能变送器渐多；有气动和电动之分，电动变送器居多；另外，按应用场合有本安型（本质安全型）和隔爆型之分；按应用工况，变送器的主要种类如下 低（微）压/低（微）差压变送器
中压/中差压变送器 
高压/高差压变送器
绝压/真空/负压差压变送器
高温/压力、差压变送器
耐腐蚀/压力、差压变送器
易结晶/压力、差压变送器
变送器的选型通常根据安装条件、环境条件、仪表性能、经济性和使用介质等方面考虑。实际应用中分为直接测量和间接测量两种；其用途有过程测量、过程控制和装置连锁等。常见的变送器有普通压力变送器、差压变送器、单发兰变送器、双发兰变送器、插入式发兰变送器等。
用途压力变送器和差压变送器单从名称上讲测量的是压力和差压（两个压力的差），但它们可以间接测量的量却很多。如压力变送器，除可以测量压力外，还可以测量设备内的液位。在常压容器内测量液位时，需要一台压力变送器即可。当测量受压容器的液位时，可考虑用两台压力/差压变送器，即测量下限一台，测量上限一台，它们的输出信号进行减法运算，即可测出液位，这时一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。压力变送器的测量范围可以做的很宽，从绝压0开始可以到一百多兆帕（一般情况）。 
差压变送器除了测量两个被测量压力的差压值外，它还可以配合各种节流元件来测量介质流体的流量，可以直接测量受压容器的液位和常压容器的液位以及压力和负压。
制作从压力/差压变送器制作的结构上来分有普通型和隔离型。普通型压力/差压变送器的测量膜盒为一个，它直接感受被测介质的压力或差压；隔离型的测量膜盒接受到的是一种稳定液（一般为硅油）的压力，而这种稳定液是被密封在两个膜片中间，直接接受被测压力的膜片为外膜片，原普通型膜盒的膜片为内膜片，当外膜片上接受压力信号时通过硅油的传递原封不动的将外膜片的压力传递到了普通膜盒上，从而可以测出外膜片所感受到的压力。 
隔离型压力/差压变送器主要是针对特殊的被测量介质设计和使用的，如果被测介质离开设备后会产生结晶，而使用普通型压力/差压变送器需要取出介质，会将导压管膜盒室堵塞使其不能正常工作，所以必须选用隔离型。隔离型变送器通常作成发兰式安装，即在被测设备上开口使变送器安装后它的感应膜片是设备壁的一部分，这样它不会取出被测介质，一般也不会造成结晶和堵塞。 
当被测介质需求结晶温度较高时，可选用将膜片凸出的结构，这样可将传感膜片插入到设备内部，从而感应到的介质温度不会降低，这样测量是有保障的，即选用插入式发兰变送器。 
隔离型变送器有远传型和一体型之分。远传型即外膜盒与测量膜盒之间用加强毛细管连接，一般毛细管为3~5米，这样外膜盒装在设备上，内膜盒及变送器可以安装在便于维护的安装支架上；另一种形式是外膜盒与变送器做成一体直接由发兰安装在设备上。对于隔离型压力变送器它还可以作成螺纹连接型，即外膜盒或外弹性元件可在安装螺纹的前面，只要在被测设备上焊接上内螺纹凸台，便可将变送器直接拧到设备上，安装非常方便。 
隔离型压力/差压变送器的制作复杂，材质要求也较高，所以它的价格通常是普通型的3~4倍。
选型在压力/差压变送器的选用上主要依据：以被测介质的性质指标为准，以节约资金、便于安装和维护为参考。如果被测介质为高黏度、易结晶、强腐蚀的，必须选用隔离型变送器。 在选型时要考虑被测流体介质对膜盒金属的腐蚀，一定要选好膜盒材质，否则使用后很短时间就会将外膜片腐蚀坏，发兰也会被腐蚀坏造成设备或人身事故，所以膜盒材质的选择非常关键。变送器的膜盒材质有普通不锈钢、304不锈钢、316/316L不锈钢、钽材质等。 
在选型时要考虑到被测介质的温度，如果温度高，达到200℃~400℃，要选用高温型，否则硅油会产生汽化膨胀，使测量不准确。 
在选型时要考虑设备的工作压力等级，变送器的压力等级必须与应用场合相符合。从经济角度上讲，外膜盒及插入部分材质比较重要，要选合适，但连接发兰可以降低材质要求，如选用碳钢、镀铬等，这样会节约很多资金。 
隔离型压力变送器最好选用螺纹连接形式，这样既节约资金，安装也方便。 
对于普通型压力和差压变送器选型，也要考虑到被测介质的腐蚀性问题，但使用的介质温度可以不予考虑，因为普通型是引压到表内，长期工作时温度是常温，但普通型使用的维护量要比隔离型大。首先是保温问 题，气温零下时导压管会结冰，变送器无法工作甚至损坏，这就要增加伴热和保温箱等装置。 
从经济角度上来讲，选用变送器时，只要不是易结晶介质都可以采用普通型变送器，而且对于低压易结晶介质也可以加吹扫介质来间接测量（只要工艺允许用吹扫液或气），应用普通型变送器就是要求维护人员多进行定时检查，包括各种导压管是否泄漏、吹扫介质是否正常、保温是否良好等，只要维护好，大量使用普通型变送器一次性投资会节约很多。维护时要注意硬件维护和软维护相结合。 
从选用变送器测量范围上来说，一般变送器都具有一定的量程可调范围，最好将使用的量程范围设定在它量程的1/4~3/4段，这样精度会有所保证，对于微差压变送器来说更是重要。实践中有些应用场合（液位测量）需要对变送器的测量范围迁移，根据现场安装位置计算出测量范围和迁移量进行迁移，迁移有正迁移和负迁移之分。 
目前，智能变送器已相当普及，它的特点是精度高、可调范围大，而且调整非常方便、稳定性好，选型时应多考虑。 
按照设计规范，在工程设计选型中，究竟采用气动变送器还是电动变送器，因其各有特长，应该根据装置的具体条件进行综合考虑和分析。
压力变送器
压力变送器的选型
从物理学角度来看，任何一个物体上受到的压力都包括大气压力和被测介质的压力（一般称为表压）两部分。作用在被测物体上的这两部分压力总和称为绝对压力。 P绝=P表+大气压 
测量绝对压力的仪表称为绝压表。对于普通的工业压力表测量的都是表压值，也就是绝对压力与大气压的压差值。当绝对压力大于大气压值时测得的表压值为正值，称为正表压；当绝对压力小于大气压值时测得的表 压值为负值，称为负表压，即真空度。测量真空度的仪表称为真空表。 
⑴为了保证压力测量精度，最小压力测量值应高于压力表测量量程的1/3； 
⑵对需远距离测量或测量精度要求较高的场合，应选用压力传感器或压力变送器； 
⑶在测量精度要求不高时，可选择电阻式或电感式、霍尔效应式远传压力变送器； 
⑷气动基地式压力指示调节器适宜做就地压力指示调节； 
⑸压力变送器、压力开关应根据安装场所的防爆要求合理选择。
差压变送器
差压变送器的选型
差压变送器根据以下几点选型： 
⑴测量范围、需要的精度及测量功能； 
⑵测量仪表面对的环境，如石油化工的工业环境，有可热（有毒）和爆炸危险气氛的存在，有较高的环境温度等； 
⑶被测介质的物理化学性质和状态，如强酸、强碱、粘稠、易凝固结晶和汽化等工况； 
⑷操作条件的变化，如介质温度、压力、浓度的变化。有时还要考虑到从开车到参数达到正常生产时，气相和液相浓度和密度的变化； 
⑸被测对象容器的结构、形状、尺寸、容器内的设备附件及各种进出口料管口都要考虑，如：塔、溶液槽、反应器、锅炉汽包、立罐、球罐等； 
⑹其它要求，如环保及卫生等要求； 
⑺工程仪表选型要有统一的考虑，要求尽可能地减少规格品种，减少备品备件，以利管理； 
⑻实际的工艺情况： 
①考虑被测对象是属于哪一类设备。如槽、罐类，槽的容积较小，测量的范围不会太大，罐的容积较大，测量的范围可能较大； 
②要看介质的物化性质及洁净程度，首选常规的差压变送器及浮筒式液位变送器，还要对接触介质部分的材质进行选择； 
③对有些悬浮物、泡沫等介质可用单发兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双发兰差压变送器； 
④对高黏度介质的液位及高压设备的液位，由于设备无法开孔，可选用放射液位计来测量； 
⑤除了测量方法上和技术上问题以外，还有仪表的投资问题。 
综上所述，变送器的选型，技术上要可行，经济上要合理，管理上要方便。
真空应用
低真空（1－1000hpa）下利用真空产生的压力差的应用： 
主要用途：利用真空所产生的压力差，带动气体流动产生的吸力，进行工作。 
主要应用
有最典型的真空吸尘，及医院手术间的负压吸引，此应用主要是由真空泵产生的真空用来克服管路，过滤器的压力损失，使得吸尘吸污口的气流获得较高的气流速度，把各种垃圾吸入分离罐内。类似的工作还有真空吸粪车，真空厕所，真空污水收集系统，油田淤泥收集系统，井点降水系统等。 该应用所需的真空一般为900－100hpa，当吸较轻的灰尘时，所需的真空度会比较低。但需要一定的气体流速。当吸取颗粒较大的物料时，所需真空度会比较高。此外还取决于物料重量和气体重量的混合比，管路长度和过滤器类型等等。当吸取大量液体时，要考虑到吸送的高度，壹个大气压力所产生的最大压力差可以将水提升有10米。 
此外还利用真空产生的压力差造成气体流动，进行真空气力输送，大量应用在化工，制药，塑料，建筑，装卸行业的粉料，颗粒装物体的真空气力输送，分配，卸货等。 
在生活中，烟囱的原理，龙卷风的形成都是真空所造成的压力差所造成的。 
利用真空的压力差，可以吸附各类较为平整及有规律表面的物体，最典型的应用是真空吸盘，它可以吸附不宜手拿的玻璃，集成电路生产工艺中的硅片等。 
通过真空吸盘，我们可以有各种应用，比如各类印刷机械上吸纸送纸装置，大型幕墙玻璃安装所需的真空吊具，飞机航天上各种铝合金零部件等不宜采用常规夹紧方式的机械加工时所需的真空夹具等等。 
利用真空的压力差，可以把液体或胶状物内的气泡，模具、罐装容器空腔内的气体排干净。使得所需的物体顺利进入腔体内，填补空间。典型的用途有液体的罐装，橡胶硫化工艺上的脱气，铝合金的真空压铸工艺等。 
利用真空的压力差，可以使得加热后具有塑性变形的塑料片材紧贴在所需形状的模具上，形成各种形状的塑料零件，用于包装等用途，这就是俗称的真空吸塑。类似的应用还有真空塑料贴面等。
新闻事件
  压力差定律根据上海市政府公布的调查结果，房屋倾倒的主要原因是紧贴7号楼北侧在短期内堆土过高，最高处达10米左右。与此同时，紧临大楼南侧的地下车库基坑正在开挖，开挖深度达4.6米。大楼两侧的压力差使土体产生水平位移，过大的水平力超过了桩基的抗侧能力，导致房屋倾倒。 
调查结果称，原勘测报告经现场补充勘测和复核，符合规范要求；原结构设计经复核符合规范要求。大楼所用PHC管柱经检测质量符合规范要求。上海市政府今天召开的新闻发布会宣布，在建的其余楼房安全状况稳定，不会发生类似倾倒事故。……根据上海市政府公布的调查结果，“莲花河畔景苑”倒覆大楼的原勘测报告经现场补充勘测和复核，符合规范要求；原结构设计经复核符合规范要求。大楼所用PHC管柱经检测质量符合规范要求。”
社会观点
通过两侧的压力差使土体产生水平位移，水平力超过了桩基的抗侧能力导致房屋倾倒。这是新的最环保的房屋拆除方法，完全不需要以前的火药，机械摧毁的等古老方式，符合中国国情，实属实践出真知的良好表现。 
专家组经过现场勘察和复核，认定土地开发的原勘察报告符合规范要求；原结构设计，经复核符合规范要求；大楼所用PHC管桩，经检测质量符合规范要求。楼盘倒覆不是由于施工质量问题而引起。 
有些人称：这一伟大发现将彻底解决中国的违章建筑拆除成本问题，并且最大限度的实现环保节约型社会。[1]
网友观点
因上海倒楼事件走红的“压力差”一词，不可避免地在网络上被“恶搞”。
网友babyplease在帖子中说，上海一幢楼的倒塌，倒出了伟大的“压力差”，会对人类生活产生巨大影响。依他看来，“压力差”至少会带来以下革命性的变化：首先，“压力差”将会彻底淘汰当今世界上广泛运用的落后生产技术——旧建筑物爆破式拆除。按照上海的实际情况和倒塌效果，今后拆楼，只要在一侧挖个4.6米深的坑，另一侧堆积10米高的土，就可以达到预定效果，而且可以大大节约经费，更绿色更环保。“我们还可以展望，‘压力差’原理将会在军事上得到广泛应用。”
网友“江天哲”戏称，“挖坑-堆土”理论震惊世界，即将改变世界格局。“江天哲”还大胆“推测”，根据上海“莲花楼”10米土堆产生3000吨侧向力的理论，8848米高的珠穆朗玛峰将会对印度板块产生3000万亿吨的侧向力，印度板块在巨大的侧向力挤压下，即将向印度洋深处漂移，成为孤岛。
韩寒则调侃称，大楼倒塌“经过鉴定，属于自杀”，自杀的原因是两侧压力太大，也就是说，该楼生活压力太大。