标题：数据采集仪
产品简介
GL200 是一种便携轻便的数据采集器/图形记录仪，可以同时测量10通道的温/湿度，模拟电压。通过宽大的彩色屏幕，客户在测试时更容易清楚的看到捕获的数据和轻松设置参数来观测波形和数据。通过 REPLAY 功能可以更容易再现捕获的数据，并且可以保存到仪器内存或外部USB存储器里。标准的PC USB接口使 GL200 更容易通过软件来控制，是客户很好的选择。
产品介绍 
10 个隔离通道 直流电压(20mv到 50V), 热电偶(K,E,J,T,N,R,S,T,B, W) 和湿度测量 16-bit 分辨率 3.5" 彩色LCD 显示(320 x 240 像素) 图形和文本显示模式 方便易用的键盘和菜单 单通道报警输出 触发功能 实时统计分析计算功能 内置3.5M 内存 2 路USB 2.0 接口- 一路为USB存储，一路为 PC 连接端口 内置电池可连续使用6个小时 扫描速度 最大0.1s 10 通道 1 路脉冲输入，1 路触发输入 体积超小(194mm × 122mm × 41mm) 视窗软件可设置，控制，数据传输，数据转换为ASCII 和Excel 格式，并且屏幕上可播放历史数据简述。
GL200 可测试电压，温度，湿度，脉冲和逻辑信号。通道间是隔离的，这样如果是由于接线错误或过载造成的通道损坏就不会对周围其他通道造成任何影响。传感器可通过背部螺丝终端与仪器相连。内部3.5M 内存(非暂态存储)，这样当电源关机或中断时不会对数据造成任何影响。
2路 USB 接口，一路为 USB 存储器，另一路为电脑通讯接口。任何其他USB 存储器可直接使用来存储数据。512M 存储器可供用户存储数据达269天 (10 通道，1 秒的采样率)。
可选电池套件可在没有电源供应时继续使用仪器。电池可供仪器连续使用6个小时。
GL200 提供电脑操作软件。软件可以实时监测波形，也可以下载数据并且输出到电脑里作成EXCEL格式文件。
LCD 显示屏操作
GL200 所有功能可以通过灵便的键盘来操作并可以通过LCD液晶显示屏来显示出来。可以轻松的设定任务菜单，随时开始/停止记录数据，为客户提供了极大的方便。
3.5" 彩色 LCD 显示屏使客户更容易看到测试的数据和仪器的设置，尤其是看波形和数值的时候。 
GL200 提供了OPS022 软件。OPS022 程序可以控制大多数GL系列产品。同时也可以非常方便的把数据从GL系列仪器传输到电脑里，也可以很好的转换测试数据格式。这样可更方便的制作电子表格，数据分析报表等工作。
应用软件
特性：
通过USB或以太网可直接设置和进行通道配置 实时数据保存到硬盘 从GL200保存数据 可以发邮件来通告错误和报警 可用的测量模式: Y-T, X-Y, 和FFT 分离的视窗可以查看每个设置 直接生成 Excel 格式文件可作为报告。
技术指标
项 目GL200参数
通道数10 通道
输入方式所有通道隔离
测试量程电压20, 50, 100 500mV; 1, 2, 5, 10, 20, 50V ; 1-5 v FS温度热电偶： K, J, E, T, R, S, B, N, W
湿度0-100% （电压 0V 到 1V 内转换）
扫描速度0.1s/10 通道（最大）
触发功能重复触发Off, On触发方式Start（开始）/Stop（停止）: 数据捕获starts/stops 当有触发产生 
触发条件Off, 电平， 外部数字信号， 数据/时间
报警判断Analog（模拟）: H, L, Windows In, Windows Out, Logic（逻辑） H,L, Pulse（脉冲） H,L
报警输出输出格式Open Collector output (100k pull-up resistance)输出条件Level, window, logic pattern, pulse
脉冲/逻辑 输入1个脉冲输入通道， 1个逻辑输入通道
脉冲输入Revs模式Spans 50, 500, 5000, 50k, 500k, 5M, 50M 500M RPMCounts模式Spans 50, 500, 5000, 50k, 500k, 5M, 50M 500M Counts/sec
Inst. 模式Spans 50, 500, 5000, 50k, 500k, 5M, 50M 500M Counts/sec
Max number 模式Counts, Inst modes: 50k/smapling interval. Revs 50k/s
内部存储能力3.5 Mb 
外部存储能力USB 存储器
PC 电脑接口USB 2.0
显示尺寸3.5'' STN 彩色 LCD (320 x 240 pixels)可显示内容波形+ 数值， 只显波形， 只显数值， 数值 + 计算数值
功能波形扩展/压缩， 缩放， 计算， 搜索查找
A/D 转换器16-bit
输入阻抗1M Ohm ±5%
耐压输入端子和底盘间1分钟最高耐压 350V p-p
最大输入电压在 +/- 端子间输入最大不超过60V p-p, 
工作环境温度0 到 40°C湿度30 到 80% RH （非冷凝状态下）
电源AC 适配器 (100 到 240 VAC, 50/60 Hz)
DC 输入 (8.5 到 24 VDC), 电池
外部尺寸194 x 122 x 41 mm
重量480g

数据采集仪程序设计语言
主程序及绘图程序：C++语言
谱分析及数学预算：FORTRAN
数据采集程序：汇编语言
数据采集仪软件内容
频谱分析自功率谱、互功率谱、正富氏变换、逆富氏变换、相干函数、传递函数（频响函数）、自相关、互相关、计算反应谱（含工业规范）数字滤波富氏带通滤波（低通、带通和高通）、富氏带阻滤波、递归滤波（低通、带通和高通）、褶积滤波（低通、带通 和高通）文件处理文件加常数、文件乘常数、文件相加、文件相减、文件相乘、文件相除、文件消上限、文件清零、文件叠加、文件取倒数、实虚=>幅相、幅相=>实虚、减均值数学运算正弦、余弦、正切、双曲正弦、双曲正切、反正弦、反余弦、反正切、常用对数、自然对数、指数、平方根、绝对值、幂、积分、均值积分、微分绘图时域绘图、频域绘图、时域阵列图、频域阵列图、时域三维绘图、频域周期图、X-Y轨迹图、时域三坐标图、频域三坐标图信号生成频率扫描函数、幅值扫描函数、渐进渐出方式、生成方波、生成锯齿波、生成正弦波、生成梯形波、生成三角波、生成拍波、生成白噪声、生成复合波形、生成人工模拟地震波、根据自动频谱生成随机波模态参数识别频域平滑处理、频域实模态参数识别、振型图形、振型动画积分和微分频域积分（由加速度、位移）、频域微分（由位移计算速度、加速度）基本处理归一化、列文件表、文件定义、显示内容、计算均值、计算最大值、文件拷贝、文件移动、删除文件、建立文件、取文件内容、编辑数据内容
数据采集仪产生背景
对于大部分制造业企业，测量仪器的自动数据采集一直是个令人烦恼的事情，即使仪器已经具有RS232/485等接口，但仍然在使用一边测量，一边手工记录到纸张，最后再输入到PC中处理的方式，不但工作繁重，同时也无法保证数据的准确性，常常管理人员得到的数据已经是滞后了一两天的数据；而对于现场的不良产品信息及相关的产量数据，如何实现高效率、简洁、实时的数据采集更是一大难题。
数据采集仪的主要功能
·实时采集来自生产线的产量数据或是不良品的数量、或是生产线的故障类型（如停线、缺料、品质），并传输到数据库系统中；
·接收来自数据库的信息：如生产计划信息、物料信息等；
·传输检查工位的不良品名称及数量信息；
·连接检测仪器，实现检测仪器数字化，数据采集仪自动从测量仪器中获取测量数据，进行记录，分析计算，形成相应的各类图形，对测量结果进行自动判断，如在机械加工零部件的跳动测量，拉力计拉力曲线的绘制等；[1]
数据采集仪的主要特点
·配备RS232、RS485串口，可连接多个检测仪器实现自动数据采集；
·配备USB接口，方便数据的输出；
·配备RJ45接口，可通过网线接入网络；
·配备VGA视频输出及音频输出接口；
·内置WIFI模块，可通过无线方式接入，方便现场组网；
·最大支持32G数据存储空间；
·配备4.3英寸触摸屏，方便操作；
·用户可在网络中的任一PC通过接口获取数据，方便进行二次开发；
·配备4.3英寸触摸屏，方便操作；
·可移动测量，即时传输数据，也可测试完成后，通过网络上传数据；
·电源连续工作时间6小时，待机时间长达10天；
生产现场数据采集在品质过程中的非常重要的一个环节，好的数据采集方案可把品质管理人员从处理数据的繁重工作中解放出来，有更多的时间去解决实际的品质问题，同时即时的数据采集也使系统真正地实现实时监控，尽早发现问题，避免更大的损失。
数据采集仪的行业应用案例
QSmart Q501品质数据采集仪用来连接不同的测仪器进行自动数据采集（如数显卡尺、百分表、高度计、测厚仪、电子称、拉力计等），不再需要人工录入数据，节约人力成本而且可以减少由于人工录入所导致的错误。从而整体提高生产过程中的整体工作效率。  太友科技
行业应用案例：
1.连接卡尺实现高效率的移动数据采集；
应用背景：当前工厂内部品质检查的方法为测量一个数据后，由测量人员人工记录在纸张中，或者由一个人测量，另一个人进行记录的操作方式，当需要进行分析时，由操作人员录入到电脑的EXCEL表格中；目前方式导致的问题是效率低，数据容易记错，同时有些操作人员由于不清楚产品的测量规格，对于产品超过规格的情况，操作人员不能及时采取措施，而且对于需要进行数据分析时，还需要重复录入电脑中。
主要目标：实现测量的无纸化，提高测量的准确性及提高检测的效率，在超过规格时，能够及时进行提醒；
2.快速称重，解决食品加工行业的检测问题；
应用背景：食品加工行业，对产品进行重量抽检，目前采用的方式为人工检测及记录在纸张上的方式，效率低，尤其在需要进行大批量测量时，耗费人工，效率较低，而且由于是记录在检测记录表中，需要进行数据分析时，还需进行二次录入。 
主要目标：解决产品重量检测中的效率问题，同时可导出数据到电脑中进行统计分析。
解决方案：由于数据采集仪体积较小，可方便设置在生产现场，为实现高效率的检测，在软件功能上开发了自动检测功能模块，测量人员将产品放置在电子称上，软件将自动侦测是否要产品在检测，有产品在检测，则自动读取稳定时的数据，然后等待操作人员操作另一个产品的重量测量，通过软件自动测量功能，测量的速度可以加快一倍以上，同时检测的结果自动记录在数据采集仪中。