标题：压力校验台
压力校验台的简介
压力校验台是校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压力表、压力开关等仪器仪表的辅助设备，与压力标准器配合，完成检测校准工作的设备。
压力校验台发展历程
[1]
压力校验台分类
按机械化水平分类全自动压力校验台
半自动压力校验台
智能压力校验台
按工作介质分类液压校验台
气压校验台
真空校验台
按便携程度分类便携式压力校验台
台式压力校验台

压力校验台工作与结构原理
压力校验台包括压力源（数控液压/气压系统）、数字式压力传感器、图像处理系统、检定软件、计算机和打印机等。
  压力校验台工作原理
压力校验台采用数控压力源自动加压，通过高精度数字式压力传感器获取标准压力值，利用计算机摄像处理系统识别压力表读数，按照相应的压力仪表检定规程，计算各项误差值并作出检定结论。
计算机在接受“开始检定”命令后，向数控压力源发出检定命令，数控系统精确控制系统压力到达所需的压力点，然后将标准压力值传输到计算机，计算机通过图像处理系统拍摄并识别压力表读数，然后电控轻敲头模拟人手敲击被检表（按照规程要求），再识别一次被检表的读数，识别结果同高精度压力传感器的标准压力值相比较计算，得出压力仪表的各项示值误差。
对于压力变送器和压力传感器，智能压力校验仪测量它们输出的电信号，检定仪控制系统压力到达所需的压力点后，软件读取压力变送器或者压力传感器的电信号值，该值与标准电信号值比较计算得出示值误差。检定完成后对误差数据进行计算处理和保存误差数据，最后显示和打印误差数据表格以及检定结果。
各压力校验台的详细介绍
1、压力校验台的介绍压力校验台是校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压表、压力开关等仪器仪表的辅助设备，与压力标准器配合，完成检测校准工作。该系列产品主要特点 是：结构简单，造压稳定，操作省力。
参数
  MY-100B-1Q压力校验台[2]压力范围：-90～6Mpa
使用介质：气 体
外形尺寸：400×350×180mm 
重 量：3.0kg
2、压力校验台的介绍　
压力校验台是校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压表、压力开关等仪器仪表的辅助设备，与压力标准器配合，完成检测校准工作。该系列产品主要特点是：结构简单，造压稳定，操作省力。
参数
压力范围：0～60MPa (4MPa,6MPa,10MPa,16MPa,20MPa,40MPa,60MPa任选)
使用介质：液体
外形尺寸：400×350×200mm  MY-2000S压力校验台重 量：8.0kg
3、压力校验台的介绍　
压力校验台是校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压表、压力开关等仪器仪表的辅助设备，与压力标准器配合，完成检测校准工作。该系列产品主要特点是：结构简单，造压稳定，操作省力。
参数
压力范围：-0.098～6MPa 
使用介质：气 体  MY-100B-2Q压力校验台外形尺寸：400×300×200mm 
重 量：5.0kg
4、自动液压校验台
自动液压校验台的概述
自动压力校验台，包括气压（真空）和液压自动校验台。该校验台有自动造压系统、压力校验控制仪、计算机和打印机等组成，可同时校验三台压力仪表。通过计算机或压力校验控制仪即可实现自动加压、自动采集、自动减压、自动保存和自动打印等一系列工作，从而减轻劳动强度，大大提高了工作效率，是工矿企、事业单位计量部门校验压力（差压）变送器、普通（精密）压力表、数字压力表和压力开关等压力仪表的理想选择。
自动液压校验台的特点
1、三个通道可同时自动检定三台压力仪表。
2、升压迅速、压力稳定、噪音小。
3、由于压力校验控制仪与校验台分体，方便维护，便于仪表送检。
4、可更换多个量程的智能压力模块。
5、软件均按国家最新计量检定规程编写，且具有强大的计量管理和设备管理等辅助功能。
6、校验台即可由计算机控制，也可由压力校验控制仪键盘操作，实现全自动检定。
7、可单独使用，校验台台体备有加压、减压、细调按钮，可人工操作作为电动压力源使用，压力校验控制仪亦可作精密数字压力计到其他场所调校仪表。
  自动气压校验台8、数据存贮，由计算机控制时，计算机自动存贮，通过压力校验控制仪操作时，可存贮100台仪表（每台20个点）的检测数据，再上传给计算机管理。
使用环境
温 度：0～50℃（保证准确度的工作温度范围）
相对湿度：<95%
  自动液压校验台供 电：220VAC
自动液压校验台的技术参数
压力测量：准确度0.05%F.S
电流测量：准确度0.03%RD+0.02%F.S
直流测量：DC24V 准确度0.1%F.S
压力参数：压力范围:0～60MPa(稳定度优于0.05%F.S)
传压介质：与316L不锈钢相兼容无腐蚀、无污染的油或水。
外型尺寸：700㎜×320㎜×250㎜
重 量：31㎏5、自动气压校验台自动气压校验台的概述
自动压力校验台，包括气压（真空）和液压自动校验台。该校验台有自动造压系统、压力校验控制仪、计算机和打印机等组成，可同时校验三台压力仪表。通过计算机或压力校验控制仪即可实现自动加压、自动采集、自动减压、自动保存和自动打印等一系列工作，从而减轻劳动强度，大大提高了工作效率，是工矿企、事业单位计量部门校验压力（差压）变送器、普通（精密）压力表、数字压力表和压力开关等压力仪表的理想选择。
自动气压校验台的特点
1、三个通道可同时自动检定三台压力仪表。
2、升压迅速、压力稳定、噪音小。
3、由于压力校验控制仪与校验台分体，方便维护，便于仪表送检。
4、可更换多个量程的智能压力模块。
5、软件均按国家最新计量检定规程编写，且具有强大的计量管理和设备管理等辅助功能。
6、校验台即可由计算机控制，也可由压力校验控制仪键盘操作，实现全自动检定。
7、可单独使用，校验台台体备有加压、减压、细调按钮，可人工操作作为电动压力源使用，压力校验控制仪亦可作精密数字压力计到其他场所调校仪表。
8、数据存贮，由计算机控制时，计算机自动存贮，通过压力校验控制仪操作时，可存贮100台仪表（每台20个点）的检测数据，再上传给计算机管理。
使用环境
温 度：0～50℃（保证准确度的工作温度范围）
相对湿度：<95%
供 电：220VAC
自动气压校验台的技术参数
压力测量：准确度0.05%F.S
电流测量：准确度0.03%RD+0.02%F.S
直流测量：DC24V 准确度0.1%F.S
压力范围：95kPa～1MPa(稳定度优于0.05%F.S)
传压介质：无腐蚀、无污染的气体。
外型尺寸：700㎜×320㎜×250㎜
重 量：29㎏
压力校验台特点
功能全：集液压、真空、气压系统于一集；按最新国家检定规程自动检定一般压力表、精密压力表、电接点压力表、真空表、压力控制器、压力变送器和压力传感器。
人工智能：采用数控压力源自动精确造压（升压和降压）到检定点，无需手动打压或微调；
采用电控轻敲机构按规程代替人手轻敲被检表；
采用CCD全真模拟人眼自动识别指针值，不需要人眼观察、人工读数；
采用计算机检定软件自动采集数据、处理数据、判定检定结果、打印检定报告，不需手工采样、人脑计算。
数据管理强：功能强大的检定软件自动处理检定数据，保存所有的检定记录，可随时显示和打印。
标准新：紧跟国家标准，符合最新国家计量检定规程。
压力校验台产品功能
按最新国家检定规程全自动检定常规的一般压力表、精密压力表、电接点压力表、真空表、 压力控制器、压力变送器和压力传感器等；
按最新国家检定规程半自动检定数字压力计；
具有半自动检定功能，用于检定表盘或刻度线有明显污损的压力表；
自动处理检定数据并进行判定；
可显示、打印历史记录，包括检定点误差数据表格，规程中要求测量的各种示值误差，以及根据规程判定的检定结果；
可按器具类型、生产单位、出厂编号、检定员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理检定记录；
可从数据库中选定多条记录成批打印检定记录或者检定证书；
可将检定记录输出到Word文档。

压力校验台技术参数
校验量程： (-0.098～60)MPa
校验范围：一般压力表、精密压力表、电接点压力表、真空表、数字压力计、压力控制器、压力变送器和压力传感器；
压力测量精度： ±0.05% F.S
CCD自动读表精度： 优于0.1分格
自动检定速度： 10s/点 ～ 20s/点
CCD和被检仪表数量： 2只摄像头，一次自动校2只表或变送器
电流电压测量精度： ±（0.03%RD+0.02%F.S）
直流电压测量：从-25V到25V全量程覆盖，自动量程切换
直流电流测量：量程从-22mA到22mA，实现大多数测量需求
DC24V或1.5mA输出：准确度<5%F.S
电源： 220V 50Hz
工作环境：温度：20±5℃，相对湿度：50～70%RH
特别设计： 防泄漏、过滤器、易拆卸
尺寸重量： 1380×800×1350 (mm) ， 260Kg