标题：生化培养箱
使用范围
生化培养箱广泛适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等研究、院校、生产部门、是水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。
工作室容积:70升、150升、250升、350升、500升
温度范围：4～60℃ 
控温精度：0.1℃
温度均匀度：≤±1℃ 
温度波动度：≤±0.5℃ 
产品特点
1 采用优质镜面不锈钢内胆，箱体采用优质钢板喷塑，四角半圆弧，易清洁，箱内隔板间距可调。
2 屏幕液晶显示 ，多组数据一屏显示，简单易懂，便于观察和操作。操作简单且控温精度比原有数字表高。
3 配用国际上最先进的模糊PID智能温度控制器，波动小，带定时功能(0-9999min)
3 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。
4 具有4～20mA标准电流信号，RS485接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况。
5独特的不锈钢循环风道，强迫空气循环，温度均匀。
电路工作原理
温度传感器电路采用新型温度传感器集成电路ICl。　电压比较器电路由电阻器Rl-R7、温度设定电位器RPl、R陀和电压比较器集成电路IC2(Nl、N2)组成。　控制执行电路由晶体管Vl、V2、继电器Kl、K2和二极管VDl、VD2等组成。　生化培养箱可用旧单门或双门电冰箱改制:利用电冰箱本身的功能制冷，在电冰箱内部的下方安装加热器件 (如电热丝或150W以上碘钨灯)和排风扇 (可使箱内温度均匀)。　电位器RPl用来设定温度的上限，RP2用来设定温度的下限。继电器Kl通过加热中间继电器 (电路中本画出)控制加热器件，继电器KZ通过制冷中间继电器 (电路中末画出)控制电冰箱的制冷系统。　IC2的5脚和2脚分别接RPl和RP2的中心插头上，IC2的6脚、3脚通过电阻器R3与ICI的输出端相连。在IC2的2脚电压值减去5脚电压值约等于0·OlV时，对应的温度为1℃。　当生化培养箱内的温度在设定的温度范围内时，IC2的2脚电压高于5脚电压，3脚、6脚电压与2脚电压相等 (或低于2脚电压而高于5脚电压)，1脚和7脚均输出低电平，VI和V2均截止，继电器Kl、K2均不吸合，制冷与制热电路均不工作。
当箱内温度超过设定温度的上限时，IC2的3脚、6脚电压将高于2脚电压和5脚电压，IC2的1脚由低电平变为高电平，使V2导通，继电器K2吸合，其常开触点接通，制冷系统工作。当箱内温度低于设定温度的下限时，IC2的3脚和6脚电压低于2脚电压和5脚电压，IC2的7脚由低电平变为高电平，便Vl导通，继电器Kl吸合，其常开触点接通，加热电路工作。　元器件选择　Rl-R5均选用1/4W金属膜电阻器，其精度应为士1%;R6-R9可选用1/4W的碳膜电阻器。 RPl和RP2均选用精度较高的线绕式电位器。　C选用独石电容器。　VDl和VD2均选用1N4148型硅开关二极管。　Vl和V2选用S9013或C8050型硅NPN晶体管。　ICl选用LM35DZ或LM36、TMP36型温度传感器集成电路;IC2选用LM393运算放大集成电路。　Kl和K2均选用l2V的直流继电器。
技术指标
产品型号：BD-SPXD系列
控制方式：模糊逻辑控制技术
显示方式：LED
送风方式：强制对流
箱门数量：单层箱门
环境温度要求（℃）：5~35
调温方式：定值、步调可选
段数/步数：10段（“0”段为预约定时段，“1-9”段为程序控制段）/18步
每步时间：100（h）
温度调节范围（℃）：-10~65
温度调节精度（℃）：≤±0.2（37℃时）
温度波动度（℃）：≤±0.1
温度均匀度（℃）：≤±0.3~1
安全功能：自诊断功能：停电报警、传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30-80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。
附属功能：自动运行、自动停止、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正、Φ50测试孔，RS-232接口
可选配功能：嵌入式．微型．内置式打印功能
制冷功能：空冷式．R134．功率可控式制冷．无霜运行
容 量（L）：160 270 430
搁板数量（块）：2（最多4）
净 重（kg）：98 140 185
内胆尺寸（mm）：500*500*650 600*600*750 700*645*950
外型尺寸（mm）：650*680*1360 750*780*1460 850*820*1660
包装尺寸（mm）：770*800*1530 870*900*1630 970*940*1830
功 率（W）：750 900 1250
电 源：AC 220V 50/60Hz
用途概述
适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门。是水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
产品特点
1.带定时功能键的数显微电脑温度控制器，控温精确可靠；
2.采用镜面不锈钢内胆，半圆弧四角易清洁，箱内搁板间距可调；
3.采用玻璃观察窗，观察方便明了；
5.设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；（选配）
使用注意事项
1.可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。
2.如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况，请立即关闭电源，用户切勿盲目修理，应通知本公司修理部，由专业人员查看修理。
3.箱壁内胆和设备表面要经常檫拭，以保持清洁，增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来檫拭外表面。
4.设备停机不用时应做驱潮处理，具体方法如下：
将箱内底部接水盘的水倒掉，将温度设定在42℃，运行5小时，并每隔二小时开一次箱门放掉潮气，处理完毕后拔掉电源插头存放。
5.设备长期不用，应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期（一般一季度）按使用条件运行2-3天，以驱除电器部分的潮气，避免损坏有关器件
使用方法
1、打开箱门，将待处理物件放入箱内搁板上，关上箱门。
2、接通电源，将三芯插头插入电源插座，将面板上的电源开关置于“开”的位置，此时仪表出现数字显示，表示设备进入工作状态。
3、通过操作控制面板上的温度控制器，设定您所须要的箱内温度
当设定温度大于环境温度5℃以上，请将制冷转换开关置于“RT+5℃”。（温度控制器详细操作说明见后页。）
4、仪器开始工作，箱内温度逐渐达到设定值，经过所需的处理时间后，处理工作完成。
5、关闭电源，待箱内温度接近环境温度后，打开箱门，取出物件
安装与调试
1、运输中注意不要在玻璃上用力，也不要碰撞箱体。禁止倒置与大于45°的斜放。
2、本设备落地后，应放置平稳如地面不平应予以修正。
3、请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器，使用环境温度保持在 10-30℃。
4、本设备应远离电磁干扰源，并应将设备的接地线有效接地。
5、本设备在正常运行时，箱内载物摆放应不影响空气流通以保证箱内空气流通、温度均匀。
6、电源为AC 220V50HZ，必须使用10A三芯插座，并有可靠接地线，不得擅自使用二芯插座。
7、电源线不要紧靠后面，也不要让仪器或其他物品压在电源线上，以免损伤电源线
注意事项
1、生化培养箱尽可能地安装于温湿度变化较小的地方，使用三脚插头?插座应妥善接地。
2、生化培养箱启动前应全面熟悉和了解各组成配套仪器、仪表的说明书、掌握正确的使用方法。
3、严禁含有易挥发性化学溶剂?爆炸性气体和可燃性气体置于箱内，培养箱附近不可使用可燃性喷雾剂?以免电火花引燃。
4、经常检查气路有无漏气现象。
5、生化培养箱有断电保护功能，因此压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右，从而更好的保护好压缩机。
6、生化培养箱的冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm，箱体侧面应有50mm间隙，箱体顶部至少应有300mm空间，保证良好的散热性。
7、生化培养箱在搬运、维修、保养时应避免碰撞和摇晃震动，最大倾斜度应小于45度。
8、长时间停止使用时应关闭总电源及设备后部的电源开关。?同时生化培养箱工作时应避免频繁开门以保持温度稳定，同时防止灰尘污物进入工作室内。
9、箱内外应每日保持清洁，每次使用完毕应当进行清洁。长期不用也要要经常檫拭箱壁内胆和设备表面以保持清洁增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来檫拭外表面。
10、培养结束后把电源开关关闭，如不立刻取出实验样品，请勿打开箱门。
11、生化培养箱不宜在高电压、大电流、强磁场等反常环境下使用，严格按照电气安全操作守则执行。
[1]