标题：电子织物强力仪
概述
电子织物强力仪用于各种材料、织造物、非织造物定时、定速拉伸；撕破、剥离、定负荷、定伸长、弹性恢复率，顶破，等试验的由单片机控制的多功能仪器，高端仪器还可以联接计算机，联接计算机后可以扩展功能、可以以数据和曲线的方式记录测试全过程、长期存储测得数据、有利于网络化管理；做的优秀电子织物强力仪管理软件还可以把所有测得结果均可以任意导出到Word、Excel、写字板，而且也可以将全部试验采样点的数据顺序导入Excel，方便了科学研究和课题作业。国家标准《FZ/T 98008-2011电子织物强力仪》的出台会进一步规范我国电子织物强力仪的产品质量。
仪器特征
电子织物强力仪采用单片机或计算机控制，脱机试验由单片机控制，联机试验由计算机控制，脱机试验适合现场生产测试和恶劣环境，联机试验适合中心实验室、研究机构、课题作业。高端仪器联机后中英文界面，以适应客户群体，传感器（核心器件）有多种保护措施和保护程序（软硬件保护）；联接计算机后可以扩展功能，使微观技术表达更加细腻，测试数据及动态曲线实时直观地显示于屏幕上，一组试验曲线可以单一显示，也可以全部显示以示比较；可以把全部试验采样点的数据顺序导入Excel，也可以把所有测得结果均可以任意导出到Word、Excel、写字板。仪器可以根据不同试验更换夹持器，以适应不同形式的试验和不同材料的试验。仪器根据一组测试结果给出基本技术指标为：单次力值、测试时间、测试伸长；平均力值、平均测试时间、平均测试伸长、最大值、最小值、力值CV值、时间CV值、伸长CV值等。
基本测试项目
电子织物强力仪是测定织造物、非织造物拉伸性能方面技术指标的测试仪器。
织物的拉伸性能主要包含一下几个方面：
1.测试织物断裂性能，测试最多项目，国家标准和国际标准.测试断裂性能的方法主要有2个：条样法和抓样法。
2.测试织物撕裂性能， 重要测试项目，国家标准和国际标准.测试断裂性能的方法主要有4个：裤形试样(单缝)撕破、梯形试样撕破、舌形试样(双缝)撕破和翼形试样(单缝)撕破强力的测定。
3.测试织物拉伸弹性试验，科研测试项目，弹性回复的测试分定负荷弹性和定伸长弹性的测试。  
4.测试织物接缝处纱线抗滑移的测定，民生测试项目，该测定有：定滑移量法、定负荷法、针夹法。
5.测试织物弹子顶破强力，国内外弹子顶破有大小3种弹子规格。
6.测试织物刺破强力，主要用在无纺布、劳保用品测试。
7.测试拉伸应力松弛，主要测试弹性织物、橡胶制品。
主要技术指标
1、测力范围：量程L 0.15 N～500.0N、量程H 5 N～5000N（或其他）
2、测力误差: ±1%  
3、上下夹持器隔距：25mm～500mm任选
5、断裂时间误差：±0.01s
6、拉伸速度：1mm/min～1500mm/min
7、返回速度：1mm/min～1000mm/min
8、速度误差: <2%   
9、拉伸次数:99次
10、小组分析次数：2～30次（脱机）
11、松弛预张力：量程L0.1～90.0N、量程H1～90N）
12、电源电压：AC220V±10% 50Hz
适应标准
GB/T 3923.1、GB/T 3923.2、GB/T8696、GB/T3917.2、GB/T3917.3、GB/T3917.4、GB/T13772.1、GB/T13772.2、GB/T3916、GB4689.4、GB4689.6、GB/T19976、GB/T8878、FZ/T60005、FZ/T60010、FZ/T01077、FZ/T60026、FZ/T01005、FZ/T01010、FZ/T75001、FZ/T75004、FZ/T75008、FZ/T01030、FZ/T70006、FZ/T01031、FZ/T01034、FZ/T01062、FZ/T60006、FZ/T60011、FZ/T20019、FZ/T70005、FZ/T70007、FZ/T01085、FZ/T80007.1、FZ/T01030、ASTM4234、ASTM D5035、ASTM D5034、ASTM D1578、ASTM D2261、ASTM D5735、ASTM D5587、ASTM D5733、ASTM D434、ASTM D5822、ASTM D3936、ASTM D3107、ASTM D4964、EN 863 EN 、EN12332-1、ISO3303、ISO20344等等拉伸性能标准
仪器电气原理
被测试样的一端夹持在仪器上夹持器上，另一端加上标准规定的预张力后用下夹持器夹紧  图1仪器工作原理流程图[1]，同时采用标准规定的速率拉伸试样，直至试样达到设置要求。拉伸过程中，由于夹持器和测力传感器紧密结合，此时测力传感器把上夹持器上受到的力转换成相应的电压信号，经放大电路放大后，进行A/D转换，最后把转换成的数字信号送入计算机进行处理。仪器可记录每次测试的技术数据，测试结束后，数据处理系统会给出所有技术数据的统计值（仪器工作原理流程见图1）。仪器联接电脑后，还能增加多项测试功能，并且实时显示、图解、记录拉伸全过程，可以实现数据、图形长期存储，更有利于网络化管理。
仪器机械结构
由于使用和设计方面的原因仪器分龙门式和单臂式结构，在仪器机座上装有电机，电机带动单（两  图2[2]）根丝杠转动，丝杠转动推拉移动横梁上下运动，横梁中间部位装有力值传感器，传感器连接试样上夹持器，下夹持器安装在可调节高度的微调丝杠上，丝杠安装在机座中央位置。典型仪器的单臂结构及名称见图1，典型仪器的龙门结构及名称见图2，试验时，被测试样的一端夹持在仪器上夹持器上，另一端加上标准规定的预张力后用下夹持器夹紧，同时采用标准规定的速率拉伸试样，试样达到设置要求的目的后，下夹持器返回起始位置。为了快速理解，图中没有用数字表达加注释的描述方式，也为简洁图面，图中名称尽量采用缩写。
安装仪器
安装仪器是使用前的必须要做的工作，新仪器安装时需加以检查在运输过程中的颠簸、倒置、碰撞、摔打导致仪器部件脱落、松动、变形等情况；仪器更换场地需要注意使用环境和做好线缆拆卸标记以备还原。安装概述客户根据合同和装箱单检查验收仪器的完好率、仪器配置的备品、配件是对供需双方负责的体现，也是对于自己合法权益的维护，如果检查无误，则可以进行仪器的安装调试工作了。安装前需要给仪器选择个好的工作环境，以延长仪器寿命、提高检测准确度；安装时还需加以检查在运输过程中的颠簸、倒置、碰撞、摔打导致仪器部件脱落、松动、变形等情况。选择放置地方选择仪器的放置地方很重要，仪器应在较好的温、湿度环境中使用，使用环境应无明显振源影响，周围无腐蚀性介质及导电尘埃；其次满足仪器放置的稳固性、地面要坚牢、有影响振源进一步缩减；室内环境对于企业内部产品质量控制检测建议温度20±15℃，相对湿度<85%，对外服务建议参考GB/T6529要求的环境。放置仪器1安置仪器台桌 将仪器台桌（符合人体工程的台桌高度有助于降低操作者劳动强度，购置电子织物强力仪的时候可以让供应商配套）放置到试验室合适的位置，作为仪器稳固的基座，要满足仪器台桌四脚的稳固性——地面要坚牢；四脚要踏（垫）实。一般配套的钢制仪器台桌是为仪器专业设计的，不但可以增加试验室的美感，重要的是符合人体工程学，减少操作者的工作疲劳，建议操作者根据自己高度适应坐42cm～46cm椅凳工作。如果没有选择仪器台桌配置，建议在试验室合适的位置搭建一个53cm高的稳固基座。
2安放仪器  将仪器主机安装上随机配置的四只机脚，然后放置到上述稳固基座上，去掉固定部件的绳索。调整机座四只机脚螺钉使使仪器处于水平、垂直、稳固状态，参考物仪器机座上的水平泡。此时，操作者还可以根据自己的高度、椅凳高度坐下来（坐着进行测试）面对仪器操作区高度评估，微调机脚进行再次高度调整，以适合自己操作时的最佳高度。安装控制箱电子织物强力仪均有一个装有单片机的控制箱，使用前需要安装完毕。运输中为了避免摔打损坏，分成两地包装存放的控制箱和主机需要牢靠的结合在一起并固定；一般的工作示例是操作者面对仪器主机，合适的控制箱角度会提升操作者的工作舒适度和减少疲劳，所以需要操作者需要根据自己的工作习惯来调整，角度调整完毕上紧调整螺丝。接地线的安装仪器安装的首要责任是安全问题，首先要确定仪器的供电系统插座是否有可靠的接地功能？电源插座如若没有接地功能，则要在仪器主机座背后接地标志处安装电线稳妥接地。警告：电源安装需要使用单位的专业人员操作，杜绝安全事故！主机和控制箱的线缆安装主机的动作是控制箱指挥的：主机的传感器检测数据要传递到控制箱也要连接线路；控制箱和主机之间需要驱动线通讯；如果需要打印则需要连接打印机；如果想进一步扩展仪器功能及存储还要连接电脑。负责任的制造商给出详细的安装图，根据安装图所示给出了主机+控制箱和外围可选配置之间的线缆安装连接（电脑外围连接请参照电脑说明书），仪器如果选配了电脑，打印机推荐接向电脑接口，更方便编辑打印。气动配置的安装选择气动配置适应拉伸试验中某些需要持续加力样品检测，手动夹持器则无需安装气路。
1安装夹持器   运输中为了避免摔打损坏，一般主机和气动夹持器分别包装。打开夹持器的包装，将上夹持器安装在传感器的连接轴上，下夹持器安装在箱体的固定连接轴上，上下夹持器有上下锥肖锁住并紧固。
2气路连接 请按照安装图气动装置安装示意图安装管路和线缆。然后安装脚踏开关控制箱背部有脚踏开关接口，将脚踏开关线缆稳妥旋紧安装。  安装仪器关联图片3通气试验为仪器和压缩机（如果您选择了）供电并打开电源开关，并检查气路开关应处于关闭状态；供电后压缩机开始动作，当气压表指示到达0.4MPa以上时打开气路开关，压缩机开始供气。线缆安装的审核和通电安装电脑的外围配置请参照电脑供应商提供的说明书安装；安装连接缆线要注意其牢靠性：插到底、有紧固螺丝的线缆要旋紧紧固螺丝。上述安装完毕后进一步审核仪器配带的接地线是否稳妥接地？注意接地线要单独安装，不能同其他仪器共用地线。这些安装工作全部结束确保无误后安装电源线，将主机（控制箱电源一般连接在主机上）、打印机、电脑的电源插头插入AC220V插座。安装后的仪器见图3。