标题：粒度仪
简介
粒度仪是用物理的方法测试固体颗粒的大小和分布的一种仪器。根据测试原理的不同分为沉降式粒度仪、沉降天平、激光粒度仪、光学颗粒计数器、电阻式颗粒计数器、颗粒图像分析仪等。
分类介绍
激光粒度仪采用MIE散射原理的激光粒度仪
采用MIE散射原理的激光粒度仪由[1]自主研发的会聚光傅立叶变换光路和济南微纳独创的无约束自由拟合是数据处理软件组成，可检测0.05微米--2000微米的颗粒大小及分布，覆盖了毫米、微米、亚微米及纳米多个波段，具有测试速度快、自动化程度高、重复性好、分辨力强的突出优点，各种性能达到国内最高水平。
其测试颗粒大小及分布时采用的分散系统根据不同的测试要求分为湿法分散系统、干法分散系统和干湿一体分散系统。
1）湿法分散系统
湿法分散系统通过机械搅拌、超声波分散和全内置循环三种方式于一体，使样品充分分散，提高样品测试的准确性。
2）干法分散系统
干法分散系统采用济南微纳独创的紊流分散系统，通过气流分散使样品得到充分分散，提高样品测试准确性。
3）干湿一体分散
干湿一体分散系统均内置于一台仪器内，切干湿分散系统仅需通过连接的电脑软件进行操作，免除了干湿两用机型需要更换外部硬件系统的麻烦，同时也避免了因更换硬件系统而导致的仪器问题。
采用动态光散射原理的激光粒度仪
采用高速数字相关器和高性能光电倍增管作为核心器件，具有操作简便、测试快捷、高分辨、高重复及测试准确等特点，是纳米颗粒粒度测试的首选产品。
  Winner801光相关纳米粒度仪技术参数：
测试时间：1-5000nm
准确性：<5%
重复性：<5%
激光：LD泵浦激光器，λ=532nm
探测器：光电倍增关(PMT)
散射角：900
样品池：40mm×10mm×10mm，4ml
测试温度：10-35°C
数字相关器主要参数：
规格型号：CR140
自相关通道：140
基线通道：4
最小分辨时间：8ns
延迟时间：400ns-10ms可调
运算速度：125M
无溢出时间：>1h
适用领域：
各种纳米级、亚微米级固体颗粒与乳液
技术优势与功能特点：
先进的测试原理：本仪器采用动态光散射原理和光子相关光谱技术，根据颗粒在液体中布朗运动的速度测定颗粒大小。具有原理先进、精度极高的特点，从而保证了测试结果的真实性和有效性。
高灵敏度与信噪比：本仪器的探测器采用专业级高性能光电倍增管（PMT），对光子信号具有极高的灵敏度和信噪比，从而保证了测试结果的准确度。
极高的分辨能力：使用PCS技术测定纳米级颗粒大小，必须能够分辨纳秒级信号起伏。本仪器的核心部件采用微纳公司研制的CR140数字相关器，具有识别8ns的极高分辨能力和极高的信号处理速度，因此可以得到准确的测定结果。
超强的运算功能：本仪器采用自行研制的高速数字相关器CR140进行数据采集与实时相关运算，其数据处理速度高达125M，从而实时有效地反映颗粒的动态光散射信息。
稳定的光路系统：采用短波长LD泵浦激光光源和光纤技术搭建而成的光路系统，使光子相关谱探测系统不仅体积小，而且具有很强的抗干扰能力，从而保证了测试的稳定性。颗粒图像仪颗粒图像仪拥有静态、动态两种测试方法。
静态方式使用改装的显微镜系统，配合高清晰摄像机，将颗粒样品的图像直观的反映到电脑屏幕上，配合相关的计算机软件可进行颗粒大小、形状、整体分布等属性的计算，并可以将测试结果输出为报告。
动态方式具有形貌和粒径分布双重分析能力。重建了全新循环分散系统和软件数据处理模块，解决了静态颗粒图像仪的制样繁琐、采样代表性差、颗粒粘连等缺陷
1）显微颗粒图像分析仪
  Winner99D静态显微颗粒图像仪将颗粒分析理论与计算机图像学完美集合，使用改装的显微镜系统，配合高清晰摄像机，将颗粒样品的图像直观的反映到电脑屏幕上，再使用自主开发的软件对其进行颗粒大小、形状、整体分布等属性的计算，并可以将测试结果输出为报告。本产品采用最直观的图像分析法原理，把颗粒属性直接计算出来，不但可以得到颗粒的各种参数值，而且用户还可以直观的看到颗粒的形貌，并获得其他仪器无法得到的“球形度”、“长径比”等颗粒形状描述参数，既可以辅助激光粒度仪也可以独立完成颗粒测试任务。
技术参数：
测试范围：1-6000μm
最大放大倍数：4000倍
最大分辨率：2048×1536
物镜：4×、10×、40×、60×、100×（油）长距消色差（平场）物镜组
目镜：1×、10×、16×大视野摄像目镜
整体分布特征参数：D10、D50（中位径）、D90等颗粒分布特征参数
统计方式：按数量、体积、面积等方式分析颗粒的频率、累积分布
形状参数：长径比、庞大率、球形度、表面率等
分散方式：玻片制样
准确度/重复性：<5%
输出方式：USB2.0标准接口
适用领域：
各类粉状物料
技术优势与功能特点：
直观反映颗粒形貌：将颗粒的现时形貌反映到电脑显示器上，使用户能够直观的看到，更全面的了解颗粒的属性。
技术参数计算，分辨特性颗粒：增加了图像拼接功能，可以将多幅图像拼成一副，大大增加了参与分析的颗粒数量，增强了数据的代表性。
自动图像处理功能：按一次键即可完成全套图像处理和颗粒分析操作，简单快捷，统一规范。
2）动态颗粒图像仪
  Winner100动态颗粒图像仪动态颗粒图像仪具有形貌和粒径分布双重分析能力。重建了全新循环分散系统和软件数据处理模块，解决了静态颗粒图像仪的制样繁琐、采样代表性差、颗粒粘连等缺陷，结束了图像分析只能作为粒度测试的辅助手段历史，实现了动态颗粒粒度与形态同时分析，为颗粒测试领域添加了一种强有力的新设备。
技术参数：
测试范围：2-6000μm
成像元件：高速高分辨率CCD摄像机（快门速度高达10ˉ6次/秒）
最大分辨率：1208×1024
分散方式：湿法（超声、循环、搅拌）
整体分布特征参数：D10、D50（中位径）、D90等颗粒分布特征参数
统计方式：按数量、体积、面积等方式分析颗粒的频率、累积分布
形状参数：长径比、庞大率、球形度、表面率等
准确度/重复性：<3%
输出方式：IEEE1394标准接口
适用领域：
各种固体颗粒、乳浊液
技术优势与功能特点：
与传统图像仪相比——大大增强测试数据的代表性：大量颗粒在循环中测试，采样数量不限，统计结果具有完全的代表性。
与激光粒度仪相比——无可替代的形貌分析能力：不仅可以进行粒度分析，同时进行形态分析，可以输出粒度分布曲线，球形度分析、长宽比分析等十几种分析结果。
实时检测能力强，具有在线测试基础：软件功能强大，不仅可以高速采集图像、即时显示颗粒形貌、自动分析颗粒粒度与形态，实现离焦补偿，而且可以记录全过程数据供分析研究，因此可以用于在线颗粒检测。
在线监测粒度仪
在线粒度仪可以在线检测粉体与浆体的粒度。并提供准确的控制信号的实时在线粒度仪。粉体粒度监测粉体生产在线粒度监测是一项提高产品质量、降低电耗、提高产量、提高生产的自动化水平必不可少的条件。开展了多项激光粒度仪用于在线检测的研究工作并取得了显著的成果.
  粉体在线监测粒度仪  粉体在线监测粒度仪技术优势与功能特点：
1、 具有激光粒度测试和其他粒度测试的丰富经验可以根据客户样品实际情况选择设计最适合的测试方法；
2、 具有在线测试的长期实践，可以根据客户生产线的工况，选择最适当的取样方法和设计最可靠的取样设备；保障取样的代表性、连续性和实时性。
3、 具有远程监控和全自动操作的技术实力；
4、 具有对电磁、噪声、粉尘、振动等抗干扰能力，因此可以保证仪器在恶劣的条件下也能稳定的工作。浆体粒度检测国内现有的浆体粒度检测仪主要是针对与矿浆粒度的在线检测。原理主要是利用超声波原理与自动测径式原理完成检测量的。
粒度仪发展前景
1、国产粒度仪背靠中国这个最具活力的需求市场，企业可把握市场发展脉搏，且市场相对稳定，是企业发展的强大后盾。
2、我国有着强大的研发队伍和创新意识强烈的生产企业，可不断地完善自身的技术等方面的不足。
3、目前，进口粒度测试仪器在中国建立了众多的营销和服务机构，这为我国与国际先进粒度仪生产厂商之间的技术等方面的交流提供了便利。[2]