标题：电热鼓风干燥箱
产品简介
电热鼓风干燥箱广泛用于机电、化工、塑料、轻工等行业及科研单位对各种产品、试品进行烘培、干燥、固化、热处理及其它方便的加热。不适用于挥发性物品，以免引起爆炸。
    电热鼓风干燥箱性能特点　1) 101系列电热鼓风干燥箱适合测定煤中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用。
本系列高备采用数显温度调节仪进行温度控制、控温灵敏、操作简便、性能可靠，数字直接显示出工作温度，直观易读。
工作室温度可在室温至300℃之间任意恒温；能自动切断电源，保护设备和试品。
该高备是实验室不可缺少的分析设备。
产品区分
鼓风干燥箱主要区分于箱体的结构与温度控制的高低。  根据箱体的结构，我们可以将鼓风干燥箱分为台式鼓风干燥箱与立式鼓风干燥箱；根据温度的高低，我们可以将鼓风干燥箱分为电热恒温鼓风干燥箱与高温鼓风干燥箱。鼓风干燥箱作为一款最为常见的干燥设备，广泛应用于工矿业企业实验室、医药卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。下面武汉尚测试验设备有限公司就鼓风干燥箱的区分进行一番详细的讲叙。
鼓风干燥箱台式与立式的区分
立式鼓风干燥箱采用长方体落地式结构，一般是直接放置在试验室地面上。试验仪表一般是在干燥箱的上边，便于操作。立式鼓风干燥箱采用美国原装进口风机，立式、垂直强迫对流，使工作室内温度均匀，可按国家标准(±2%)因为风道结构比较特殊，风机在箱体的底部，自然空气对流。立式鼓风干燥箱功率和结构较大，适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。
台式鼓风干燥箱采用卧式的箱体结构，仪表在箱体右边，箱体小巧便于试验移动。在工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊和消毒、灭菌之用。台式鼓风干燥箱采用热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室内温度均匀，广泛用于玻璃器皿的干燥，实验样本、食品、化学物质的热变性、热硬性、热软化、水分排除，生物工程中器皿、器具的干热杀菌，电子元器件的干燥、老化。
电热恒温鼓风干燥箱与高温鼓风干燥箱区分
高温鼓风干燥箱的采用进口多个大功率风机，双风道式热循环系统，将不锈钢高温电加热器通过风循环，快速加热工作室内。工作室采用镜面不锈钢和超保温高质棉，可使箱体的温度最高达到600℃的高温，广泛用于高温干燥特种材料、工件加温安装、材料高温试验、化工原料的反应处理，超高温烘箱，更高的工作温度，高温干燥特种材料、工件加温热处理、材料高温试验等。
电热恒温鼓风干燥箱采用空气调节方式，强制内循环通风，平衡调温。干燥箱采用PT100 铂电阻温度传感器，数显温度调节仪进行温度控制、控温灵敏、操作简便、性能可靠，数字直接显示出工作温度，直观易读读。燥箱广泛用于试样的烘熔、干燥或其他加热用，最高工作温度为300℃，温度精度可达±0.1℃。电热恒温鼓风干燥箱适合测定煤中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用
技术参数
产吕型号
101-1A
101-2A
101-3A
功率(KW)
2
4
4
电压
220V
220V
380/220V
调温范围
室温～300℃
恒温波动度
±1℃
工作室尺寸（mm）
350*450*450
450*550*550
500*600*750
外形尺寸（mm）
760*530*670
860*630*700
1250*840*640
重量
50
60
75
产品名称
型号
工作室尺寸(mm)
温度范围(℃)
波动度/均匀度℃
功率KW
电热鼓风干燥箱
CS101-E
400 x 450 x 400
T+10～300
±0.5/±2.5%
5
CS101-EB
5
CS101-EBN
5
CS101-2E
500 x 550 x 500
5
CS101-2EB
5
CS101-EBN
5
CS101-3E
600 x 650 x 600
3
CS101-3EB
3
CS101-3EBN
3
CS101-1F
400 x 450 x 400
5
CS101-1FB
CS101-2F
500 x 550 x 500
5
CS101-2FB
CS101-3F
600 x 650 x 600
3
CS101-3FB
DGF3006
800 x 800 x 1000
T+20～300
5
DGF3006B
5

使用和注意事项
1． 接上电源后，即可开启2组加热开关，先开启鼓风机开关，使鼓风机工作，再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。
2． 当温度升到所需的温度时，指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升，此乃余热影响，此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中，借助箱内控温器自动控温，不用人工管理。
3． 恒温时可关闭一组加热开关，只留一组电热器工作，以免功率过大，影响恒温的灵敏度。
4． 该箱应放在室内水平处。
5． 应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只，供此箱专用，并将外壳接地。
6． 通电前请检查本箱的电器性能，并应注意是否有断路或漏电现象。
7． 待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门同时旋开顶部的排气阀，此时即可接上电源开始工作。
8． 不可任意卸下侧门，扰乱或改变线路，唯当该箱发生故障时可卸下侧门，按线路逐一检查。如有重大故障时，可与本厂联系。
9． 此箱为非防爆干燥箱，故带有易燃挥发物品，切勿放入干燥箱内，以免发生爆炸。
10． 每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤，放置试品时切勿过密与超载，以免影响热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品。
  如果测试笔或电源适配器破损需要更换电，必须换上同样型号和相同电气规格的测试笔和电源适配器。
电池指示器批示电能耗尽时，不要使用仪器。若长时间不使用仪器，请将电池取出后存放。
不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用本仪器。
请使用湿布或者清洁剂来清洗仪器外壳，请勿使用磨擦物或溶剂。
仪器潮湿时，请先干燥后存放。
电热鼓风干燥箱操作规程
（1）燥箱用于试样的烘熔、干燥或其他加热用。最高工作温度为300℃。干燥箱在环境温度不大于40℃，空气相对湿度不大于85%条件下工作。
（2）用专用的插头插座，并用比电源线粗一倍之导线接地。使用前检查电气绝缘性能，并注意有否断路、短路及漏电现象。
（3）箱上放入温度计，打开电源调节温控旋钮到设定温度，至交流接触开关刚好断开时检查温度计的读数与设定值是否相符，如果有出入则进行微调，直至恒温温度符合设置温度。
（4）打开顶部或底部排气孔排除箱内湿气。
（5）试品钢板最大平均负荷为15Kg,，放置切勿过重、过密，一定要留有空隙，工作室底板上不能放置试品。
（6）干燥箱内严禁放入易燃、易挥发物品，以防爆炸。
（7）通上电源，绿色指示灯亮，开启鼓风开关，鼓风电机运转，开启加热电源，干燥箱即进入工作状态。
（8）工作时，箱门不宜经常打开，以免影响恒温场。
（9）本设备无超温保护装置，故工作时应有专人监测箱内温度，一旦温度失控，应及时断电检查，以免发生事故。
英文名称：
Electric thermostaticdrying oven
选型表格
型号
温度范围
内箱尺寸mm(W*D*H）
外箱尺寸mm(W*D*H）
输入功率
载物托架
JY-30L
RT+10~250℃
340*320*320
620*530*490
220V50HZ 800W
2
JY-30M
RT+10~300℃
220V 50HZ 850W
JY-50M
RT+10~250℃
420*350*350
710**520*520
220V 50HZ 1100W
JY-80L
RT+10~250℃
450*400*450
740*580*630
220V 50HZ 1100W
JY-80M
RT+10~300℃
220V 50HZ 1550W
JY-136L
RT+10~250℃
550*450*550
840*660*730
220V 50HZ 1550W
JY-136M
RT+10~300℃
220V 50HZ 2050W
JY-220L
RT+10~250℃
600*500*750
880*720*930
220V 50HZ 2050W
JY-220M
RT+10~300℃
220V 50HZ 2450W
JY-420L
RT+10~250℃
600*550*1300
745*750*1670
380V 50HZ 3500W
3
JY-420M
RT+10~300℃
380V 50HZ 4000W
JY-620L
RT+10~250℃
800*600*1300
945*800*1700
380V 50HZ 4000W
4
JY-620M
RT+10~300℃
380V 50HZ 4500W
JY-1000L
RT+10~250℃
1000*600*1600
1140*800*2150
380V 50HZ 6000W
5
JY-1000M
RT+10~300℃
380V 50HZ 7500W
JY-40A
100℃~400℃
350*350*350
540*680*615
380V 50HZ 2500W
2
JY-90A
100℃~400℃
450*450*450
620*850*645
380V 50HZ 5000W
JY-220A
100℃~400℃
600*600*600
650*760*750
380V 50HZ 6000W
温度分辨率
0.1℃
恒温波动率
±1℃
定时范围
1-9999min
工作环境温度
5℃~40℃
箱体结构
外壳采用优质冷轧板，表面喷塑处理造型美观、新颖。空气调节方式：强制内循环通风，平衡调温。内置式循环风道及风机。不锈钢环形加热管加热。工作室采用优质镜面不锈钢板。配置二层搁板，高度可调。
电器控制
数字显示的微电脑P.I.D温度控制器。具有安全可靠的接地保护装置。PT100铂电阻温度传感器。具有超温保护功能。带有定时功能。
使用环境
5℃～+28℃ ≤85%R.H

选购注意事项
每种干燥机装置都有其特定的适用范围，而每种物料都可找到若干种能满足基本要求的干燥装置,但最适合的只能有一种。如选型不当，用户除了要承担不必要的一次性高昂采购成本外，还要在整个使用期内付出沉重的代价，诸如效率低、耗能高、运行成本高、产品质量差、甚至装置根本不能正常运行等等。
以下是干燥机选型的一般原则，很难说哪一项或哪几项是最重要的，电热鼓风干燥箱理想的选型必须根据自己的条件有所侧重，有时折中是必要的。
适用性-------干燥装置首先必须能适用于特定物料，且满足物料干燥的基本使用要求，包括能很好的处理物料(给进、输送、流态化、分散、传热、排出等)，并能满足处理量、脱水量、产品质量等方面的基本要求。
干燥速率高---仅就干燥速率看，对流干燥时物料高度分散在热空气中，临界含水率低，干燥速度快，而且同是对流干燥，干燥方法不同临界含水率也不同，因而干燥速率也不同。
耗能低-------不同干燥方法耗能指标不同，一般传导式干燥的热效率理论上可达100%，对流式干燥只能70%左右。
节省投资-----完成同样功能的干燥装置，有时其造价相差悬殊，应择其低者选用。
运行成本低---设备折旧、耗能、人工费、维修费，备件费...电热鼓风干燥箱等运行费用要尽量低廉。
优先选择结构简单、备品备件供应充足、可靠性高、寿命长的干燥装置。
符合环保要求，工作条件好，安全性高。
选型前最好能做出物料的干燥实验，深入了解类似物料已经使用的干燥装置(优缺点)，往往对恰当选型有帮助。
不完全依赖过去的经验，注重吸收新技术，多听专家的意见。

日常保养
为延长电热鼓风干燥箱的使用寿命，我们必须了解电热鼓风干燥箱的日常保养知识。
1. 打扫表面及电热鼓风干燥箱工作室灰尘，保持干燥箱干净、卫生。　　2. 定期检查电热鼓风干燥箱风机运转是否正常，有无异常声音，如有立即关闭机器检查。　　3. 定期检查电热鼓风干燥箱通风口是否堵塞，并定时清理积尘。　　4. 定期检查电热鼓风干燥箱温控器是否准确，如不准确，请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。　　5. 定期检查电热鼓风干燥箱发热管有无损坏，线路有无老化。　　6. 突然停电，要把电热鼓风干燥箱的电源开关和加热开关关闭，防止来电时自动启动。[1]