标题：甲烷氧气两参数报警仪
概述

CJY－4/25B型甲烷－氧气两用检测报警仪（以下简称报警仪）采用热催化原理、电化学原理、嵌入式微控制器智能控制、四位数码管显示的电子报警仪。  
主要技术指标

1、测量范围：
（1）、甲烷：（0.00-4.00）%CH4
（2）、氧气：（0.0-25.0）%O2
2、测量误差：
（1）、甲烷：0%≤X≤1%：±0.1%CH4
1%<X≤3%：真值的±10%
3%<X≤4%：±0.3%CH4
（2）、氧气：不大于测量范围的±3.0%。
3、报警点：
（1）、甲烷：在0.50%CH4－2.50%CH4范围内任意设置，出厂时的默认设置为1.00%。
（2）、氧气：在18.0% ~ 20.0%O2范围内任意设定，出厂默认设在18.0%O2处。
4、报警误差：
（1）、甲烷：±0.05%CH4。
（2）、氧气：±0.1% O2。
5、报警方式和效果
方式：声、光报警
效果：声，离声源轴向距离一米远处，声强不小于75dB；光，在暗处能见度不小于20m。
6、报警仪分辨率：
（1）、甲烷：0.01%CH4
（2）、氧气：0.1%O2
7、响应时间：
（1）、甲烷：不大于20s。
（2）、氧气：不大于20s。
8、连续工作时间：一次充电大于10h
9、*使用电源：1500mAH聚合物锂电池，电池采用保护板进行保护，具有过流保护功能。
10、仪器的防爆型式：本质安全型。
11、防爆标志：Exib I
12、外形尺寸：115 mm×50mm×21mm
13、使用环境条件：温 度：0～40℃；
相对湿度：<98%RH；
气 压：80kPa～116kPa
14、最大工作电流（报警时）：≤200mA；
15、*显示方式：4位LED显示；
16、*显示内容：浓度测量值、时间显示、电池电压
17、*标校方式：红外遥控器标校
18、*充电方式：座充电器
19、*可调校参数：零点调校、精度调校、报警点调校、时间调校
20、保修期：1年。
*为关键技术指标
工作原理

该报警仪由机壳、传感器、线路板、电池组等组成。报警仪开机后实时检测周边环境空气中甲烷、氧气的浓度，并通过4位数码管以数字形式出来，通过按转换键可切换显示内容。当甲烷浓度超过其设置的报警点时，报警仪发出报警声、光报警信号，并显示当前的甲烷浓度值。当氧气浓度低于或等于其设置的报警值时，报警仪发出报警声、光报警信号，并显示当前的氧气值。当甲烷和氧气的浓度同时超过或低于设定的安全值时，报警仪发出报警声、光报警信号，并交替显示甲烷和氧气的读值。为保护黑白催化元件,当报警仪检测到外界甲烷浓度大于等于4.00%时, 报警仪切断催化燃烧式黑白元件的供电，并报警。
使用功能

1.瓦斯、氧气检测；
2.瓦斯、氧气超限声光报警；
3.时间显示；
4.电池电压显示；
5.电池欠压提示；
6.电池欠压关机；
7.标气时间显示（以天为单位，未标校时间）；
8.工作时间显示（以天为单位，开机工作时间）；
9、零点调校；
10、精度调校；
11、报警点调校；
12、时间调校；
13、调校保护；
14、黑白元件保护；
15、误操作保护；
16、故障显示；
17、按键声音提示；
18、红外遥控器控制。
使用方法
1、报警仪下井使用之前，应先在地面上用配置的充电器把电池充满。
2、开机：在关机状态下按开关键，报警仪开机,进入甲烷检测状态。
3、关机：在开机状态下按开关键，报警仪关机。
4、显示切换：按转换键可在甲烷显示和氧气显示之间切换。
5、显示时间、报警仪电池电压值：按电压键，报警仪先显示时间，然后显示电池电压。
调试方法
只有经过专业培训的技术人员才能从事报警仪的调校工作。报警仪的各项参数的调校采用功能菜单项方式，其功能菜单项选项含义见表一。报警仪在调校参数前，应先把报警仪开机，插入带电充电器充电1秒钟解锁。
表一
字 符 含 义
P 1 调 零
P 2 调 精 度
P 3 调 报 警 点
P 4 调 时 间
1、自动校准报警仪零点: （ P 1 ）
（1）、甲烷:把报警仪开机后置于甲烷浓度为零的环境里(如清新空气),按转换键切换到甲烷显示状态，10分钟后，把报警仪插入带电充电器充电1秒钟解锁后，按下标校键弹出调校菜单，数码管显示P 1 字符，再标校键，报警仪自动把当前状态标为零点，退出菜单，返回到甲烷检测状态。
（2）、氧气:把报警仪开机后置于氧气浓度为21.0%的环境里(如清新空气),按转换键切换到氧气显示状态，10分钟后，把报警仪插入带电充电器充电1秒钟解锁后，按下标校键弹出调校菜单，数码管显示P 1 字符，按标校键，报警仪自动把当前状态标为21.0%，退出菜单，返回到氧气检测状态。
2、 通标气校准报警仪精度: （ P 2 ）
（1）、甲烷: 把报警仪开机10分钟后, 把报警仪插入带电充电器充电1秒钟解锁后， 按转换键切换到甲烷显示状态, 以100mL/min的流量通过气嘴往报警仪通入甲烷标准气体，待读数稳定后，按下标校键弹出调校菜单，数码管显示P 1 字符，再按一下开关键, 数码管显示P 2 字符, 然后按标校键，显示甲烷浓度值, 再按开关键（+）或者电压键（－）把报警仪读值加减到和标准气体值一致,然后按一下标校键确认, 报警仪精度校准完毕,返回到甲烷检测状态。
（2）、氧气: 把报警仪开机10分钟后, 按转换键切换到氧气显示状态, 把报警仪插入带电充电器充电1秒钟解锁后， 以100mL/min的流量通过气嘴往报警仪通入标准氧气气体，待读数稳定后，按下标校键弹出调校菜单，数码管显示P 1 字符，再按一下开关键, 数码管显示P 2 字符, 然后按标校键，显示氧气的浓度值，按开关键（+）或者电压键（－）把报警仪读值加减到和标准气体值一致,然后按一下标校键确认, 报警仪精度校准完毕,返回到氧气检测状态。
3、调报警点:
（1）、甲烷: 把报警仪开机, 按转换键切换到甲烷显示状态, 把报警仪插入带电充电器充电1秒钟解锁后， 按下标校键弹出调校菜单，数码管显示P 1 字符，再按两下开关键, 数码管显示 P 3 字符, 按标校键显示当前甲烷的报警值。按开关键（+）或者电压键（－）,把报警仪显示的报警值加减调整到所需的目标报警值,然后按一下标校键确认，报警仪报警点调校完毕，返回到甲烷检测状态。
（2）、氧气: 把报警仪开机, 按转换键切换到氧气显示状态, 把报警仪插入带电充电器充电1秒钟解锁后， 按下标校键弹出调校菜单，数码管显示P 1 字符，再按两下开关键, 数码管显示 P 3 字符, 按标校键显示当前氧气的报警值。按开关键（+）或者电压键（－）,把报警仪显示的报警值加减调整到所需的目标报警值,然后按一下标校键确认,报警仪报警点调校完毕,返回到氧气检测状态。
4、调时间:
报警仪开机, 把报警仪插入带电充电器充电1秒钟解锁后，按下标校键弹出调校菜单，数码管显示P 1 字符，再按三下开关键, 数码管显示 P 4 字符, 按标校键,报警仪显示时间,小时显示值闪动指示当前调校的是小时值, 按开关键（+）或者电压键（－）把小时值加减调整到所需的目标小时值,然后按一下标校键确认,小时值调校完毕。同时分钟显示值闪动指示当前调校的是分钟值, 按开关键（+）或者电压键（－）把分钟值加减调整到所需的目标分钟值, 然后按一下标校键确认,报警仪时间值调校完毕,返回到甲烷检测状态。
注意事项

1.欠压提示: 当电池电压低于3.30V时，蜂鸣器周期性的发出“嘀、嘀”声音提示。
2、关机保护: 当电池电压低于3.10V时，则报警仪自动关机，请充电后再使用。
3、故障显示: 当报警仪没有挂接黑白元件或者黑白元件失效后, 报警仪数码管显示半边字符的小0.00提示。
4、面膜开关的按键按下时, 报警仪会发出相应的按键音。如按键按下无按键　音,　则表示按键失效。
5、在调校状态下，当按键连续50秒没有按下时，报警仪退出调校状态，返回到甲烷检测状态。
6、把报警仪插入带电充电器充电1秒，报警仪解锁；把报警仪关机后，报警仪自动上锁。
7、报警仪上锁后，不能调校各项参数。只有解锁后，按标校键后才能进入标校菜单调校各项参数。
维护、修理和保管
1.请根据产品使用说明书对报警仪进行操作和维护。
2.应定期用标准气体对报警仪进行标定。
3.报警仪断电维修或断电更换部件后,须用标准气体对报警仪进行重新标定后方可使用。
4.报警仪应由专业技术人员进行维护和修理。当出现故障时，请与生产厂商的售后维修部门联系。
5.请用报警仪生产厂商提供的部件更换损坏的部件,以保证报警仪的技术性能。
6.报警仪工作一个月后,请用软毛刷轻轻清洗黑白元件、氧气传感器和壳体内主板表面的灰尘。
7.报警仪应存放在通风、干燥、周围无腐蚀性气体、无硫化氢和硅蒸气的环境中。
8.报警仪禁止浸入水中。如报警仪不慎掉入水中,请立即把报警仪擦干后放在阴凉处自然晾干。
9.报警仪在存放时,应每月内对报警仪充放电工作三个来回,以激活黑白元件和电池组,保持黑白元件和电池组的特性。
10.报警仪严禁在危险场所开盖。电池的充电必须在地面安全场所进行，严禁在煤矿井下对电池充电。
11.在用户遵守报警仪的保管、使用和运输规定的情况下，从收到报警仪之日起一年内，生产厂商免费为用户维修报警仪。
12.不得改变本安电路和与本安电路有关的元、器件的电气参数、规格和型号。
产品清单

(一)、标配:
1、主机 1台
2、充电器 　 　1个
3、皮套 1个
4、标定气罩 　 1个
5、使用说明书 1本
6、合格证　1份
7、装箱单 　 1份
(二)、选配:
1.红外遥控器
2.红外标校器
3.时间功能
应用范围：消防、有限空间检测、市政、化工、燃气[1]