标题：称重显示器
结构原理
数字显示式称重显示器（简称数显器）的品种很多，图1所示是其中的一种。数显器接受处理的是称重传感器输出的电信号。电信号有模拟量也有数字量，最常见的是几至几十毫伏的模拟电压。数显器的电路原理如图2 所示。激励电源供给称重传感器工作电源，同时供给A/D（模/数）转换单元基准电压，其稳定度一般在 0.1%以上。放大单元通常采用测量放大器结构，接受、放大称重传感器的信号。放大倍数一般为数百倍。滤波单元滤掉从机外混入的和放大器自身产生的电噪声。A/D转换单元把模拟量转换成数字量，转换位数通常取二进制数14位以上。数据处理单元是以微处理器为核心，使用外围支持芯片组成的，它在程序的控制下完成采集数据、运算、存贮等一系列操作，处理结果送到相应接口上。显示单元以数字、文字或图表等形式显示出称量值和称量状态，并可通过接口与外部设备联络。
性能特点
数显器的性能包括计量性能、功能、环境适应能力、安全性和可靠性 5个方面。与通用的数字仪表相比，数显器具有5个特点：①自带传感器激励电源，使用方便；②采用比率型A/D转换和倍频技术，计量性能中的长期稳定性好；③软件能真切地仿真振动、空秤变动、物料落差等称量特征，显示快、准、稳；④机内有空秤置零、零点跟踪、定标、最大秤量、分度位等参数的设定单元，改定方便，通用性强；⑤带输出接口，能够联接多种外部设备，方便地实现系统控制。
准确度等级
国际法制计量组织（OIML)3号建议规定，非自动衡器按准确度级别划分为 4个等级。按配用衡器的级别，中国将称重显示器也划分为4个等级，并分别冠以与衡器对应的级别代号：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。每个级别的称重显示器的计量最大允许误差为对应级别衡器允许误差的0.7倍。
称重显示器、称重传感器和秤台是电子衡器的三大组成部分。其中称重仪表的主要作用是通过测量称重传感器的信号变化，测量出秤台上被称重物的重量，并以数字形式显示出来。近年来，随着测量技术和IT技术的发展，称重仪表的性能和功能也得到了不断发展。称重仪表不只是用来显示重量，还广泛用于自动控制和数据处理。国家已在1999提发布了称重显示控制仪国家标准：GB/T7724-1999《称重显示控制器》。
称重显示器发展趋势
[1]1、加大科技投入，加强基础应用研究。在计量称重控制领域中，目前已经广泛采用新技术，如：控制数学模型的建立、系统理论、模糊理论、人工智能、神经网络、数字滤波、振动理论、阻尼技术、自诊断与自适应技术等，比如，合肥院金山公司研制的SK-PLC控制仪表运用在煤粉定量控制系统中，已经摒弃原有的简单 PID调节控制思想，而大量揉和了数字滤波、人工智能、自诊断与自适应、前馈调节等多项自动化控制领域中的新技术，经过现场实践证明，效果很好。
2、研制开发具有自主知识产权的称重显示控制器，走内引外联发展之路。
①称重显示控制器走模块化、智能化发展的路子，采用可靠性高的PLC及集  称重仪表成化芯片（模块）作为控制仪表硬件。
②关键的控制思想、控制策略、技术标准等（软件）由设备生产制造厂家提出，采用OEM（集成制造）技术与专业称重仪表厂家合作，在生产技术、称重显示器工艺等方面有新的突破。可以借鉴国外同行的经验，有的公司，往往自己并不生产控制仪表，而仅仅提供方案、设计思想、软件，而具体称重显示器制造（硬件）则交与专业称重显示器生产厂家制造，发挥各自的优势。
3、统一产品标准，建议根据在GB7721-1995国家标准以及国际上通行的OIML76号建议书基础上制订称重显示控制器的国家或行业标准。与国外称重显示控制器相比，功能单一，缺乏总线功能是最大的缺点，随着DCS系统在新建水泥厂的广泛使用，直接用总线方式与DCS相接、并交换数据和信息使系统构成简单化，是一种必然趋势。国外新一代称重显示器已经推出了这一功能（总线方式、以太网）。而中国至今尚无此种仪表（一般以RS232、422、485方式给出），这是我们今后必须努力的方向。
一. 开机及开机自动置零[2]
⒈接通交流电源并打开电源开关后，仪表进行“9999999”～“0000000”的笔划自检，完成后自动进入称重状态。若使用外置蓄电池，则需接好蓄电池连接线，打开电源开关后，再按一下直流启动开关，仪表才能进入笔划自检状态。
⒉在笔划自检过程中，按任意键停止自检。
⒊开机时，如果秤上的重量偏离零点，但仍在设置的范围内，仪表将自动置零。开机置零范围的数选择、设置方法详见标定的有关章节。
二. 手动置零 （半自动置零）
⒈按[置零]键，可以使仪表回零，此时零位标志符亮。
⒉显示值偏离零点，但在置零范围以内时，[置零]键起作用。否则[置零]键不起作用，置零范围的参数选择、设置方法详见标定的有关章节。
⒊只有稳定标志符亮时，可以进行置零操作。
三. 去皮功能操作
⒈本仪表提供三种去皮方式：
①. 一般去皮：
在称重显示状态下，显示重量为正且称量稳定时，按[去皮]键，可将显示的重量值作为皮重扣除，此时仪表显示净重为0，去皮标志符亮。
②. 预置皮重：
在称重显示状态下，按[预置皮重]键，仪表显示[P ***.**]，此时显示的数值为原皮重值。若需设置新的皮重值，则可用数字键送入后，再按[输入]键确认即可。
③. 按车号调用皮重：
在称重显示状态下，按[车号]键，仪表显示[o *****]，用数字键送入正确的车号后，再按[去皮]键即可，此时仪表从内存中找到与该车号对应的皮重值，调出使用。
⒉在称重显示状态下，可连续去皮。当皮重为零时去皮标志符熄灭；当仪表符合置零条件时，按[置零]键也可使皮重为零，去皮标志符熄灭。
四. 日期与时间的设置及操作
⒈在称重显示状态下，按[日期]键，日期指示灯亮，仪表显示当前的日期。如果正确，按[输入]键或[称重]键退出；如果不正确，用数字键送入正确日期后，按[输入]键即可。
⒉在称重显示状态下，按[时间]键，时间指示灯亮，仪表显示当前的时间并自动走时。如果时间正确，则直接按[输入]键或[称重]键退出；如时间不正确，则用数字键送入正确的时间后，再按[输入] 键即可。
五. 蓄电池使用
⒈当使用蓄电池供电时，显示窗左方的“电池电量”指示符会指示当前蓄电池所剩的电量：
X K 3 1 9 0 – A 9
三个指示符全亮表明电量充足；下面的两个指示符亮表明电量较足；只有最下面一个指示
符亮，表明电量不足。电量不足时应考虑给蓄电池充电，如继续使用则蓄电池电量继续减少，仪表会自动切断电源以保护蓄电池。
⒉把蓄电池连到仪表上，再接通交流电源，仪表就会对蓄电池充电（充足约需30 小时），如
需快速充电请使用专用充电器。
⒊蓄电池首次使用时，务必先充足电后再使用。
⒋蓄电池连接线上红线为正（+），与蓄电池的正极相连；黑线为负（－），与蓄电池的负
极相连。
⒌把蓄电池正负极性接反或短路均可能使仪表的直流保险丝断路以保护仪表及蓄电池，这时
把蓄电池正确连接后，再更换直流保险丝可恢复正常使用。
⒍蓄电池属易耗品，不属三包范围。
六. 内码显示
⒈在称重状态下，按[打印设置]再输入[2]、[8]仪表就进入内码显示状态，内码指示符亮；再次按[打印设置]并输入[2]、[8]可使仪表退出内码显示状态，内码指示符熄灭。
2． 在内码显示状态，除[置零]、[打印设置]键外其余键均无效。
七. 数字记录的贮存操作
⒈仪表规定车号为5 位数，货号为2 位数。最多可贮存255 个车号、100 个货号。
⒉每贮存一组完整的记录，便同时打印出该组记录（如果打印设置为有效时)。
⒊数据贮存有以下三种方式：
⑴. 先空车贮存，再满车贮存；或者先满车贮存，后空车贮存。也就是说要经过两次贮存才构成一组完整记录。
⑵. 满车前来称量且皮重已知时，一次贮存便构成一组完整记录。
⑶. 称量的不是装载货物的车辆而仅仅是一个货物，此时总是一次贮存便构成一组完整记录。
XK3190－A9 为了能自动识别区分以上三种贮存的情况，特作以下协定：
▲ ！车辆的车号必须是00001～99999 之间的任意数。也就是说00000 不能作为真实车辆的车号。如果车号设置为00000 时，表示前来称重的不是一个载物的车辆，而仅仅是一个货物。
▲！如果仪表的去皮标志符亮，则皮重已知，因此一次贮存便构成一则完整的记录。
▲！如果车号设置为00000 以外的任意5 位数，而且仪表的去皮标志符不亮（即毛重显示状态时），则必须经过两次贮存操作才能构成一个完整的记录。