标题：粉尘检测仪
简介
粉尘检测仪主要用于检测环境中的粉尘浓度，当前人们对生活工作居住环境的要求  FS700E静电粉尘仪越来越高，生产性粉尘对人体的危害日益凸显。其工作原理主要是光吸收、光散射、β射线、微电脑激光和交流静电感应原理；主要适用于各种研究机构，气象学，公众卫生学，工业劳动卫生工程学，大气污染研究等。粉尘检测仪广泛应用于疾控中心、矿山冶金、化工制造、卫生监督、环境监测等。
用途
粉尘检测仪的主要使用应用场所： 粉尘检测仪(3张)
1. 适用于工矿企业劳动部门生产现场粉尘浓度的测定
2. 卫生防疫站公共场所可吸入颗粒物的监测
3. 环境环保监测部门大气飘尘检测，污染源调查
4. 市政监烟
5. 科学研究，滤料性能试验等方面现场测试
6. 现场粉尘浓度测定，排气口粉尘浓度监测
7. 药品制造测试
8. 职业健康和安全检测
9. 工厂需要清洁空气的地方，精密仪器，测试仪器，电子部件，食品，药品等制造工艺的管理
10. 各种研究机构，气象学，公众卫生学，工业劳动卫生工程学，大气污染研究等
11. 建筑或爆破的地方的粉尘检测；工地场所暴露监测
12. 室内空气质量检测
工作原理
粉尘检测仪的工作原理主要是光吸收、光散射、β射线和交流静电感应原理。光吸收原理抽气泵抽取一定体积的含尘空气，粉尘被阻留在滤纸上。光束透过滤纸照到硅光电池上，硅光电池接收照度的变化引起硅光电池输出电流强度的变化。在一定范围内，滤纸阻留粉尘量与硅光电池的输出电流呈线性广西，通过检测仪内设定的计算程序换算成粉尘浓度而显示出来。β射线原理利用尘粒可以吸收β射线的原理而研制的。检测仪内的放射源产生的β射线通过粉尘粒子时，粉尘粒子吸收β射线，根据粉尘吸收β射线的量与粉尘质量成线性关系计算并显示粉尘浓度。光散射原理粉尘仪通过采气泵将待测气溶胶吸入检测舱，待测气溶胶在分支处分流成为两部分，一部分经过一个高效过滤器后被过滤为干净的空气，作为保护鞘气来保护传感器室的元器件不受待测气体污染。另一部分气溶胶,作为待测样品直接进入传感器室。 　传感器室中，主要元器件为激光二极管、透镜组和光电检测器。检测时，首先由激光二极管发出的激光，通过透镜组形成一个薄层面光源。薄层光照射在流经传感器室的待测气溶胶时，会产生散射，通过光电探测器来检测光的散射光强。光电探测器受光照之后产生电信号,正比于气溶胶的质量浓度。然后乘以电压校准系数,这个系数通过测定特定浓度的气溶胶来得到。通常用来做标定的测试气溶胶是亚利桑那试验粉尘(或ISO 12103-1,A1试验粉尘)。感应原理利用粉尘颗粒流经探头时与探头之间的动态电荷感应产生信号 。交流静电  粉尘检测仪应用技术以监测电荷信号的标准偏移来确定交流信号的扰动量，并以即时扰动量的大小来确定粉尘排放量。
产品标准
所有的粉尘仪均符合 　·
卫生部行业标准WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物（PM10）测定方法－ 光散射法》 　·
劳动部行业标准LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》 　·
铁道部行业标准TB/T2323-92《铁路作业现场粉尘测定相对质量浓度与质量浓度转换方法》
职业卫生标准GBZ159-2004《工作场所空气中有害物质检测的采样规范》
主要产品
市场上较为常用的型号有：SIDPAK、DUSTTRAK、LD、P-5L2、Sintrol S300系  布袋检漏仪列、CCZ-1000等型号的仪器，其中这几款产品的精度以及测量范围也有所不同，一般精度有0.01mg/m3和0.001mg/m3两种，量程一般也有0.01-100mg/m3、0.001-10mg/m3、0.01-1000mg/m3三种。SIDPAK系列SIDEPAK AM510个人粉尘仪适用于工业卫生和职业安全，可实时显示粉尘浓度并记录数据。结构简单，运行安静，便于携带，最大限度地减少干扰和工作人员的不舒适性。内置采样泵，并可根据不同需要，选择不同通道进行采样。 
AM510 个人粉尘仪包含TSI 的智能电池管理系统，能监测电池状态、显示精确的运行时间。 　AM510 个人粉尘仪既显示实时气溶胶浓度，也显示8小时平均值（TWA）。此外，AM510经过UL安全（Intrinsic Safety）认证，适合在爆炸性或危险环境中使用。而随仪器提供的TRAKPROTM 数据分析软件，更让数据的传输、处理更加方便有效。 　
SIDEPAKTM SP 系列为个人用空气采样泵适用于工业卫生和职业安全等方面的空气采样。与滤纸或吸收管（注：不包含在本采样泵中）配合使用，可采集空气中的粉尘或气体。 　
SP系列采样泵采用独特的智能式电池管理系统，集成微芯片技术，对电池寿命实时计数，并能以分钟显示运行时间。SP系列采样泵可使用多种电池，选用1650 mAH 或 2700 mAH 可充电镍镉电池组时，采样泵符合本质完全的要求；但使用6 节装碱性电池组时非本质完全。此外，通过简洁明快的键盘输入，可对采样进行简易键盘编程，设置采样时间、采样流量等。DUSTTRAK系列DUSTTRAKTM II 的8530 型, 8531型和8532 型台式或手持式，适合于任何环境和应用。新型DUSTTRAK II气溶胶监测仪是由电池驱动，数据资料记录以及光散射激光光度计组成，可以给出实时地气溶胶质量浓度读数。它们应用鞘气系统来隔离光学室内的气溶胶，保持光学洁净，从而改进可靠性和低维护成本。该仪器可以用于干净的办公室，也适用于条件艰苦的工业车间、建筑工地、环境监测以及其它户外环境。
DUSTTRAK II监测仪可以测量灰尘、烟雾、浓烟和薄雾中的气溶胶。此系列易于编程和操作，具有新型绘图式界面以及彩色触摸屏，可以执行在线重量分析方便日常参考校准，具备自动调零(使用选件：调零模块)减小零点漂移功能，可以测量PM1、PM2.5、PM10和可吸入颗粒物。
最新型的DUSTTRAKTM DRX 气溶胶监测仪可以同时测量质量浓度和粒径尺寸。DUSTTRAKTM DRX使用电池供电，自动记录数据资料，光散射激光光度计可以实现实时读取气溶胶的质量浓度。DUSTTRAK DRX 使用特有的鞘气系统隔离了气溶胶和光学室保证了光学元件的清洁，延长了其寿命，降低维护费用。LD系列LD-3型激光粉尘仪是以激光为光源具有国际先进水平的最新型袖珍式粉尘仪，符合卫生部行业标准的快速测尘仪；已有千台以上在全国各地使用。 　
该仪器适用于公共场所可吸入颗粒物（PM10）浓度的快速测定、工矿企业生产 现场等劳动卫生方面粉尘浓度的检测，以及环境保护领域可吸入尘浓度的监测， 还可用于空气净化器净化效率的评价。引进日本全套生产制造及检测标定技术及设备 　
LD-5达到新世纪国际先进水平的新型内置滤膜在线采样器的微电脑激光测尘仪。在连续监测粉尘质量浓度的同时，可收集颗粒物样品，并实现PM2.5、PM.5、PM10、TSP多种切割器兼容。 　
具有新世纪国际先进水平的新型内置滤膜在线采样器的微电脑激光粉尘仪, 在连续监测粉尘浓度的同时, 可收集到颗粒物,以便对其成份进行分析，并求出质量浓度转换系数K值。可直读粉尘质量浓度（mg/m3）, 具有PM10、PM5、PM2.5及TSP切割器供选择. 仪器采用了强力抽气泵，使其更适合需配备较长采样管的中央空调排气口PM10可吸入颗粒物浓度的检测。 　
LD-6S多功能精准型激光粉尘仪具有湿度连续自动修正功能的新一代激光颗粒物测定仪专利产品(专利号:ZL 2008 2 0122691.2)。LD-6S(A)为便携式; LD-6S(R)为无线发射型在线式仪器。 　
该仪器能有效减小湿度干扰,实现高精度、高灵敏度、宽量程以及PM10、PM5、PM2.5、PM1.0多种粒子切割器兼容。仪器内置Φ40mm滤膜采样装置，在连续监测的同时可收集颗粒物样品，并具有数据处理、存储、定时采样和粉尘超标报警功能。该仪器特别适合于颗粒物全天候长期连续在线监测,以及作为现有粉尘仪的更新换代产品。LD-6S(R)无线发射型多功能激光粉仪P-5L2C系列P-5L2C型便携式微电脑粉尘仪是北京宾达绿创在引进日本柴田P-5L2型便携式数字粉尘仪基础上加入单片机控制的新一代快速测尘仪器，适用于公共场所可吸入颗粒物PM10浓度的快速测定、工矿企业生产现场劳动卫生方面呼吸性粉尘、总粉尘的测定，是同类测试仪器中最畅销的产品。Sintrol系列除尘系统, 含有粉尘颗粒的气固两相流体在经过管道和除尘器的输送过程中,  粉尘仪由于粉尘颗粒与粉尘颗粒、粉尘颗粒与管道内壁、粉尘颗粒与过滤滤芯及粉尘颗粒与烟道气体的碰撞和摩擦,将使粉尘颗粒带有静电电荷.其静电电荷量与管道内的气固两相流体中粉尘含量有直接关系,电荷量的算术平均值及扰动量的均方根值都反应出管道内粉尘含量.这种电荷转换被称为静电摩擦效应，或者称为静电感应。介可视_SNIFTER粉尘开关采用交流静电感应原理，测量静电电荷的变化，来判断布袋除尘系统的运行是否正常。当布袋破裂时，管道中气固两相流粉尘含量增加，同时静电场强度增大。 　
S300系列粉尘仪采用独特的测量方法，一旦给定单点的粉尘浓度值，整个量程将由仪表自动生成，粉尘仪自动跟踪浓度值的变化，不再需要手动设定。因此S300重复性，可靠性和操作方便优越性，使得其广泛应用到各个行业的给料，过滤，环保等环节。典型应用：如高炉煤气 TRT 发电、煤气加压输送、粉煤加压气化、洁净煤工艺、燃气发电等。
S303在线粉尘检测仪专为需要粉尘浓度趋势变化监测的包含袋式过滤系统，陶瓷过滤系统或滤心式过滤系统的工艺过程设计。303在线粉尘检测仪具备开关量输出，以及4…20mA模拟信号输出，用于监测粉尘浓度的变化趋势。通常安装在过滤器，气旋器，干燥机等设备下游监测固体颗粒的浓度。当气流中颗粒浓度超过要求的标准时，两路报警继电器开始报警。也可用在特定应用条件下的工艺控制。
S304 – 粉尘线性排放检测，主要应用于粉尘排放检测。为安装及操作方便，传感器和控制单元一并置于防护等级为IP65的壳体内。
S305 –烟道粉尘监测是专门为环保监测和烟道粉尘浓度监测设计的，具备TUV环保认证。
S31X安全模式粉尘仪在危险地区使用，配备两路报警继电器和4-20mA信号输出。传感器专为爆炸环境应用而设计，符合Atex认证要求，II &frac12; GD EEx ia IIC T6，IP65，T85℃。监测系统包括EEx传感器，分体变送器，信号处理单元（监测设备），整体设计便于安装和操作。CCZ-1000CCZ-1000全自动粉尘检测仪是根据MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》设计制造的新一种用于测定环境空气中粉尘浓度的仪器，适用于工矿企业检测煤尘和其它粉尘的快速检测仪器。  
仪器的设计原理：
光吸收原理
仪器组成及优点：　　该仪器采用先进的中央处理器技术。对采集的各种数据处理快，抗干扰能力强，大大提高了仪器的检测精度，同时能按时序储存50次测试记录。仪器由中文显示屏，高性能抽气泵、粉尘浓度检测电路、欠压保护显示，安全电源等组成。该仪器配有分级粉尘捕集器，能采集到呼吸性粉尘浓度，其分离效率符合国际公认的“BMRC”曲线标准。仪器能采用自动采样或手动采样的方式，以适应不同的检测标准。该仪器采用ExibI（150℃）等级安全型防爆结构，特别适用于煤矿井下及其他含有爆炸危险性气体的作业场所使用。
主要技术指标：　　1.测定仪粉尘浓度测量范围：0-1000mg/m3　　2.测定仪粉尘浓度测量误差为：<10%　　3.测定仪稳定性相对误差：±2.5%　　4.采样范围：呼吸性粉尘、全尘　　5.采样流量为：2L/min　　6.采样流量误差：<2.5%　　7. 防爆型式：矿用本质安全型兼隔爆型ExibI(150℃)　　8.外型尺寸：220mm×150mm×82mm　　9.仪器质量：1.5kg