标题：试验箱
试验箱
该类产品主要部件采用进口件，性能优异，外观美观，可靠性好，是实验室环境试验设备的理想选择。　升降温特性
参数列表
选型：
容积（L）：LRHS-101B-LJS 内尺寸（D*W*H)mm：450×450×500 外尺寸：1200×1000×1650 温度范围：0℃～150℃
容积（L）：LRHS-225B-LJS 内尺寸（D*W*H)mm：500×600×750 外尺寸：1300×1150×1900 温度范围：-20℃～150℃
容积（L）：LRHS-504B-LJS 内尺寸（D*W*H)mm：700×800×900 外尺寸：1450×1400×2100 温度范围：-40℃～150℃
容积（L）：LRHS-800B-LJS 内尺寸（D*W*H)mm：800×1000×1000 外尺寸：1550×1600×2250 温度范围：-60℃～150℃
容积（L）：LRHS-1000B-LJS 内尺寸（D*W*H)mm：1000×1000×1000外尺寸：1850×1600×2250 温度范围：-70℃～150℃
技术指标：
1、温度范围：-60℃～150℃
2、湿度范围：30～98%RH（温度在25℃～80℃时）
3、温度均匀度：≤2℃ （空载时）
4、湿度均匀度：+2、-3%RH
5、温度波动度：±0.5℃ （空载时）
6、湿度波动度：±2%
7、温度偏差：±2℃
8、湿度偏差：±2%
9、降温速率：0.7～1.0℃/min
10、升温速度：1.0～3.0℃/min
11、时间设定范围：1～9999H
12、湿度交变范围：40～98%RH
性能特点
1、 拥有自主知识产权和外观设计专利以及掌握环境试验箱核心技术
2、 控制仪表采用日本原装进口“优易控”UMC1200，可实行远程监控
3、 制冷系统采用法国原装泰康压缩机组，并配有凝结水接水盘
4、 核心电气元器件均采用施耐德等进口知名品牌
5、 沿袭国外环境试验设备先进设计理念，水电分离
6、 浅槽加湿，新颖独特，抽屉式加水方式，超大水箱设计
7、 工作室底部采用引流槽设计，防止蒸气凝结，最大限度保护测试工件
8、 照明系统采用飞利浦套件，观测窗采用漏斗形设计，观测视野更开阔
9、 独特的漏电保护设计，操作更安全
10、精益求精，专注于每一个细节
试验箱信息化
“试验箱信息化”是帝仪的服务理念，领导层充分认识提升营销服务能力的必要性。经过对多种提升方案的充分调研比较，以其灵活的多区域、多职能部门的矩阵式管理支持以及强大的顾问咨询实力赢得了海泰仪器的认可。本次海泰仪器将通过应用思创ECRM解决方案整合企业资源，优化业务流程，提升综合竞争力和盈利能力。系统以市场部的信息化为目标建立的。一期工程主要针对市场部内外联系、合同管理、合同网上评审等亟待解决的问题，开发了销售员web查询平台、合同数据管理、合同网上评审、产品信息查询、发货管理、产品发票、客户信息等。
该系统使用以后，主要实现以下功能：试验箱的销售员可以方便安全的登录公司内部服务器查询自己合同的进展情况；可以实时的收到公司的各种通知；合同管理系统代替手工台帐；商务、生产、设计之间的合同评审可以完全在网上完成，提高效率；发货电子化；财务发票的自动产生与打印。在一期稳定运行后，软件组将根据市场部的需求，继续建立二期、三期工程，完成销售员费用、市场分析调查、市场动态统计、客户管理、订单电子化、售后服务等功能，为企业管理和决策作出支持！
客户售前阶段基本没有划分，各个分院、所和实体子公司的领导非常关注销售信息（包括：应收款、回款），但这些信息的只能是不定期从财务部门获得，缺乏从业务层面上对销售过程进行有效的、实时的、全面的监控6、没有对整个的销售过程进行梳理；导致多数销售处于盲目状态，使当前销售机会的跟踪没有形成一套可行的机制。
CRM管理软件业务人员处于相对被动销售状态。
针对X试验箱信息化科学研究总院的业务现状，充实目标客户的资源、销售的过程化控制、减轻销售人员的负担，提高工作效率等问题变的十分重要；通过建设思创ECRM系统，实现全国客户资源的集中管理，有效地实现销售平台统一；通过系统的机会管理，实现销售的过程管理，从而有效地跟踪当前的销售机会及对重点项目进行有效的管理与监控。
应用效果实现如下
1、 集中管理各地试验箱客户资源，统一客户信息的平台。
2、 提高工作效率，并对现有资源进行整合、共享。
3、 使业务人员的行为更加有效，了解业务员的行动状态。
4、 梳理现在的业务状态，实现试验箱销售的过程化管理。
详细介绍
高低温湿热交变试验箱
产品用途
高低温湿热交变试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标.　
箱体结构
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
补水箱置于控制箱体右下部，并有缺水自动保护，更便利操作者补充水源。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
加湿系统管路与控制线路板分开，可避免因加湿管路漏水发生故障，提高安全性。
水路系统管路电路系统方便维护和检修。
箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。箱体左侧配一直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。
可程式控制器
温湿度控制仪表采用（触摸屏）全进口超大屏幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易。
控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示。  触摸屏试验箱
具有120组程式12000段999循环步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分。
资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机。
具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能。
具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。
冷冻及风路循环系统
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温湿度分布均匀。
风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。
符合国家标准
GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、IEC68-2-30试验方法。　
性能指标：
温度范围
H:-20℃~150℃ M:-40℃~150℃ L:-70℃~150℃
湿度范围
20~98% R.H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R?H
升温时间
-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min
控制系统：
控制器
进口微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数）
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H
温湿度传感器
铂金电阻？PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器
供水系统
加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮
使用材料：
外箱材质
优质碳素钢板，表面磷化静电喷塑处理
内箱材质
SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质
超细玻璃纤维棉
门框隔热
双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
环境配置：
标准配置
多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（Φ500mm）1个
安全保护
漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩超压、过载、过电流保护/控制器停电记
电源电压
AC380V±10% 50HZ 三相五线制
使用环境温度
5℃～+30℃ ≤85 % R?H
高低温试验箱
产品用途
高低温试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件在高低温环境下、检验其各项性能指标。
箱体结构
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
补水箱置于控制箱体右下部，并有缺水自动保护，更便利操作者补充水源。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
加湿系统管路与控制线路板分开，可避免因加湿管路漏水发生故障，提高安全性。
水路系统管路电路系统方便维护和检修。
箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。
箱体左侧配一直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。
可程式控制器
温湿度控制仪表采用（触摸屏）全进口超大屏幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易。  控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示。
具有120组程式12000段999循环步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分。
资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机。
具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能。
具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。
冷冻及风路循环系统
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温湿度分布均匀。
风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。
符合国家标准
GB/T2423.1.2.3
参数列表
选型：
型号
YSL-GD(J)W-100
YSL-GD(J)W -225
YSL-GD(J)W -500
YSL-GD(J)W -800
YSL-GD(J)W -010
工作室尺寸 D×W×H（单位：mm）
450×450×500
500×600×750
700×800×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸D×W×H（单位：mm）
1020×800×1580
1070×10301×825
1370×1130×1975
1570×1230×2125
1570×1430×2125
总功率
A:4.5KW
B:4.7KW
C/D;5.5KW
A:5KW
B:6KW
C/D:7KW
A:6KW
B:7KW
C/D:8.5KW
A:8KW
B:11KW
C/D;12KW
A:11KW
B:12KW
C/D:16KW
净重
A:190kg
B:260kg
C/D:290kg
A:260kg
B:290kg
C/D:330kg
A:320kg
B:390kg
C/D:430kg
A:460kg
B:520kg
C/D:560kg
A:560kg
B:610kg
C/D:690kg
性能指标：
温度范围
A：-20℃~150℃ B：-40℃~150℃ C：-70℃~150℃ D：-80~150℃
湿度范围
30~98% R?H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R?H
升温时间
-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min
温湿度运行控制系统：
控制器
进口微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数）
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H
温湿度传感器
铂金电阻？PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器
供水系统
加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮
使用材料：
外箱材质
优质碳素钢板，表面磷化静电喷塑处理
内箱材质
SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质
超细玻璃纤维棉
门框隔热
双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
环境配置：
标准配置
多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（Φ500mm）1个
安全保护
漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩超压、过载、过电流保护/控制器停电记
电源电压
AC380V±10% 50HZ 三相五线制
使用环境温度
5℃～+30℃ ≤85 % R?H
换气老化试验箱
产品用途
换气老化试验箱适用于电气绝缘材料的耐热性试验，电子零配件、塑化产品之换气老化试验。
机械钣金结构
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板或304B氩弧焊制作而成，箱体外胆采用A3钢 板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
采用具有温控保护的智能化程序微电脑控制器，带定时功能，控温精确可靠。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室内温度均匀。
老化箱装配有低转速转盘。  箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。
箱体左侧配一直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。
换气的时间和次数均可任意设置。
符合国家标准
JB7444-94 GB/T3512-01
参数列表
选型
型号
YSL-QLH－100
YSL-QLH－225
YSL-QLH－500
YSL-QLH－800
YSL-QLH－010
工作室尺寸
D×W×H（单位：mm）
450×450
×500
500×600
×750
800×700
×900
1000×800
×1000
1000×1000
×1000
外形尺寸
D×W×H（单位：mm）
1020×880
×1580
1070×1030
×1825
1370×1130
×1975
1570×1230
×2125
1570×1430
×2125
总功率
2.5KW
3.8KW
4.5KW
5.5KW
6KW
净重
185kg
245kg
305kg
395kg
415kg
性能指标：
温度范围
RT+10℃～300℃
均匀度
±2℃
恒温波动度
±0.5℃
换气时间
1min～9999h可调
温度运行控制系统：
控制器
进口LED数显 P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器
精度范围
设定精度：温度0.1℃， 指示精度：温度0.1℃，解析度：0.1℃
加热系统
全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
定时范围
1min～9999h 可调
循环系统
耐高温低噪音电机。多叶式离心风轮
使用材料：
外箱材质
优质碳素钢板。磷化静电喷塑处理 / SUS304不锈钢线条发纹处理
内箱材质
SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质
超细玻璃纤维棉
环境配置：
标准配置
钢化玻璃视窗1套、试品架2层、照明灯1支、测试引线孔（50mm）1个
安全保护
漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护
转盘
&oslash;300㎜
砂尘试验箱
产品用途
砂尘试验箱适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验，测试零部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等。
执行元器件
可编程逻辑PLC控制器
“施耐德”交流接触器、开关、按钮。  “富士”中间继电器。
“松下”防尘插座。
控制系统
由可编程逻辑PLC控制器来完成对吹尘、振动、真空系统的时间及顺序控制。
符合标准
GB4208 GB/T2423.37-2006
参数列表
选型
型号
YSL-SC-500
YSL-SC-800
YSL-SC-010
YSL-SC-015
工作室尺寸
D×W×H（单位：mm）
800×800×800
1000×800×1000
1000×1000×1000
1000×1000×1500
外形尺寸
D×W×H（单位：mm）
1030×1180×1660
1230×1180×1860
1230×1320×1860
1230×1320×2360
总功率
1KW
1.5KW
1.8KW
2.5KW
净重
185kg
220kg
240kg
310kg
性能指标：
金属网标称间距
50um
线间标称间距
70um
滑石粉用量
2kg～4kg/m3
振击时间
0～9999M
风机循环时间
0～9999M
试件电源插座
防尘型插座AC220V 16A
运行控制系统：
控制器
微电脑可编程逻辑控制器
真空系统
配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管（真空泵另配，订货时说明）
循环风机
低噪音型电机。多叶式离心风轮
粉尘加热系统
不锈钢云母片加热套
使用材料：
外箱材质
优质碳素钢板。表面磷化静电喷塑处理 / SUS304不锈钢线条发纹处理
内箱材质
SUS304优质不锈钢光板
箱门
钢化玻璃门
环境配置：
标准配置
试品架2个、滑石粉2kg
安全保护
漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆
盐雾试验箱
产品用途
盐雾试验箱适用于零部件、电子元气件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
箱体结构
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。  塔式喷雾系统，并装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。
箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。
箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出。
线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边盖门，不仅美观，而且方便维护。
控制系统
高精度P.I.D.控温仪，误差为±0.1℃，富士、RKC、霍尼威尔表（选配）。
连续或周期喷雾任选。
所有电路均装有断路器，所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。
多重系统保护，使用安全可靠。
符合标准
GB/T2423.17-93 GB10587
参数列表
型号
YSL-YWX/Q－150
YSL-YWX/Q－250
YSL-YWX/Q－750
YSL-YWX/Q－010
YSL-YWX/Q－020
工作室尺寸
D×W×H（单位：mm）
450×600×400
600×900×500
750×1100×500
850×1300×600
900×2000×600
外形尺寸
D×W×H（单位：mm）
743×1070×1030
893×1370×1080
1043×1570×1130
1143×1770×1180
1193×2470×1180
总功率
1.3KW（220V)
1.5KW（220V)
1.8KW（220V)
3.3KW（380V)
4.8KW（380V)
净重
60kg
95kg
110kg
190kg
320kg
性能指标：
温度范围
室温～55℃
温度均匀度
≤±2℃
温度波动度
≤±0.5℃
盐雾沉降量
1~2ml / 80cm2 · h
喷雾方式
连续、周期任选（订货时说明）
试验定时
1～999（S、M、H）可调
运行控制系统：
温度控制
LED数显 P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器
温度传感器
铂金电阻·PT100Ω
加热系统
全独立系统，钛合金电加热式加热器
喷雾系统
塔式喷雾装置加无结晶喷嘴（雾粒更细且分布均匀）
喷雾时间
1～99（S、M、H）且周期可调
箱内温湿度
配有温湿度水银温度计
盐液收集
配标准漏斗和标准计量筒
盐液过滤
吸液管处装配水质过滤器（防止喷嘴堵塞终止试验）
盐液预热
盐液温度与箱内温度均衡（不致盐液温度过低影响试验温度）
使用材料：
箱体材质
进口耐腐蚀、抗老化、高强度 P.V.C板/玻璃钢
内胆材质
进口耐腐蚀、高强度P.V.C板 /进口耐腐蚀、高强度 、抗老化、耐高温P.P板
箱盖材质
进口耐腐蚀、高强度透明P.V.C板 /进口耐腐蚀、高强度 、耐高温透明P.C板
其它附件
均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料
环境配置：
标准配置
圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗，计量筒2套
安全保护
漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护/控制器停电记忆
使用环境温度
5℃～+30℃ ≤85 % R·H
密封
采用水密封结构，无盐雾溢出
温度冲击试验箱
产品用途
温度冲击试验箱适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等，同时通过此装备试 验，可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。高低温冲击试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品，在进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能，使用的适应性，适用于学校，工厂，军工，研位，等单位。
机械钣金结构
全部功能采用计算机控制，系自主开发的软件，有良好的操作界面，使用户的操作和监测都更加简单和直观，保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下，可以临时更改此程序段的数值，可以在屏幕上设置时间和参数，使制冷、加热、提蓝传送切换，按设定值自动进行。  冷箱、热箱独立控制，箱门互相独立，扩大试验箱的使用范围（一箱三用）。
产品保温效果可以得到充分保证。
试验箱门与循环风机，提蓝传动等互锁，保护操作者的安全，一旦打开箱门，循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。
在箱顶有标准引线孔管，方便用户向箱内引入传感器线，检测电缆等类型引线。
控制系统
低温区、高温区转换时间小于等于15秒。
温度恢复时间小于等于5分钟。
符合标准
国军标GJB150.3-86；国军标GJB150.4-86；国军标GJB150.5-86；
参数列表
选型：
型号（mm）
YSL-WDCJ-100
YSL-WDCJ-300
YSL-WDCJ-500
YSL-WDCJ-010
两箱预冷区尺寸 D×W×H（单位：mm）
450×450×500
600×600×600
800×800×800
1000×1000×1000
三箱样品区尺寸 D×W×H（单位：mm）
450×450×500
600×600×600
800×800×800
1000×1000×1000
性能指标：
温度范围
A：－40℃～150℃ B：-55℃～150℃ D：-65℃～150℃
温度波动
高温室与低温室均≤±2℃
样品区温度波动
≤±0.5℃（恒温时）
样品区承重
20㎏、30㎏、50㎏
温度运行控制系统：
控制器
进口LED数显（P、I、D+S、S、R.）微电脑集成控制器
加热系统
全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式 /原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机。多叶式离心风轮
环境配置：
标准配置
多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（25、50mm）1个
安全保护
漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
温度转换时间
从低温区到高温区或 <,/SPAN>；从高温区到低温区≤15S
温度回复时间
≤5min（与温度恢复条件有关，既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关）
温度冲击方法
垂直两箱法 / 垂直三箱法
臭氧老化试验箱
产品用途
臭氧老化试验箱适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂试验，分为静态拉伸于动态拉伸两种试验方法。
箱体结构
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，无反作用们拉手，操作简便。
箱体内胆采用进口不锈钢板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和接近度。
加热方式为镍铬合金式加热，升温快，温度分布均匀。
内置360度旋转样品架。
配备6只可手动拉伸的样品夹具。  控制系统
采用英国进口臭氧浓度传感器，具有标准信号输出和采样。
无声放点管式臭氧发生器（具有噪音小，纯度高邓特点）。
控制器采用高分辨率的YH-Q型液晶显示触摸屏。
温度，适度，臭氧浓度直接显示并可设定。
符合标准
GB/T7762-2003 GB/T13642-92
参数列表
选型
型号
YSL-QL-100
YSL-QL-225
YSL-QL-500
YSL-QL-800
YSL-QL-010
工作室尺寸
D×W×H（单位：mm）
450×450×450
500×600×750
700×800×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸
D×W×H（单位：mm）
1060×880×1670
1110×1030×1870
1130×1410×2020
1610×1430×2120
1610×1430×2120
总功率
307KW
4.2KW
4.7KW
5.7KW
6KW
净重
185kg
235kg
295kg
385kg
435kg
性能指标 ：
温度范围
25℃～65℃
适度范围
50%～95%R·H
臭氧浓度
50～500pplm 100～500ppm
温度波动度
±0.5℃
臭氧控制精度
±10%
样架转速
360度旋转样品架（转速1转每分钟）
控制系统：
控制器
YH-Q彩色液晶触摸屏控制器
时间单位
9999分
臭氧浓度分析
进口浓度分析调节仪4～20mA输出
臭氧发生器
高压无声放点管式
采集系统
进口德国西门子plc可编程序控制器宇测量模块
加湿系统
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
除湿系统
采用蒸发器盘管除湿方式
供水系统
加湿供水采用采用自动控制，且可回收余水，节水降耗
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式热水器
使用材料：
外箱材质
优质A3钢板喷塑处理
内箱材质
优质不锈钢SUS304镜面板
夹具材质
不锈钢或铜
氙灯老化试验箱产品用途
SN型氙灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙灯灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
SN型氙灯老化试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验，可以很好的模拟在不同环境条件下，材料暴露在阳光下所产生的变化。  产品功能
全光谱氙灯。
水喷淋功能。
相对湿度控制。
试验箱空气温度控制系统。
（风冷式）不规则形状的样品固定架，（水冷式）固态即规则的样品。
安装容易使用方便并且基本上不需要日常维护的特点。
氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平，一般灯管的寿命为2000小时左右。灯管更换方便快捷。
具有辐照度可调，并实时显示。
符合国家标准
GB16422.2 GB/T1865
参数列表
选型
型号
YSL-SN-500（风冷型）
YSL-SN-900（水冷型）
工作室尺寸D×W×H（单位：mm）
500×760×500
950×950×850
外形尺寸D×W×H（单位：mm）
1030×1090×1640
1440×1280×2060
总功率
11.5KW
12.5KW
净重
340KG
460KG
性能指标：
黑板温度范围
63℃、100℃
温度范围
65～98%R·H
降雨时间
1～9999分钟，可调
降雨周期
1～240分钟，间隔（断）可调
喷水压力
0.12～0.15mpa
测量波长
400nm～1000nm
氙灯功率
进口1.8KW（寿命2000小时）、国产6KW（寿命600小时）
辐照度
150W/㎡、736W/㎡
温湿度运行控制系统：
时间 控制器
进口科编程时间电脑集成控制器
加热系统
全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系统
外置隔离式，全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
黑板温度
双金属黑板温度计
供述系统
加湿供水采用自动控制，氙灯冷却循环用水
温度控制器
进口微电脑温湿度集成控制器
循环系统
耐温低噪音空调型嗲募集，多叶式离心风轮
使用材料：
外箱材质
优质A3钢板表面喷塑处理
内箱材质
SUS304优质不锈钢镜面板
样品架材质
SUS304优质不锈钢条
环境配置：
标准配置
防辐射玻璃视窗1套，动态试品架1个，水冷氙灯灯管两2支，风冷氙灯灯管4支
安全保护
短路，超温，缺水，电机过热，过电流保护
紫外线老化试验箱产品用途
紫外线老化试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。
箱体结构
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，箱盖为双向翻盖式，操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
加热方式为内胆水槽式加热，升温快，温度分布均匀。
控制系统
采用黑板温度仪表控制加热，温度更稳定。
辐射计探头（选配件）采用固定式，无须每次装卸。
辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。
辐照度不大于2W/㎡。  光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。
光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。
自动检测紫外灯的亮灯状态，并直观显示哪一排第几个
可实现手动调节辐照度和自动调节辐照度（选配功能）
符合相关标准
GB/T16585-1996 GB14522-93 GB/T16422.3-97
参数列表
选型
型号
YSL-ZN-P
工作室尺寸D×W×H（单位：mm）
450×1170×500
外形尺寸D×W×H（单位：mm）
600×1280×1370
总功率
4.5KW
净重
95kg
性能指标：
温度范围
RT+10℃～70℃
湿度范围
≥95% R·T
灯管间距离
70㎜
样品与灯管距离
50㎜
紫外波长
313nm、340nm
功能
无辐照度调节、辐照度手动调节、辐照度全自动调节
温湿度运行控制系统：
温度控制器
高精度数显仪表、高精度数显仪表、彩色液晶触摸屏
时间控制器
进口可编程时间电脑集成控制器
光照加热系统
不锈钢电加热管
凝露加湿系统
全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
黑板温度
双金属黑板温度计
供水系统
加湿供水采用自动控制
暴露方式
蒸汽冷凝暴露，光照辐射暴露，强制喷淋
使用材料：
外箱材质
优质Q235冷轧钢板表面喷塑处理
内箱材质
SUS304优质不锈钢
样品架材质
优质铝板电泳处理，支持70*150标准样板约40块
环境配置：
标准配置
紫外灯灯管8支，给水管1根
安全保护
漏电、短路、超温、缺水、过电流保护控制器停电记忆
箱式淋雨箱产品用途
箱式淋雨箱淋雨试验箱适用于测试汽车灯具、雨刷性能、防水条带、机车仪表及低压电器外壳防护的防水性能。
机械钣金结构
箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理，内胆材料采用不锈钢光板。
大面积可视玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况。
试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮，方便用户搬移。
具有350度摆管和360度旋杆喷水装置。  可调转速的样品台。
控制系统
可编程逻辑控制器来完成对整个系统的时间、角度、顺序控制。
采用步进电机控制角度有效保证试验按标准运行。
配备水过滤器
符合国家标准
GB4208-2006 GB4942-93
参数列表
选型
型号
YSL-LY－500
YSL-LY－010
工作室尺寸：D×W×H（单位：mm）
800×800×900
1000×1000×1100
外形尺寸 ：D×W×H（单位：mm）
1070×1350×1850
1090×1430×1850
总功率
1.5KW
2.5KW
净重
240kg
310kg
性能指标：
喷水环半径
370mm、450mm
水管直径
&oslash;16mm
喷孔直径
&oslash; 0.4mm
孔径间距
50mm
摆管摆幅
0°～350°（可任意设置）
试验台转速
1r/min（也可为无及调速（选配））
运行控制系统：
控制器
可编程逻辑控制器（液晶显示器）
摆管角度
采用PLC驱动步进电机（角度任意设置和显示）
流量显示
高精度有机玻璃转子流量计
观察面
大面积可视化钢化玻璃门
供水系统
储水箱、增压泵
使用材料：
箱体材质
SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内胆材质
SUS304优质不锈钢板
工作台面
不锈钢圆形托架
摆管材质
优质不锈钢管
环境配置：
标准配置
喷头若干只、通针
安全保护
漏电、短路、电机过热、
防锈油脂产品用途
防锈油脂湿热试验箱,防锈油脂试验箱采用进口不锈钢板及先进工艺生产制造，具有控温精确度高，抗腐蚀性强，结构紧凑，造型美观，节省能源，使用寿命长等 优点，用于评定防锈油脂对金属防锈性能的试验。箱体结构箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，箱盖为向上翻盖式，操作简便；
箱体内胆采用进口高级不锈钢板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度；
加热方式为内胆水槽式加热，升温快，温度分布均匀；
内胆水深200mm；  排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水，方便用户清洁。
控制系统
防锈油脂试验箱设备符合规定标准的温度49±1℃，和相对湿度95%以上的环境，设计安装试片旋转架，空气供给装置，加热调节装置，空气过滤器和流量计等装置。
防锈油脂湿热试验箱，防锈油脂试验箱设备的试片旋转架符合标准规定的1r/3min，旋转架下面设计一个油脂接受盘；空气供给装置每小时提供箱体3倍于箱体容积的空气量，并配备过滤系统和流量计；加热调节装置保持箱体内恒定温度49±1℃；水加热方式保证箱体内相对湿度达到95%以上。
符合国家标准
GB/T2361—92
型号
YSL-HUS-100
YSL-HUS-250
YSL-HUS-400
工作室尺寸
D×W×H（单位：mm）
450×450×550
580×580×680
680×680×800
外形尺寸
D×H×H（单位：mm）
620×480×1060
750×970×1240
850×1070×1360
功率
3KW
4KW
6KW
净重
60kg
75kg
90kg
滴水装置产品用途
滴水装置适用于抵押电气外壳防护与外部照明v和信号装置及汽车灯具外壳防护。
箱体结构
导向立柱采用优质特种铝合金型材。
水槽材料采用优质特种铝合金型材。
可调角度的样品台。
进口高低限位开关保证上升下降的安全
控制系统
用流量计调节压力大小。
采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行。
配备水过滤器
采用多层幕布控制降雨量
符合标准
GB10485-89 GB/T4942 GB/4208-200
参数列表
选型
型号
CLM－DS－B
水箱尺寸：mm
800×1000（标准型）
外形尺寸 D×W×H
1300×1100×3000
总功率
1.3KW
净重
190kg
性能指标
滴水槽高度
200～2000mm（可调）
降雨量
3～5mm/min
滴水孔径
&oslash; 0.4mm
淋雨水压
80～100kpa
试验台
500×400（mm）或直径500mm
试验台角度
30°～90°
运行控制系统
升降方式
轨道式垂直上下
水压控制
流量计
供水系统
储水箱、增压泵
非标产品1、烘箱
采用进口高级温度控制仪表，带PID调节、快速自整定，可设定多种参数，数字式显示，
读数极为方便；
内胆材料采用高级不锈钢砂光板，外壳采用冷轧板静电喷塑，整体外形美观大方；  整体拼装组合式结构，简单方便 门与外壳之间设有耐高温密封条，有效保证工作室的密封性；
高温温度范围：80℃、100℃、150℃、200℃、250℃
工作室尺寸：2立方～300立方
可根据客户要求设计解决方案
全方位故障保护
2、综合试验机
可移动的USB智慧棒存储器使用户可以简便的进入数据、程序、警报及索引等功能选项。
在同一箱体中模拟三个环境因素的综合测试环境。
灵活性-试验箱可以与用户现有的振动设备相配合，也可以装配新的振动装置。
多功能-可以作为单独的温度/湿度试验箱使用，使您的投资回报最大化。
高性能，快温变率，可以进行产品的加速应力测试。
接受订制设计，满足严格的用户需求条件。
用户友好性控制设计，方便与用户其他设备配合使用。
制冷系统新设计，保护压缩机，并确保试验箱运行中的制冷性能。同时制冷低能耗，节约成本。
湿度水过滤系统，去除杂质，保护试验箱。
编程控制器。
RS-232/485 计算机接口。  冗余的温限&；警报。
3"引线孔。
不锈钢内层。
观察窗&；灯。
制冷压力量表。
环保制冷剂。
振动装置连接膜。
过滤器/筒。
根据用户要求制作工作室尺寸、温度范围、湿度范围、振动频率、振动方式
3、步入式试验室　
采用进口高级温度控制仪表，带PID调节、快速自整定，可设定多种参数，数字式显
示，读数极为方便；
内胆材料采用高级不锈钢砂光板，外壳采用冷轧板静电喷塑，整体外形美观大方；  整体拼装组合式结构，简单方便
原装进口制冷压缩机，保证可靠运行
门与外壳之间设有耐高低温密封条，有效保证工作室的密封性；
低温温度范围：0℃、-20、-40、-60、-70
高温温度范围：80℃、100℃、150℃、200℃、250℃
工作室尺寸：2立方～300立方
可根据客户要求设计解决方案
全方位故障保护
4、非标高低温交变湿热
采用进口高级温湿度控制仪表，带PID调节、快速自整定，可编程序控制循环试验，可设定多种参数，液晶式显示，读数极为方便；
制冷系统采用进口原装压缩机组，高效稳定可靠；
内胆材料采用高级不锈钢砂光板，外壳采用冷轧板静电喷塑，整体外形美观大方；
门与外壳之间设有耐高温密封条，有效保证工作室的密封性；  温度范围：0℃、-20、-40、-60、-70～100℃
湿度范围：30%～98%
工作室尺寸：2立方～300立方
可根据客户要求设计解决方案
全方位故障保护净化洁净保管柜设备概述：
洁净保管柜能防止需要保管和存放的物品不被污染，主要用于电子、化工、食品、医疗、通讯、计算机、精密仪器仪表等行业中成品和半成品的保管和存放。
主要特点：
1、采用不锈钢材质制作，工作区内光亮清洁，无死角。
2、送风机组采用高低两档转速，开门取物时高速运行，平常工作时低速运行。
3、气流流形为水平单向流。
技术参数：
洁净度≤3.5颗/升（对于≥0.5μm的尘粒）
平均风速0.25∽0.45m/s
噪音≤64dB
振动≤5μm（X、Y、Z三个方向）
电源220V/50Hz
最大功耗0.5Kw
常规配用高效过滤器
规格915×610×150×②
洁净器械柜，药品柜常用于医院，制药厂，实验室等各种小型器械的保管和存放，采用sus304不锈钢板制作，上层为玻璃门，柜体内部为圆弧造型，无死角易于清洁。器械柜，药品柜
常用规格尺寸：1200*400*1800、1200*480*1800特殊规格可以定做。氮气存储柜用途：
该设备为氮气保护储物柜，适用于半导体器件工艺生产过程中存放成品、半成品、原材料及器具等。
特点：
⒈设备具有防静电功能。
⒉主体材料采用的是进口透明有机玻璃，美观大方。
⒊我们可根据用户的需要设计不同型式的存储柜。
详细介绍：
1型号：CLM-DQCCG-01
2内置独创专利CDA除湿控制器---洲侨创新专利技术，高性能，低成本
⒊经过数月长期无氧化运行认证，开创新一代防氧化存储的技术
⒋唯一可选用以压缩空气（CDA）为气源来替代氮气防氧化的设备
⒌可以帮助微电子、半导体等行业氮气实现节能减排的目标
⒍可快速降湿至5%RH以下，5~10分钟动态恢复
⒎节氮达100%，中型工厂节约氮气运行成本达RMB百万
⒏可兼容氮气气源，但同样可节能可达90%
⒐标准型号可选体积从650升~850升不等
经过国际知名的半导体封装测试公司多次严格的测试，其防潮、防氧化能力完全可以和传统氮气柜媲美，而在ESD、低湿稳定性等方面更胜一筹；运行成本与传统氮气柜相比则可忽略不计。石英坩埚烘箱材质：SUS304不锈钢
温度范围：120（℃）
功率：6KW（W）
主要用途：单晶硅拉晶/多晶硅铸锭
石英坩埚烘干保存专用石墨舟烘箱石墨舟烘干机烘箱、烘4-6个石墨舟烘箱
石墨舟烘箱是专门用于石墨件、石墨框干燥使用
材质及性能：
⒈送风方式：强制水平送风循环
⒉温度范围：室温～140℃
⒊温度波动度：±1℃
⒋温度均匀度：±5℃
⒌控制方式：PID+SSR出力
⒍内箱材质：内中层采用耐高温高级SUS304不锈钢板（氩焊处理），内部分两层（加强筋），内部涂特氟龙涂层，L型导条螺丝固定，放置石磨舟4个
⒎外箱材质：高级SUS304不锈钢板
⒏保温材质：环保型硅酸铝棉
⒐加热器材质：无尘用散热管形不锈钢电热器，不易氧化
⒑温度控制器：日本“富士”智能型单段式温度控制仪
*按键设定式数据输入
*PID动作及自动演算功能
⒒测温体：K型感温组件，测温精确
⒓定时器：LED数字显示定时器功能，时间到报警，三色声光报警
⒔保护装置：超温保护器，无熔丝开关
⒕鼓风电机：台湾产1HP 4P 380V电机陪日本多翼式耐高温无尘不锈钢风轮（涂特氟龙涂层）1套，所有风路均采用不锈钢（涂特氟龙涂层）
⒖风循环系统：水平循环送风
⒗迫紧：硅胶，密封良好
⒘控制箱：电器控制柜位于试验箱顶部
⒙附氮气进入口，进气口；加附美国进口氮气流量计0-100L/Min控制进气量（入气口：12mm）
⒚出气口加装口径76毫米，90度弯角管道及不锈钢法兰
⒛备注：配两层不锈钢隔板（涂特氟龙涂层）
高温堆码试验箱(2张)高温堆码试验箱
一、产品用途
产品质量符合GB18191-2008<<；危险品包装用塑料桶>>；堆码试验的要求，它是一种高温下检测塑料容器堆码受压变形的试验装置，尤其是生产厂家进行自我检测的必须设备。
二、产品特性：
1、安全性能更优越、操作更简便
* 砝码升降机构采用涡轮梯形丝杆升降机，操作人员只需站在试验箱外，便能完成砝码的自动升降。
* 设有砝码倾角显示报警设备，试验过程中砝码倾斜角度超过设定值，砝码会自动提升，并发出报警信号，终止试验。
* 砝码提升杆上设有感应开关，自动控制砝码提升和下降的位移距离。
2、砝码加载方便
*每个中心砝码边上设有插销孔，操作人员只需根据加载重量选择砝码，把和铁链连接的插销插入插销孔即完成砝码的加载
3、加热速度更快、能耗更少、噪音更小，箱体的保温效果更佳
* 箱内加热采用定制PTC挂壁式暖风机，它不仅升温速度快，耗电小，另外采用风机强制循环，箱内温度均匀。
* 箱内温度采用微电脑温控器控制，使箱内温度恒定在39--41℃之内，并设有超温报警及断电功能。
4、检测过程更清晰明了、数据更加精确
*保温门上设有大视角真空玻璃视窗，操作人员无需开门即可直观的观察试件的变形情况。
* 设有倾角传感器及显示仪，直接显示砝码的倾斜角度（即试件的变形程度），能随时监测试验过程。
*升降机和砝码采用铁链连接（软连接），砝码能自由偏转，而且加载时对试件不造成冲击，使试验更符合实际堆码情形。
5、可根据用户需求，配备温度自动记录仪，随时对箱内温度变化进行监测记录。
高温堆码试验箱规格配置
序号
规格型号
箱位
宽（mm)
深（mm）
高（mm）
板厚（mm)
设备配置
使用范围
1
XLDM-01
1
1940
1300
2000
100
不含升降机 砝码100KG
测试50L以下塑料桶
2
XLDM-1
1
1940
1600
2200
100
砝码400KG
测试220L以下塑料桶
3
XLMD-2
2
2770
1600
2200
100
砝码800KG
测试220L以下塑料桶
4
XLDM-3
3
3820
1600
2200
100
砝码1200KG
测试220L以下塑料桶
5
XLDM-10
单箱/吨桶
2450
1940
2400
100
砝码1000KG
测试1000L以下塑料桶
高低温堆码试验箱高低温堆码试验箱(2张)
一、适用范围：25-1000L塑料桶高温堆码试验及低温测试，每次可检测1~3个样品。
二、质量标准：产品质量符合GB18191-2000<<；危险品包装用塑料桶>>；性能试验方法的要求。按照GB/T4857.3-2008、GB/T4857.5-2008的要求可完成塑料桶的高温堆码试验及跌落试验前的温度预处理。
三、产品技术参数及特性：
1、箱体采用双面彩钢板，120mm聚氨酯整体发泡保温板制作。
2、设计温度：制冷/-18oC；加热/39~41oC
3、加热装置：采用加装在冷却风机内的远红外加热管加热，热风循环，微电脑温控控制，使箱内温度恒定在39~41oC之间。
4、制冷装置：采用进口全封闭低温压缩机，室外型机组；库内采用国产品牌高效吊顶式冷风机，冷风强制循环，微电脑温控控制，使箱内温度恒定在-18oC左右。
5、砝码升降机构：采用蜗轮丝杆升降机，自动升降砝码。升降机和砝码采用铁链连接，每个砝码上设有起吊插孔，确保砝码的选择和挂钩方便、安全。砝码能由偏转，使试验更符合实际堆码情形。
6、砝码提升杆上设有非接触式限位开关，自动控制砝码提升和下降的的位移，提高了试验的可靠性和安全性。
7、设有倾角传感器和倾角显示仪，试验过程中，能实时监测倾角的变化，一旦砝码倾斜角度超过10度即报警，砝码自动提升，终止试验，样品判定为不合格。确保了试验的安全性。
8、控制电器采用国产品牌元器件，性能稳定可靠。门口设有操控按钮，使操作更为方便。
9、设备使用最大功率为2.5KW。
10、可根据用户需求，配备温度自动纪录仪，连接打印机，能以图形、曲线或数据型式打印出来，以监测试验箱的温度状态。
11、配备钢制圆形砝码1组，每组砝码包括 100Kg 2个，总重量为200Kg。
高低温堆码试验箱规格配置
序号
规格 型号
箱位
宽（mm)
深（mm）
高（mm）
板厚（mm)
设备配置
压缩机功率
使用范围
1
XLGDM-01
1
1940
1300
1800
100
不含升降机 砝码200KG
1.8HP
测试50L以下塑料桶
2
XLGDM-1
1
2250
1670
2240
120
砝码400KG
2.3HP
测试220L以下塑料桶
3
XLGDM-2
2
3200
1670
2240
120
砝码800KG
3HP
测试220L以下塑料桶
4
XLGDM-3
3
4300
1670
2240
120
砝码1200KG
3HP
测试220L以下塑料桶
5
XLGDM-10
单箱/吨桶
2750
1940
2440
120
砝码1000KG
3HP
测试1000L以下塑料桶