标题：无锡精创科技有限公司
简介
公司名称无锡精创科技有限公司公司地址无锡市通惠东路436号公司团队公司依靠专业独立研发、生产营销和技术服务队伍，秉承“精心创造、品质卓越”的公司理念，恪守“质量优先、服务优先、独立创新、独立自主”的发展方针，联合大批大专院校技术骨干专家，掌握多项核心技术，凭借最强大的综合实力，严格执行ISO9001质量管理体系标准，对每一个零部件、每一道工序精工细作，不断追求产品创新，以“设计完美、技术领先、品质卓越和服务迅捷”为宗旨。
主营产品
高低温试验箱GDW系列高低温试验箱适用于做工业产品高低温的可靠性试验。性能指标符合GB5170.5-96《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。
满足标准：
GB 10589-89 低温试验箱技术条件
GB 10592-89 高低温试验箱技术条件
GB 11158-89 高温试验箱技术条件
GB/T5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
GB2423.1-89 电工电子产品基本试验规程 试验A：低温试验方法
GB2423.2-89 电工电子产品基本试验规程 试验B：高温试验方法
GB2423.1-89   电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则 
结构特点：
*法国原装进口“泰康”制冷压缩机及全套原装制冷配件。制冷方式采用单级或双级复叠制冷(风冷或水冷)。
*本产品采用进口温控仪进行控温，温度数字显示。*内胆为304高级不锈钢板制作，外壳为冷轧钢板静电喷塑（也可采用不锈钢）。各系统具有安全保护功能。
性能：
温度范围-10℃、-20℃、-30℃ 、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃～+100℃(+150℃)温度均匀度≤2℃温度波动度/湿度误差≤0.5℃平均升温速率≥2-3℃/min平均降温速率≤1℃/min延伸产品高低温湿热试验箱，恒温恒湿试验箱，高低温交变试验箱使用环境温度+5℃～35℃标准配置1、观察窗 2、测试引线孔 3、防潮照明灯 4、不锈钢样品架保温体超细玻璃纤维循环系统单循环，低噪音离心风机安全装置漏电断电保护，压缩机超压，过热过流保护，过载熔断保护，风机过热保护，声讯报警等。电源AC380V或220V+10%    50Hz规格：宽×深×高（可定做其它非标尺寸）
型号            工作室尺寸(mm)                箱体尺寸(mm)GDW-100400×500×500          880×960×1570           GDW-150500×500×600985×960×1670GDW-225/GDW-250600×500×700/630×500×7901080×980×1770/1150×990×1880      GDW-500800×700×9001280×1180×1980GDW-800800×1000×10001285×1480×2090GDW-0101000×1000×10001485×1500×2100恒温恒湿试验箱HS系列恒温恒湿试验箱适用于做工业产品恒定温度湿度的可靠性试验。
满足标准：
GB/T5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度试验设备
GB/T5170.51996 电工电子产品环境设备基本参数检定方法湿度试验设备
结构特点：
*原装进口制冷压缩机及全套原装制冷配件。制冷方式采用单级制冷(风冷或水冷)。
*本产品采用进口温控仪进行控温，温度数字显示。*内胆为304高级不锈钢板制作，外壳为冷轧钢板静电喷塑（也可采用不锈钢）。各系统具有安全保护功能。
性能：
温度范围/湿度范围0℃～+100℃（+150℃）/ 38%～98%RH温度均匀度≤2℃温度波动度/湿度误差≤0.5℃/+2%～－3%平均升温速率≥2-3℃/min平均降温速率≤1℃/min延伸产品可程式恒温恒湿试验箱，触摸可程式恒温恒湿试验箱使用环境温度+5℃～35℃标准配置1、观察窗2、测试引线孔3、防潮照明灯4、不锈钢样品架保温体超细玻璃纤维循环系统单循环，低噪音离心风机安全装置漏电断电保护，压缩机超压，过热过流保护，过载熔断保护，风机过热保护，声讯报警等。电源AC380V或220V+10%     50Hz规格：宽×深×高 （可定做其它非标尺寸）
型号工作室尺寸(mm)箱体尺寸(mm)HS-100400×500×500880×960×1570HS-150500×500×600985×960×1670HS-225/HS--250600×500×700/630×500×790  1080×980×1770/1150×990×1880  HS-500800×700×9001280×1180×1980HS-800800×1000×10001285×1480×2090HS-0101000×1000×10001485×1500×2100臭氧老化箱臭氧在大气中的含量很少却是橡胶龟裂的主要因素，臭氧老化箱类比和强化大气中的臭氧条件，研究臭氧对橡胶的作用规律，快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法，进而采取有效的防老化措施，以提高橡胶制品的使用寿命。
满足标准：
ASTM1149      ISO1431      GB7762-2003      GB/T136421-92      HG/T2869-97      GJB1217-91
结构特点：
* 外壳冷板喷塑内胆不锈钢，数显调节仪。
*无声放电臭氧发生器（空气源、氧气源两用），空气干燥净化器，非色散臭氧检测仪。
性能：
温度范围         20℃～45℃温度均匀度±2℃温度波动度±0.5℃臭氧浓度100～1000pphm直读．偏差≤±10%                              规格：宽×深×高 （可定做其它非标尺寸）
型号工作室尺寸(mm)箱体尺寸(mm)QL-150500×500×600900×1050×1650氙气耐气候试验箱依据GB/T16422.1-2006《塑料实验室光源暴露试验方法第1部分:总则》，GB/T16422.2-1999《塑料实验室光源暴露试验方法第2部分:氙弧灯》，GB14711-2006《中小型旋转电机安全要求》进行的气候老化试验、耐光性测试试验项目。
技术参数：
工作室尺寸：950×950×950（D×W×H）（mm）
800×800×800    
600×600×600　　　　　
500×500×500　
外壳材料：冷轧钢板静电喷塑处理
内胆材料：SUS304高级不锈钢
光源:长弧氙灯
配置：采用进口智能控温数显仪表，滤光观察窗，臭气及有害气体排出装置。
性能：
温度           55℃～85℃温度波动度          ±3℃湿度范围75%～95%R·H               紫外灯耐气候试验箱拟透过玻璃的日光光谱的人造光源下来评价材料耐光性能），从光能、温度主要气候因素进行的模拟和强化试验。
满足标准：
GB/T14552-93《中华人民共和国国家标准--机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料—人工气候加速试验方法》中的a、荧光紫外线/冷凝试验方法
GB/T16422.3-1997  GB/T16585-96 相关分析方法
GB/T16858-1996《中华人民共和国国家标准—硫化橡胶人工气候老化（荧光紫外灯）试验方法》
GB/T16422.3-1997《塑料实验室光源暴露试验方法》等相应标准条款设计制造标准
符合国际测试标准：ASTMD4329、ISO4892-3、ISO11507、SAEJ2020等现行紫外线老化试验标准
技术参数：
温度：RT+10℃～70℃
工作室尺寸：450×1170×500（D×W×H）（mm）
荧光灯型号：UV-B 数量：8支
试样架：框式基架和衬垫板由铝合金材料制成
黑板温度计：75mm×10mm×2.5mm
铝板连接温度传感器
温控仪：日本原装数显温度控制仪
结构特点：
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，箱盖为双向翻盖式，操作简便。
工作室采用SUS304不锈钢板制作。
加热方式为内胆水槽式加热，升温热，温度分布均匀。
排水系统使用回涡型及U型积淀装置排水，方便用户清洁。
由于荧光灯能量输出会随时间而逐步衰减，为了减小因能量衰减造成试验的影响，所以本试验箱在所有的八支灯管中每个1/4的荧光灯寿命时，出一支新灯管替换一支旧灯管，这样，紫外光源始终由新灯和旧灯组成，从尔得到一个输出恒定的能量。  
灯管有效使用寿命可在1600小时左右。
温湿度运行控制系统。
保护装置：
电源用漏电断路器
固态继电器过载短路保护断路器
光源箱门联锁开关
控制回路过载短路熔断器
超温报警自动关机
缺水保护
接地保护
安全套式接线端子
报警声讯提示环境试验室产品说明：  
高温、低温试验室
高低温湿热试验室
高低温交变试验室
盐雾腐蚀试验室
以上试验室可根据客户要求定做
满足标准：
GB 10589-89 低温试验箱技术条件
GB  10592-89 高低温试验箱技术条件
GB 10586-89 湿热试验箱技术条件
GB 11158-89 高温试验箱技术条件
GB/T5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
GB/T5170.5-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法湿度试验设备
GB2423.3-91  电工电子产品基本试验规程 试验Ca：恒定湿热试验方法
GB/T2423.1-2001  电工电子产品基本试验规程 试验A：低温试验方法
GB/T2423.2-2001  电工电子产品基本试验规程 试验B：高温试验方法
GB/T2424.1-89  电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
技术参数：
GDW-、GDS-、GDJS-、GHX-、HW-、HS-、YWX/Q-、LY-、QL-、XN-等
工作室尺寸：
按技术要求订制盐雾试验箱（PVC、环氧树脂）GB/T2423.17-93标准适用于考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，也可以用来考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力。
满足标准：
GB/T2423.17 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka：盐雾试验方法
QJ2027-1990 金属镀覆层耐盐雾试验方法
SH/T0081-1991 防锈油脂盐雾试验法 GB/T10587-1989 盐雾试验方法
QJ1239.10-1997 电子设备环境试验条件和方法 盐雾试验
GB/T10125-1997；GB102587；GB6460；GB1771；ASTM-B117等标准
结构特点：
外壳材料：玻璃钢整体成形
配置：采用进口智能控温仪表，温度数字显示
技术参数:
温度                                  35℃～55℃ 温度均匀度±2℃温度波动±0.5℃盐雾沉降率1～2ml/80cm.h规格：宽×深×高 （可定做其它非标尺寸）
型号         工作室尺寸(mm)                   箱体尺寸(mm)                         YWX/Q-150600×460×400800×660×650YWX/Q-2501000×640×5001200×840×750YWX/Q-7501100×740×5001300×940×750YWX/Q-0101300×1000×6001500×1200×850YWX/Q-0161600×1000×8001800×1200×1050YWX/Q-0202000×1000×9002200×1200×1150砂尘试验箱本试验箱使用于低压电器、电机、仪器、仪表、灯具等产品进行可靠性试验，能模拟产品在储存、运输和使用过程中所受到砂尘影响的环境。尤其模拟对汽车电器受砂尘环境的影响更为显著。
满足标准：
IEC-529
GB4208-93 防尘试验方法
GB2423.-37-89 砂尘试验方法（防尘试验）
GJB150.12 砂尘试验方法（防尘试验）
GB10485 防尘试验方法及等效的JIS、DIN、MIL等试验标准
GB4208-2008/EC60529-2001 《外壳防护等级（IP代码）》
结构特点：
真空泵：0-3KPA
定时范围：0-99小时59分
电灯周期：0-99小时59分
滑石粉规格：能通过筛孔问75um,金属丝直径为50um的方孔筛的干燥滑石粉
内体材质：采用进口高级不锈钢板
外体材质：采用彩钢板喷塑
技术参数：
温度常温+10℃（或15℃）～80℃温度均匀度±2℃温度波动±0.5℃介质滑石粉规格：宽×深×高 （可定做其它非标尺寸）
型号工作室尺寸(mm)外体尺寸(mm)SC -500L800×800×8001250×1200×1700箱式淋雨试验箱试验箱主要模拟物品在受潮时或在淋雨中，由雨水对物品所产生的影响，并以此来考核物品抗淋雨水渗透的能力。本设备的基本结构和原理及性能满足国标GB4208-93《外壳防护等级》标准。
结构特点：
圆弧摆管半径：400mm
直角摆管长度：500mm
喷水水压：50-400kpa（可调）
直角摆管喷水管径：16mm
水箱材质：SUS304高级不锈钢板跌落试验台该系列跌落试验台主要用于模拟包装件在运输、装卸过程中受跌落冲击的影响程度鉴定包装件的耐冲击强度及包装设计的合理性。通过自由跌落对运输包装件进行垂直冲击试验试件可事先自由选择面、棱、角三个状态跌落试验，跌落高度可预置，当试件升至预置高度可自动定位，跌落高度可预置。结构科学合理，使用权用安全可靠。
满足标准：
符合国家GB4757.5-84ISO2248-1972（E）、标准ISO-2248-1985、IEC68-2-27等标准。
规格：宽×深×高 （可定做其它非标尺寸）
型号试件最大尺寸(mm)试件最大重量(kg)跌落高度(mm)冲击面积DL-3151000×500×1000100300-15001700×1200DL-3201000×800×1000100300-2000DL-020120×800×10001000-2000高温试验箱GHW系列高温恒温试验箱适用于做工业产品高温恒温的可靠性试验。
满足标准：
符合GB5170.5-96《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。
结构特点：
本产品采用进口温控仪进行控温，温度数字显示。内胆为304高级不锈钢板制作，外壳为冷轧钢板静电喷塑（也可采用不锈钢）。各系统具有安全保护功能。
性能：
温度范围0℃～+100℃(+150℃)温度均匀度≤2℃温度波动度≤0.5℃保温体超细玻璃纤维循环系统单循环，低噪音离心风机安全装置漏电断电保护，过热过流保护，过载熔断保护，风机过热保护，声讯报警等电源AC380V或220V+10%  50Hz规格：宽×深×高 （可定做其它非标尺寸）
型号工作室尺寸(mm)箱体尺寸(mm)GHW-100400×500×500880×960×1570GHW-150500×500×600985×960×1670GHW-225/GHW250600×500×700/630×500*7901080×980×1770/1150×990×1880GHW-500800×700×9001280×1180×1980GHW-800800×1000×10001285×1480×2090GHW-0101000×1000×10001485×1500×2100振动试验台 适用于电子元器件、组件、机电产品、仪器仪表、电子玩具、医药及食品包装…等行业实验室及生产线上对样品进行低频振动试验。性能指标符合GB2423.10-1995《电工电子产品环境试验》的要求。
技术参数：
型号DZD-450LFS最大试验负载（㎏）100额定频率范围（Hz）5～100扫频范围（Hz）5～100振幅（可调范围㎜）0～5㎜扫频波形正弦波振动方向垂直或水平甲醛释放检测用气候箱JQ-3型甲醛释放量气候箱适用于各种人造板、复合木质地板等室内装修材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温恒湿平衡处理，也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。用于各级质检站或疾控中心完成检测业务。性能指标符合GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求。
结构特点：
采用了先进的跟踪控制技术，解决了以前的气候箱易受外界环境温湿度影响的难题，保证了检测环境温、湿度的动态精确控制和检测数据的可靠性；
气候箱内的温湿度调整时间短、控制精度高、易于操作。温度传感器精度较高、性能稳定；湿度传感器体积小、响应敏感、感湿速度快、稳定、可靠，不易老化、有一定的抗腐蚀能力；
箱内风速可在0.1～0.5m/s之间连续调节；
冷凝机组运行稳定、使用寿命长；
箱内使用了具有先进工艺的换热器。提高换热效率，减少气候箱内的温度梯度；
气候箱的控温、控湿水箱均有高低温报警保护措施及高、低水位保护措施；
可根据用户要求设计，实现计算机控制定时气体采样。
性能：
温度范围10℃～100℃，工作温度：23℃±0.5℃湿度范围40%～98%R.H ，工作湿度：45%±3%R.H空气交换率1m3/h，±5%空气流速0.1m/s～0.5m/s（连续可调）使用环境温度+5℃～35℃标准配置1、观察窗2、防潮照明灯3、不锈钢样品架保温体超细玻璃纤维循环系统单循环，低噪音离心风机安全装置漏电断电保护，压缩机超压，过热过流保护，过载熔断保护，风机过热保护，声讯报警等电源AC380V或220V+10%    50Hz规格：宽×深×高 （可定做其它非标尺寸）
内箱尺寸：1立方米
外箱尺寸：1520×1800×1100织物湿透试验箱HS系列织物透湿试验箱适用于做产品温湿度恒定可靠性试验。性能指标符合GB5170.5-96《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。
满足标准：
GB/T12704.A、ASTME96、JISL1099、BS等
结构特点：
原装进口制冷压缩机及全套原装制冷配件。制冷方式采用单级制冷(风冷或水冷)。
本产品采用进口温控仪进行控温，温度数字显示，湿度对照显示。*内胆为304高级不锈钢板制作，外壳为冷轧钢板静电喷塑（也可采用不锈钢）。各系统具有安全保护功能。
性能：
温度均匀度≤2℃温度波动度≤0.5℃湿度误差+2%～－3%平均升温速率≥2-3℃/min平均降温速率≤1℃/min延伸产品可程式织物透湿试验箱，触摸可程式织物透湿试验箱使用环境温度+5℃～35℃标准配置1、观察窗2、测试引线孔3、防潮照明灯4、不锈钢样品架保温体超细玻璃纤维循环系统单循环，低噪音离心风机安全装置漏电断电保护，压缩机超压，过热过流保护，过载熔断保护，风机过热保护，声讯报警等。电源AC380V或220V+10%    50Hz规格：宽×深×高 （可定做其它非标尺寸）
型号工作室尺寸(mm)箱体尺寸(mm)HS-100400×500×500880×960×1570HS-150500×500×600985×960×1670HS-225/HS-250600×500×700/630×500×7901080×980×1770/1150×990×1880HS-500800×700×9001280×1180×1980HS-800800×1000×10001285×1480×2090HS-0101000×1000×10001485×1500×2100ZH系列高低温（湿热）振动综合试验箱本系列高低温（湿热）振动综合试验箱是为完成特殊的有关温度、湿度和振动试验要求而设计，广泛应用于需要做综合环境的可靠性，鉴定和ESS应力筛选等试验。
结构特点：
本系列产品有高低温（湿热）试验箱和电动振动台复合组成。高低温（湿热）试验箱内胆为304高级不锈钢板制作，外壳为冷轧钢板表面喷塑处理，控制器采用进口部件，人机对话式触摸屏，彩色液晶显示，机械压缩制冷，平衡调温调湿方式，电热式蒸气发生加湿器，及多种安全保护功能。振动台采用双磁路结构、自生成骨架圈、气悬支承、直线轴承和滚轮导向、耳轴隔振等现代先进技术和专用工艺，可分别完成三轴向正弦振动试验和宽带随机振动试验。
技术参数：
参数/型号ZH-100/ZH-150/ZH250/ZH-500/ZH-1000温度范围​温度均匀度≤2℃温度波动度≤±0.5℃湿度范围45～98%(30%~98%)R.H湿度误差+2/-3%R.H工作室尺寸(mm)400×500×500/500×500×600/520×630×780/700×800×900/1000×1000×1000参数/型号ES-1ES-1.5ES-2aES-3ES-3aES-6ES-6aES-10ES-20最大激振力(N)9801500200030003000600060001000020000频率范围(Hz)5~45005~45002~30005~40003~30005~30002~20005~30005~3000最大位移(mm)252540254025515151最大负载(KG)7070140120140200300150300工作台面直(mm)&cent;150&cent;150&cent;230&cent;150&cent;230&cent;200&cent;230&cent;240&cent;320
生产管理
公司经营管理信誉第一，质量第一，服务第一，创新第一。公司员工精神学习--吐故纳新，汲取精华，提升价值，常遭未来。
团结--建立一直相互理解、精诚合作的团队； 
高效--节约时间就是降低成本，就是节约资源，就是创造财富。技术标准严格按照国家标准执行。