标题：铂铑热电偶
铂铑热电偶
WRP铂铑热电偶,质量可靠,检测有保障,铂铑是一种传统的测温元件，具有热电性能稳定、抗氧化性强，长期使用温度为1600℃，短期使用温度为1800℃。泰州铂铑偶外《采用99刚玉保护套》内《高纯度铂铑合金丝》这样耐温高，测温准，精度高。
  铂铑热电偶
铂铑热电偶的详细介绍
铂铑热电偶是一种传统的测温元件，具有热电性能稳定、抗氧化性强，适宜在氧化性、惰性气氛中连续使用。长期使用温度为1600℃，短期使用温度为1800℃。有纸记录仪其技术指标如下：
1、测温范围： 0~1800 ℃
2、测温精度：< ± 0.5% t
3、时间常数：≤ 180 s
4、绝缘电阻：5 M Ω （20℃ 时）
5、规格尺寸：500， 750， 1000， 1200（mm）
主要技术参数
电气出口：M20x1.5, NPT1/2
精度等级：I 、 II
防护等级：IP65
偶丝直径：Φ0.5
公称压力：常压铂铑热电偶的应用又称高温贵金属热电偶，铂铑有单铂铑（铂铑10-铂铑）和双铂铑（铂铑30-铂铑6）  铂铑热电偶之分，它们作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统，用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。
铂铑热电偶为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm，允许偏差-0.015mm，其正极的名义化学成分为铂铑合金，其中含铑为30%，含铂为70%，负极为铂铑合金，含铑为量6%，故俗称双铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1600℃，短期最高使用温度为1800℃。铂铑热电偶的优点铂铑热电偶在热电偶系列中具有准确度最高，稳定性最好，测温温区宽，使用寿命长，测温上限高等优点。适用于氧化性和惰性气氛中，也可短期用于真空中，但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中。B型热电偶一个明显的优点是不需用补偿导线进行补偿，因为在0~50℃范围内热电势小于3μV。
缺点:铂铑热电偶不足之处是热电势，热电势率较小，灵敏读低，高温下机械强度下降，对污染非常敏感，贵金属材料昂贵，因而一次性投资较大。
铂铑热电偶的工作原理是铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时，就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时，显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。
铂铑热电偶的选择：测量的温度正常在1000~1300℃时建议使用单铂铑热电偶（铂铑10-铂），测量的温度正常在1200~1600℃时建议使用双铂铑热电偶（铂铑30-铂铑6），这样在所使用的温度范围内才能保证铂铑热电偶的使用寿命。型号及规格型 号
分 度 号
测温范围℃
保 护 管 材 料
热响应时间
规 格
d
L x l
WRP-130
WRP2-130
S
0-1300
高铝质
< 150S
Φ16
300x150
350x200
400x250
450x300
550x400
650x500
900x750
1150x1000
1650x1500
2150x2000
WRP-131
WRP2-131
< 360S
Φ25
WRQ-130
WRQ2-130
R
0-1300
< 150S
Φ16
WRQ-131
WRQ2-131
< 360S
Φ25
WRR-130
WRR2-130
B
0-1600
刚玉管
< 150S
Φ16
WRR-131
WRR2-131
< 360S
Φ25
测量温度及允差热电偶类别
代号
分度号
最高温度
测量温度
允许偏差△t℃
铂铑30-铂铑6
WRR
B
0~1800
0-1600
±1.5℃或±0.25%t
铂铑10-铂
WRP
S
0~1600
0-1300
±1.5℃或±0.25%t

铂铑热电偶的概述
WR系列工业用铂铑热电偶又叫贵金属热电偶，它作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统，用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时，就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时，显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。铂铑热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长，它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。各种铂铑热电偶的外形常因需要而极不相同，但是它们的基本结构却大致相同，通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。
现场使用注意事项及安装要求
是温度测量仪表中常用的测温元件，它直接测量温度，并把温度信号转换成热电动势信号，通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。 热电偶的安装方式有：主 要固定方式有螺纹连接、法兰连接和焊接，其适用场合和要求不同，主要根据压力、温度等参数来定。那么我们在安装和使用时应该注意哪些方面呢？今天笔者将为大家一一讲述 。
1、在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配，极性不能接错，补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。
2、当用时间常数大的热电偶测温或控温时，仪表显示的温度虽然波动很小，但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度，应当选择时间常数小的热电偶。
3、按照仪表接线图进行正确接线通电后，仪表先是显示仪表的热电偶分度号，接着显示仪表量程范围，再测仪表下排的数码管显示设定温度，仪表上排数码管显示测量温度。
4、热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内，当用热电偶测量管内气体温度时，必须使热电偶逆着流速方向安装，而且充分与气体接触。
5、为了使热电偶和热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门
6、依据中间导体定律，在热电偶实际测温应用中，常采用热端焊接、冷端开路的形式，冷端经连接导线与显示仪表连接构成测温系统。
铂铑热电偶的使用温度
的使用温度为-200~1300℃。铂铑热电偶具有线性度好，热电动势较大，灵敏度较高，稳定性和均匀性较好，抗氧化性能强，价格便宜，不受短程有序化影响等优点,其综合性能优于K型热电偶,是一种很有发展前途的热电偶.N型热电偶不能直接在高温下用于硫，还原性或还原，氧化交替的气氛中和真空中。
故不能用EN和TN来替换。铁-康铜热电偶的覆盖测量温区为-200~1200℃，但通常使用的温度范围为0~750℃J型热电偶具有线性度好，热电动势较大，灵敏度较高，稳定性和均匀性较好，价格便宜等优点,广为用户所采用。铂铑热电偶可用于真空，氧化，还原和惰性气氛中，但正极铁在高温下氧化较快，故使用温度受到限制，也不能直接无保护地在高温下用于硫化气氛中。
铂铑热电偶含铑为10%，含铂为90%，负极(SN)为纯铂，故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃，短期最高使用温度为1600℃。S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高，稳定性最好，测温温区宽，使用寿命长等优点。它的物理，化学性能良好，热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好，适用于氧化性和惰性气氛中。由于铂铑热电偶具有优良的综合性能，符合国际使用温标的铂铑热电偶，长期以来曾作为国际温标的内插仪器。
应用场合
铂铑热电偶适用于各种生产过程中高温场合，广泛应用于粉未冶金，烧结光亮炉，真空炉，冶炼炉，玻璃，炼钢炉及陶瓷及工业盐浴炉等测温。
铂铑10分度表
工作端温度℃
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
毫 伏（绝对伏）
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0.000
0.056
0.113
0.173
0.235
0.299
0.364
0.431
0.500
0.571
0.005
0.061
0.119
0.179
0.241
0.305
0.371
0.438
0.507
0.578
0.011
0.067
0.125
0.185
0.247
0.312
0.377
0.445
0.514
0.585
0.016
0.073
0.131
0.191
0.254
0.318
0.384
0.452
0.521
0.593
0.022
0.078
0.137
0.198
0.260
0.325
0.391
0.459
0.528
0.600
0.028
0.084
0.143
0.204
0.266
0.331
0.397
0.466
0.535
0.607
0.033
0.090
0.149
0.210
0.273
0.338
0.404
0.473
0.543
0.614
0.039
0.096
0.155
0.216
0.279
0.344
0.411
0.479
0.550
0.621
0.044
0.102
0.161
0.222
0.286
0.351
0.418
0.486
0.557
0.629
0.050
0.107
0.167
0.229
0.292
0.357
0.425
0.493
0.564
0.636
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
0.643
0.717
0.792
0.869
0.946
1.025
1.106
1.187
1.269
1.352
0.651
0.724
0.800
0.876
0.954
1.033
1.114
1.195
1.277
1.361
0.658
0.732
0.807
0.884
0.962
1.041
1.122
1.203
1.286
1.369
0.665
0.739
0.815
0.892
0.970
1.049
1.130
1.211
1.294
1.377
0.673
0.747
0.823
0.900
0.978
1.057
1.138
1.220
1.302
1.386
0.680
0.754
0.830
0.907
0.986
1.065
1.146
1.228
1.311
1.394
0.687
0.762
0.838
0.915
0.994
1.073
1.154
1.236
1.319
1.403
0.694
0.769
0.845
0.923
1.002
1.081
1.162
1.244
1.327
1.411
0.702
0.777
0.853
0.931
1.009
1.089
1.170
1.253
1.336
1.419
0.709
0.784
0.861
0.939
1.017
1.097
1.179
1.261
1.344
1.428
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
1.436
1.521
1.607
1.693
1.780
1.867
1.955
2.044
2.134
2.224
1.445
1.530
1.615
1.702
1.788
1.876
1.964
2.053
2.143
2.233
1.453
1.538
1.624
1.710
1.797
1.884
1.973
2.062
2.152
2.242
1.462
1.547
1.633
1.719
1.805
1.893
1.982
2.071
2.161
2.251
1.470
1.555
1.641
1.728
1.814
1.902
1.991
2.080
2.170
2.260
1.479
1.564
1.650
1.736
1.823
1.911
2.000
2.089
2.179
2.270
1.487
1.573
1.659
1.745
1.832
1.920
2.008
2.098
2.188
2.279
1.496
1.581
1.667
1.754
1.840
1.929
2.017
2.107
2.197
2.288
1.504
1.590
1.676
1.763
1.849
1.937
2.026
2.116
2.206
2.297
1.513
1.598
1.685
1.771
1.858
1.946
2.035
2.125
2.215
2.306
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
2.315
2.407
2.498
2.591
2.684
2.777
2.871
2.965
3.060
3.155
2.324
2.416
2.508
2.600
2.693
2.787
2.880
2.975
3.069
3.164
2.333
2.425
2.517
2.609
2.703
2.796
2.890
2.984
3.079
3.174
2.342
2.434
2.526
2.619
2.712
2.805
2.899
2.994
3.088
3.183
2.352
2.443
2.535
2.628
2.721
2.815
2.909
3.003
3.098
3.193
2.361
2.452
2.545
2.637
2.730
2.824
2.918
3.013
3.107
3.202
2.370
2.462
2.554
2.647
2.740
2.833
2.928
3.022
3.117
3.212
2.379
2.471
2.563
2.656
2.749
2.843
2.937
3.031
3.126
3.221
2.388
2.480
2.572
2.665
2.759
2.852
2.946
3.041
3.136
3.231
2.397
2.489
2.582
2.675
2.768
2.862
2.956
3.050
3.145
3.240
t/℃
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
热 电 势/ mV
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
0
0
4.10
8.13
12.21
16.40
20.65
24.90
29.13
33.29
37.33
41.27
45.10
48.81
52.37
-0.39
0.40
4.51
8.53
12.62
16.83
21.08
25.32
29.55
33.69
37.73
41.66
45.48
49.17
-0.77
0.80
4.92
8.93
13.04
17.25
21.50
25.75
29.97
34.10
38.13
42.04
45.85
49.53
-1.14
1.20
5.33
9.34
13.45
17.69
21.93
26.18
30.39
34.51
38.53
42.43
46.23
49.89
-1.50
1.61
5.73
9.74
13.87
18.09
22.35
26.60
30.81
34.91
38.93
42.83
46.60
50.25
-1.86
2.02
6.13
10.15
14.30
18.51
22.78
27.03
31.22
35.32
39.32
43.21
46.97
50.61
2.43
6.53
10.56
14.72
18.94
23.21
27.45
31.64
35.72
39.72
43.59
47.34
50.96
2.85
6.93
10.97
15.14
19.37
23.63
27.87
32.06
36.13
40.10
43.97
47.71
51.32
3.26
7.33
11.38
15.56
19.79
24.05
28.29
32.46
36.53
40.49
44.34
48.08
51.67
3.68
7.73
11.80
15.99
20.22
24.48
28.71
32.87
36.93
40.88
44.72
48.44
52.02
* 参考端为0℃
工作原理
是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时，就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时，显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。铂铑热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长，它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。各种铂铑热电偶的外形常因现场实际需要而外形不相同，但是它们的基本结构却大致相同，通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。
应用领域
铂铑热电偶被广泛应用于粉末冶金、真空炉、冶炼炉、炼钢炉、工业盐浴炉、烧结光亮炉等工业生产中，通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统，用以直接测量或控制各种生产过程中的温度测量。