标题：线接端子截面分析仪
概述
线接端子截面分析仪 是欧卡光学针对线束行业品质检验而专门研发的一款精密检测分析设备，整套系统由端子切割设备、研磨设备、腐蚀清洗、断面图像采集系统、线束端子图片测量分析系统等单元组成，共分为三种型号：便携式、标准型、工作室。 
编辑本段标准型　　全套检测系统可在5分钟内完成一个端子的处理分析，极大地提高了端子断面品质检验的速度。简易的操作、高品质的图像采集系统、精确的测量分析为您的生产保驾护航。高性能显微观测仪和专用软件可简单正确地测量长度﹑计算面积。 放大倍率从 45 倍 ~ 最大 260 倍。 超过AWG30的极细线也能鲜明地显示出。 用新开发的断面评价专用软件，可测定 CH・CW， 能瞬时计算出断面面积。 在最大倍率下的测量精度为 1 ~ 2&micro;m。一、用途线束端子剖面检测分析显微镜能观察物体时能产生正立的三维空间像，立体感强，成像清晰和宽阔，具有较长的工作距离;配置高精度线束端子图片测量分析系统,组合成线束端子检测显微镜,高品质光学系统与高分辨率摄像头的完美组合，让断面图像更清晰，独特的定倍定档让测量更精确。二、系统特点①不需要用树脂封固 
以前样品的树脂封固制作方式需要经过树脂硬化>>>树脂切割>>>样品研磨的过程，制作一个样品需要几个小时的时间。本装置由于不需要进行树脂封固，制作一个样品所需要的时间可以缩短到仅仅5分钟。 
②采用了端子专用夹具,可以对应的端子尺寸范围较广 
新开发的端子专用夹具可以可靠地将端子夹住。无须担心在研磨过程中会产生端子压接部的变形。电线飞出等情况.附属的标准夹具适用于AWG5～AWG26的电线。而作为选购件的细线夹具则对应AWG26～AWG36的电线。 
③利用高性能的显微镜和专用软件，可以简单地进行正确的长度测量 · 面积计算 
放大倍率45倍～最大260倍。超过AWG30的极细的线也可以很清楚地表现出来。另外还新开发了用于端子压接端面评价的专用软件。C/H，C/W，断面的面积等瞬间就能测定。 
④具有将测定结果作成报告形式的机能 
可以将测定的各种数据以及芯线的压缩率等和鲜艳的断面图形一起输送到Excel文档的一页上。可以很简单地就制作出复杂的评价报告面 
三、技术参数1.线束剖面分析仪显微镜： 0.75X~4.5X （6档） 
2.视频总倍率：40~260X 
3.电线的适用范围：0.05㎡~30㎡ 
4.电源：AC100V~AC240V 
5.成像系统：SONY工业高清视频系统 200万 
6.切割片规格：Φ120X0.5mm 
7.研磨砂纸：1200# 2000# 
8.标准夹具：AWG26—AWG5 
9.精密自动切割台（含专业夹具）瑞士电机 50~3000rpm 
10.精密自动研磨台（含专业夹具）瑞士电机 50~1500rpm 
11.专业端子图像分析软件含加密锁及光盘 
12.高精度基准尺 
13.端子腐蚀：液体腐蚀 
14.照明光源：全白可调LED照明装置(冷光) 
15.外形尺寸：W1200XD450XH350四、软件特点专业端子图像分析软件 
出类拔萃的操作性能 
简单的图标化操作 
操作过程只需要使用鼠标选择图标就可以。 
芯线区域绘制自动识别芯线数 
识别芯线区域。可以根据颜色等进行简单选择。 
对应多种语言可选择英语、中文、繁体。 
分析功能测量面积、冲压宽度、冲压高度、角度、文字输入 
导出报告功能图片、Excel、打印(PDF)
便携式
一体型端子切割和研磨台：通过专用的线束夹具将端子夹好以后只要按下开始键就自动工作。线束的切割通过自动输送机构实现全自动切割。通过防止过负荷工作状态可以控制切割砥石的破损和消耗。另外在对端子断面进行研磨抛光的时候需要根据端子的材料和尺寸控制推送速度。 
一、用途 　　MQ-300E中，在研磨抛光时设计了可上下进行微调的导轨结构。端子切割和研磨抛光所需要的时间为2～3分钟。 超过AWG30的极细线也能鲜明地显示出。 用新开发的断面评价专用软件，可测定 CH・CW， 能瞬时计算出断面面积。 在最大倍率下的测量精度为 1 ~ 2&micro;m。二、特点精巧易携带，简单易操作低成本，快回报全自动切割模块带有微调的高速打磨模块可选电解腐蚀模块人性化的夹具固定器保护外盖的设计，增加了操作的安全性高品质，低失真的光学仪器，图片摄取摸块光学仪器的安全保护装置，便于运输带有超亮的白光LED 光源带有微调的X Y Z 轴测量桌面高精度 的校正尺高清工业摄像头USB 2.0 和AOKA分析及存档部分。三、技术参数1.线束剖面分析仪显微镜： 0.75X~4.5X （6档） 
2.视频总倍率：40~260X 
3.电线的适用范围：0.05㎡~6㎡ 
4.电源：AC100V~AC240V 
5.成像系统：SONY工业高清视频系统 200万 
6.切割片规格：Φ120X0.5㎜ 
7.研磨砂纸： 2000# 
8.标准夹具：AWG26—AWG5 
9.一体式切割及打磨1500rpm 
10.专业端子图像分析软件含加密锁及光盘 
11.高精度基准尺 
12.端子腐蚀：液体腐蚀 
13.照明光源：全白可调LED照明装置(冷光) 
14.外形尺寸：W300XD500XH350四、软件特点专业端子图像分析软件 
出类拔萃的操作性能 
简单的图标化操作 
操作过程只需要使用鼠标选择图标就可以。 
芯线区域绘制自动识别芯线数 
识别芯线区域。可以根据颜色等进行简单选择。 
对应多种语言可选择英语、中文、繁体。 
分析功能测量面积、冲压宽度、冲压高度、角度、文字输入 
导出报告功能图片、Excel、打印(PDF)
工作室
简易的操作、高品质的图像采集系统、精确的测量分析为您的生产保驾护航。高性能显微观测仪和专用软件可简单正确地测量长度﹑计算面积。 放大倍率从 45 倍 ~ 最大 260 倍。 超过AWG30的极细线也能鲜明地显示出。 用新开发的断面评价专用软件，可测定 CH・CW， 能瞬时计算出断面面积。 在最大倍率下的测量精度为 1 ~ 2&micro;m。一、用途线束端子剖面检测分析显微镜能观察物体时能产生正立的三维空间像，立体感强，成像清晰和宽阔，具有较长的工作距离;配置高精度线束端子图片测量分析系统,组合成线束端子检测显微镜,高品质光学系统与高分辨率摄像头的完美组合，让断面图像更清晰，独特的定倍定档让测量更精确。二、系统简介线束端子剖面检测分析显微镜是将传统的光学显微镜与计算机(数码相机)通过光电转换器有机地结合在一起，不仅可以通过目镜进行观察，还能在电脑显示屏上观察实时动态图像，并能将所需要的图片进行编辑、测量分析、保存和打印。三、技术参数1.线束剖面分析仪显微镜： 0.75X~4.5X （6档） 
2.视频总倍率：40~260X 
3.电线的适用范围：0.05㎡~80㎡ 
4.电源：AC100V~AC240V 
5.工作距离： 100mm 
6.切割片规格：Φ120X0.5㎜ 
7.研磨砂纸：1200# 2000# 
8.标准夹具：AWG26--AWG12 
9.成像系统：SONY工业高清视频系统 200万 
10.精密自动切割台（含专业夹具）瑞士电机50~3000rpm 
11.精密自动研磨台（含专业夹具）瑞士电机50~1500rpm 
12.专业端子图像分析软件含加密锁及光盘 
13.高精度基准尺 
14.端子腐蚀：电解腐蚀蚀化处理 
15.照明光源：全白可调LED照明装置(冷光)四、仪器特点使用简单，快捷和可靠 
在电缆线束生产线上，品质的可靠性及生产速度非常重要，可以说在生产过程中采用连续的质量分析已成为市场竞争的重要因数。该系统可在短时间内完成精确的质量分析，为您的生产保驾护航！ 
1迅捷的处理过程仅用2-5分钟 
2可分析内，外嵌脚状况 
3操作简单易学 
4按人体力学原理设计工作位置，操作倍感舒适 
5适用最佳的蚀化处理方式，对人体安全无害 
6采用高分辨率的数码相机拍摄显微图片 
7备有中英文版的分析及存档软件五、软件特点专业端子图像分析软件 
出类拔萃的操作性能! 
简单的图标化操作 
操作过程只需要使用鼠标选择图标就可以。 
芯线区域绘制自动识别芯线数 
识别芯线区域。可以根据颜色等进行简单选择。 
对应多种语言可选择英语、中文、繁体。 
分析功能测量面积、冲压宽度、冲压高度、角度、文字输入 
导出报告功能图片、Excel、打印(PDF)