标题：高低温测试箱
产品型号
高低温测试箱检测产品是否耐高低温，其高低温系列产品可分为：高低温试验箱、高低温交变试验箱、高低温交变湿热试验箱、高低温湿热箱。
型号一：
容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101-LG
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS-225-LG[1]
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-LG
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-1000-LG
1000×1000×1000
1850×1600×2250
型号二：
型号规格
工作室尺寸
（D*W*H）mm
外形尺寸 
（D*W*H）mm
BJYSL-GDW-100
450×450×500
1150×1050×1750
BJYSL-GDW-225
500×600×750
1200×1100×1900
BJYSL-GDW-500
700×800×900
1450×1400×2150
BJYSL-GDW-800
800×1000×1000
1500×1550×2200
BJYSL-GDW-010
1000×1000×1000
1720×1580×2280[1]

结构设计
设备外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型，  外壳表面进行喷塑处理，更显光洁、美观；
内胆为SUS304优质镜面不锈钢板；
保温材质:高密度玻璃纤维棉，保温厚度为100mm，使室内温度不会传导到设备外部，确保实验室内平衡稳定的温度；
搅拌系统采用长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强制对流垂直扩散循环，使实验室内的温湿度均匀并保持稳定；
引线测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(直径50mm，标配一个，孔径和孔数如需增加在订货时请另说明)；
设备的制冷系统安装在底部，压缩机采用法国进口泰康牌，两台机组复合制冷，以确保在规定的时间内将温度或湿度降到所要求的数值；
机器底部安装高品质可固定式PU活动轮，可以很方便地将机器移到指定位置，最后将脚轮固定；
设备的控制部分设计在设备的右侧，分布有温控仪、控制开关等，操作方便，简单，易于维护。
制冷系统
压缩机：全封闭法国泰康；
制冷方式：双机复迭制冷
冷凝方式：强制风冷；
制冷剂：R404A、R23（环保型）；
全系统管路均作通气加压48H捡漏测试；
加温、降温系统完全独立；
内螺旋式冷媒铜管；
斜率式蒸发器；
干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件；
产品用途
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。
箱体结构
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。 
箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度补水箱置于控制箱体右下部，并有缺水自动保护，更便利操作者补充水源。  大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。 
加湿系统管路与控制线路板分开，可避免因加湿管路漏水发生故障，提高安全性。 
水路系统管路电路系统方便维护和检修。 
箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。 
箱体左侧配一直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。
可程式控制器
温湿度控制仪表采用（触摸屏）全进口超大屏幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易。 
控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示。 
具有120组程式12000段999循环步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分。 
资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机。 
具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能。 
具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。
冷冻及风路循环系统
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。 
采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温湿度分布均匀。 
风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。 
升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。
符合国家标准
GB/T2423.1.2.3
参数列表
选型型号
CLM-GD(J)W-100
CLM-GD(J)W -225
CLM-GD(J)W -500
CLM-GD(J)W -800
CLM-GD(J)W -010
工作室尺寸 D×W×H
450×450×500
500×600×750
700×800×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸D×W×H
1020×800×1580
1070×10301×825
1370×1130×1975
1570×1230×2125
1570×1430×2125
总功率
A:4.5KW
B:4.7KW
C/D;5.5KW
A:5KW
B:6KW
C/D:7KW
A:6KW
B:7KW
C/D:8.5KW
A:8KW
B:11KW
C/D;12KW
A:11KW
B:12KW
C/D:16KW
净重
A:190kg
B:260kg
C/D:290kg
A:260kg
B:290kg
C/D:330kg
A:320kg
B:390kg
C/D:430kg
A:460kg
B:520kg
C/D:560kg
A:560kg
B:610kg
C/D:690kg
性能指标温度范围
H:-20℃~130℃M:-40℃~130℃L:-70℃~130℃
湿度范围
20~98% R?H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R?H
升温时间
-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min
温湿度运行控制系统控制器
进口微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数）
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H
温湿度传感器
铂金电阻?PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器
供水系统
加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮
使用材料外箱材质
优质碳素钢板，表面磷化静电喷塑处理
内箱材质
SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质
超细玻璃纤维棉
门框隔热
双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
环境配置标准配置
多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（Φ500mm）1个
安全保护
漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩超压、过载、过电流保护/控制器停电记
电源电压
AC380V±10% 50HZ 三相五线制
使用环境温度
5℃～+30℃ ≤85 % R?H
常见故障排除：1.在高温试验中，如温度变化达不到试验温度值时，可以检查电器系统，逐一排除故障。如温度升得很慢，就要查看风循环系统，看一下风循环的调节挡板是否开启正常，反之，就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID 的设置参数。如果温度直接上升，过温保护，那么，控制器出故障，须更换控制仪表。 
2.低温达不到试验的指标，那你就要观察温度的变化，是温度降的很慢，还是温度到一定值后温度有回升的趋势，前者就要检查一下，做低温试验前是否将工作室烘干，使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验，工作室内的试验样品是否放置的过多，使工作室内的风不能充分循环，在排除上述原因后，就要考虑是否是制冷系统中的故障了，这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致，设备放置的环境温度，放置的位置（箱体后与墙的距离）要满足要求（在设备操作使用说明中都有规定）。 
3.在做湿热试验中，出现实际湿度会达到100%或者实际湿度与目标湿度相差很大，数值低得很多，前者的现象：可能是湿球传感器上的纱布干燥引起，那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水，水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的，查水位控制器供水系统是否供水正常，水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长，或供水水质纯净度的原因，会使纱布变硬，使纱布无法吸收水份而干燥，只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是加湿系统不工作，查看加湿系统的供水系统，供水系统内是否有一定的水量，控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常，加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常，那就要检查电器控制系统，这要请专业维修人员进行检修。 
4.设备在试验运行过程中突然出现故障时，控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障，即可请专业人员快速排除故障，以确保试验的正常进行。 
其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象，那就要具体现象，具体分析和排除。环境试验设备还要定期进行维护保养，制冷系统的冷凝器定期清理，对于活动部件应按说明书加油润滑，电器控制系统定期维护检查等等，这些工作是必不可少的。
高低温测试箱的系统组成
恒湿恒温箱是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱。随着我国工业产品研制的需要，近几年来，我国从国外引进了大批试验系统，为我国工业产品的研制和定型发挥了重要作用，但由于其本身的复杂性，使得试验箱在运行中出现了许多问题，而且出现了问题不能及时解决，大大延长了试验周期，影响了产品的研制工作。而产生这些现象的原因是对综合试验的工作原理不了解。为此，我们对试验箱的基本工作原理作出了一些简要阐述，并介绍如何对综合试验箱试验设备的故障进行分析和判断。
恒温恒湿箱由制冷系统，加热系统，控制系统，温度系统空气循环系统，和传感器系统等组成，上述系统分属电气和机械制冷两大方面。