标题：全自动气象站
科技名词定义
中文名称：全自动气象站 英文名称：automatic meteorological station 定义：一种无人操作，能自动定时观测、发报或记录的地面气象观测站。 所属学科：大气科学（一级学科）；大气探测（二级学科）
产品概述
1、实时监测温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、太阳辐射、环境气体、土壤温度、土壤湿度、能见度等多种气象参数，气象观测要素的配置方式可以根据项目的实际情况进行灵和配置，根据配置不同可以组合成移动式气象站、固定式气象站、梯度观测站、墒情气象站、森林防火气象站、农林小气候观测站、高速公路气象站等多种不同使用用途的气象观测站。
2、微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保  全自动气象站护等功能。数据采集器采用新一代处理器32位Motorola CPU集成高精度GPS数字芯片,1微妙卫星同步支持NMEA0183 通讯协议，主动型陶瓷天线让定位更为精准，通过气象监测软件可以准确定位查看监测区域的气象环境数据，方便于移动观测气象数据，工业控制标准化设计，便携式防振结构，汉字液晶键盘人机界面，使用先进的双屏显示技术，主屏显示实时气象数据信息，辅屏显示地理状况信息包括方位、高度、天气预报资料等等，人机界面友好，便于现场实时查看气象分析数据，无需外接电脑终端设备。
3、数据存储方式由内存和外存两部分组成，标准配置为内存，同时也可以选配外置智能存储器进行数据备份操作，存储容量最高达2G，可以存储50年以上气象数据。
4、标准RS232/485/USB通讯功能，支持标准MODBUS通讯协议，可以通过有线连接、局域网连接、光纤连接、Modem连接、GPRS移动通讯、数传电台、3G通讯、卫星通讯等多种通讯方式与气象站接收服务器组成气象监测系统。
GPRS移动通讯技术是由我公司独创的最新一代分组转移传输模式，该模式允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据，而不需要利用电路交换模式的网络资源。GPRS永远在线，按流量计费，从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务。特别适用于间断的、突发性的和频繁的、点多分散、中小流量的数据传输，也适用于偶尔的大数据量传输。
5、自动气象站管理软件可在WINDOWS2000以上环境即可运行并支持最新WIN7操作系统，实时显示各路数据，每隔10秒更新一次，每组数据自动存储（存储时间可以设定），与打印机相连自动打印存储数据，生成标准气象图文报表及统计分析曲线,存储量达数年以上，数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用，强大数据库管理功能，支持sql、access、oracle等多种数据库，并可以将数据上传至中心管理网站进行实时数据更新发布便于查询。
6、电源供电系统有市电220V、直流5V、12V和太阳能供电系统多种方式进行选择。气象数据采集器配备有绿色节能电源管理模块系统，如使用太阳能系统方式供电，可保证连续阴雨天情况下十天无断电稳态工作。
7、采用不锈钢轻金属支架和野外防护箱，外形美观、耐腐蚀、抗干扰，可长期运行于各种恶劣的室外环境，安装支架高度包括2.5m、3m、10m、50m、100m，能够根据不同规范安装气象传感器。
8、配备新一代外接控制管理模块，通过该管理模块可以外接气象信息显示屏，用于实时显示气象数据和其它业务信息。它适于显示文字、文本、图形、图像、动画等各种信息，可在室外全天候运行。该设备是在公共场所进行气象数据显示及信息发布和企业形象宣传的有效工具和良好窗口。同时该管理模块可以控制管理外接设备的工作状态，例如外接报警系统的的启动和关闭。
9、完善的防雷击、抗干扰等保护措施。在电子线路方面采用了防雷、噪声抑止等多种抗干扰措施，在硬件和软件设计方面采用了降额设计、电磁兼容设计、野值剔除等多种可靠性设计技术，可靠运行于各种恶劣的野外环境，低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。
自动气象站-主要功能
·实时监测风速、风向、雨量、温度、湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等九要素气象参数 
·微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参 
数和气象历史数据掉电保护等功能 
·汉字液晶键盘人机界面，人机界面友好。 
·手机气象短信功能。 
·标准RS232/485通讯功能，支持MODBUS通讯协议，可以通过有线、移动无线GPRS和无线数传电台等多种通讯方式与气·象计算机组成气象监测系统。 
·电源系统有市电、直流和太阳能系统多种方式。 
·采用全不锈钢支架和野外防护箱，外形美观、耐腐蚀、抗干扰。 
自动气象站-硬件
自动气象站有多种类型，其结构基本相同，主要由传感器、采集器、系统电源、通信接口及外围设备（计算机、打印机）等组成。 
1、传感器 
能感受被测气象要素的变化并按一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换器组成。 
自动气象站常用的传感器有： 
气压——振筒式气压传感器、膜盒式电容气压传感器 
气温——铂电阻温度传感器 
湿度——湿敏电容湿度传感器 
风向——单翼风向传感器 
风速——风杯风速传感器 
雨量——翻斗式雨量传感器 
蒸发——超声测距蒸发量传感器 
辐射——热电堆式辐射传感器 
地温——铂电阻地温传感器 
日照——直接辐射表、双金属片日照传感器 
2、数据采集器 
数据采集器是自动气象站的核心，其主要功能是数据采样、数据处理、数据存储及数据传输，其主要技术性能为： 
数据采样速率及算法规定； 
采集器的电源能保证采集器至少七天正常工作，数据存储器至少能存储三天的每分钟气压、气温、相对湿度、1分钟平均风向和风速、降水量和下表列各项目的每小时正点观测数据，能在计算机中形成规定的数据文件。
系统特点
·可靠运行于各种恶劣的野外环境，低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。 
·完善的防雷击、抗干扰等保护措施。 
·硬件和软件均采用模块组合式开放性设计，可灵活组合使用。 
·气象传感器可根据需要选配。 
·通讯方式可根据需要选配。 
·电源系统可根据需要选配。
自动气象站监测软件：
自动气象站
自动气象站软件界面友好，可通过表格或曲线视图对数据进行分析，（有线，无线）多种通讯方式，动态组网，可支持百台以上监测站点并发通讯；在Windows2000以上系统环境即可运行。
通讯系统：（1）RS232有线，通讯距离0—20m； 
（2）RS485有线，通讯距离0—1000m； 
（3）无线微波电台，通讯距离0—1000m； 
（4）移动无线GPRS，通讯距离不限； 
（5）气象短信，通讯距离不限。用户可根据现场情况自由选择通讯方式。
安装配件：（1）主体材料，不锈钢。 
（2）安装/结构，柱杆。高度可根据实际情况设计。 
（3）安装箱体，户外。 
（4）避雷保护，MSP-1避雷针和MGP-1地线装置。
测量参数要素测量范围分辨力准确度单位地温 -50--800.1±0.3℃气温-50--500.1±0.2℃相对湿度0--1001±3%风速0--700.1±（0.3+0.03V）m/s风向0--3602.5±5度气压450--10600.1±0.3hpa降水量0--999.90.1±0.2mm总辐射0--15001±0.5w/m2​
应用范围
可用于气象，工业，农业，水文水利，环保，高速公路，机场和港口等 
自动气象站是由电子设备或计算机控制的自动进行气象观测和资料收集传输的气象站，一般由传感器、变换器、数据 处理装置、资料发送装置、电源等部分组成。变换器是将传感器感应的气象参数转换成电信号（比如电压、电流、频率等 ）；数据处理装置则将对这些电信号进行处理，再转换成对应的气象要素值。经过处理的气象要素数据按规定的格式编排 ，经资料发送装置用有线或无线方式传给用户，或存贮在介质上，由用户定期回收。电源是为气象站正常工作提供动力的 ，在野外通常使用太阳能电池。整个系统由一部微机自动管理。 
自动气象站观测项目通常为气压、气温、相对湿度、风向、风速、雨量等基本气象要素，经扩充后还可测量其它 
要素。 
自动气象站是一种能自动地观测和存储气象观测数据的设备,主要由传感器、采集器、通讯接口、系统电源等组成,随着气象要素值的变化，各传感器的感应元件输出的电量产生变化，这种变化量被CPU实时控制的数据采集器所采集，经过线性化和定量化处理，实现工程量到要素量的转换，再对数据进行筛选，得出各个气象要素值。自动气象站观测项目主要包括气压、 温度、湿度、风向、风速、雨量等要素,经扩充后还可测量其它要素，数据采集频率较高，每分钟采集并存储一组观测数据。自动气象站根据对自动气象站人工干预情况也可将自动气象站分为有人自动站和无人自动站。自动气象站网由一个中心站和若干自动气象站通过通信电路组成的。 
按照城区大约间隔5公里、郊区10-15公里的建设原则，北京市气象局现已建成多要素自动气象站177个(有人自动站20个, 无人自动站157个)，并在市局建立中心站组网，实时收集、监控、分发自动气象站观测数据，自动站网已覆盖北京市全地域，能够实时、准确地获取北京地区的气象要素数据，较好地满足了日常业务需要，也为更好地为奥运会和首都人民做好气象服务打下了坚实的基础。 
自动气象站是由电子设备或计算机控制的自动进行气象观测和资料收集传输的气象站，通常有以下两种形式： 
（1） 有线遥测自动气象站：仪器的感应部分与接收处理部分相隔几十米到几公里，其间用有线通信电路传输。由气象传感器，接口电路、微机系统、通讯接口等组成。传感器将气象信息转换成电信号由接口电路输出。微机系统是它的心脏，负责处理接口电路及观测员通过键盘输入的信号，并将处理结果输出显示、打印、存盘，也可通过接口送到 信息网络服务系统。这种自动站早期用于实时查询气象资料，现在逐渐取代气象站日常 主要观测工作。 
（2） 无线遥测气象站：又称无人气象站。它包括测量系统、程序控制和编码发射系统、 电源三部分组成。气象要素转换成电信号的方式常见有机械编码式和低频调制式两种， 前者多使用机械位移的感应元件，使指针在码盘上位移而发出不同的电码；后者多使用电参量输出感应元件，使它产生一个低频变化的信号，然后将此信号载于射频上发射。 无人气象站通常能连续工作一年左右，每天定时观测4─24次。可在1000公里之外的控 制中心指令或接收它拍发的电报，也可利用卫星收集和转发它拍发的资料。该站通常安置在沙漠、高山、海洋（漂浮式或固定式）等人烟稀少的地区，用于填补地面气象观测网的空白处。