标题：盐雾腐蚀试验箱
简介
盐雾试验箱是采用盐雾腐蚀的方式来检测被测样品的可靠性，盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统，是人工环境三防系列中的一种，很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性，所以盐雾试验箱应运而行。盐雾试验箱分为中性盐雾和酸性盐雾两种，其区别在于符合的标准与试验方法不同，又名“NSS”和"CASS"试验，是人工三防气候中最常见的一种测试方法。
试验参照方法
GB/T2423.17-2008盐雾试验方法  title
GB/T 2423.18-2000《电工电子产品基本规程试验Ka》
GB/T10125-1997人造气氛腐蚀试验_盐雾试验
GB/T10587-2006盐雾试验箱的技术条件
GB10593.2-1990电工电子产品环境参数测量方法
GB/T1765-1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性(人工加速)的漆膜制测试
GB/T1771-2007色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定
GB/T12967.3-2008铝及铝合金阳极氧化膜检测方法第3部分：铜加速
GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准
显示器
1. 采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表，7英寸高清真彩液晶触摸显示屏
2. 实时监控（监控控制器实时数据，信号点状态，实际输出状态）
3. 曲线记录功能3.3.1.控制器可存储600天内历史数据（24小时运行状态下，记录间隔1min以上，温湿度数据同时记录时），且可回放上传的控制内历史数据曲线
4.在机器停机状态下，可随时插入U盘导出或上传数据，并可通过随机赠送软件将导出来的文件在电脑查看或转成EXCEL格式
5.仪表配备USB端口，可直接通过端口驱动微型打印机预览及打印（选配）
6.温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
7.具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定
喷雾系统
1.喷雾装置：喷雾采用塔式喷雾器（塔尖高度可调节）、导向盐雾，雾粒细小，自然沉降；喷嘴无盐结晶，沉降量可调
2.喷雾气体处理：喷雾气体进行两级稳压调压，同期予以油污过滤、气体湿化预热  盐雾腐蚀试验箱
3.雾化处理：雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大，盐水配有预热功能
盐水雾化前配备石英盐水过滤元件，避免喷嘴杂质堵塞尔终端试验
4.压力控制：通过进气压力调节阀、喷雾压力调节阀、压力表
空气压力为1Kg/cm2分两段调整
一段为大略调整2Kg/cm2，采用进口空气过滤器，附有排水功能
二段为精密调整1Kg/cm2，1/4　压力表， 显示精密准确
5.压力数值：前进气压力：0.3-06mpa
后喷雾压力：0.07-0.17mpa
6.空气压缩机：选购要求： 排气压力：≥8公斤 容积流量：≥0.12m3/min
产品概述
盐雾腐蚀试验箱是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。
盐雾试验是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。它分为二大类，一类为天然环境暴露试验，另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备——盐雾试验箱，在其容积空间内用人工的方法，造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。它与天然环境相比，其盐雾环境的氯化物的盐浓度，可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍，使腐蚀速度大大提高，对产品进行盐雾试验，得出结果的时间也大大缩短。如在天然暴露环境下对某产品样品进行试验，待其腐蚀可能要1年，而在人工模拟盐雾环境条件下试验，只要24小时，即可得到相似的结果。　
（1） 中性盐雾试验是出现最早目前应用领域最广的一种加速腐蚀试验方法。它采用5%的氯化钠盐水溶液，溶液PH值调在中性范围（6～7）作为喷雾用的溶液。试验温度均取35℃，要求盐雾的沉降率在1～2ml/80cm2.h之间。
（2） 醋酸盐雾试验是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸，使溶液的PH值降为3左右，溶液变成酸性，最后形成的盐雾也由中性盐雾变成酸性。它的腐蚀速度要比NSS试验快3倍左右。
（3） 铜盐加速醋酸盐雾试验是国外新近发展起来的一种快速盐雾腐蚀试验，试验温度为50℃，盐溶液中加入少量铜盐—氯化铜，强烈诱发腐蚀。它的腐蚀速度大约是NSS试验的8倍。
（4） 交变盐雾试验是一种综合盐雾试验，它实际上是中性盐雾试验加恒定湿热试验。它主要用于空腔型的整机产品，通过潮态环境的渗透，使盐雾腐蚀不但在产品表面产生，也在产品内部产生。它是将产品在盐雾和湿热两种环境条件下交替转换，最后考核整机产品的电性能和机械性能有无变化。
箱体结构
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。
塔式喷雾系统，并装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。
箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。
箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出。
线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边盖门，不仅美观，而且方便维护。内部结构1、喷雾装置：塔式喷雾器，内藏玻璃喷头，喷雾由塔管引导再经锥型分散，均匀分散后弥漫到整个试验室内部；
2、喷雾量大小调节：调高喷塔上的锥形分散器喷雾量增加，调低则喷雾量减少；
3、收集器：喷嘴所喷出的细雾，以自由落体方式沉降，内置一个或数个表面积80cm2的漏斗杯收集盐雾，凝结成水后由导管流至箱体外部的计量筒内；
4、加热水槽：水槽附著于试验室底部，用于装水加温保持试验室温度平稳；
5、置物架：由塑钢制成，单根承重不超过2kg，如分散放置可承受10kg以内的重量，置物架两旁有二排圆孔，是放置置物棒以垂直面分15度，30度角用。外部结构1、试验箱盖：屋顶式斜角110度透视盖，可清晰观察到室内试验状况；
2、隔绝水槽：利用水密封箱盖，避免盐雾外泄；
3、计量筒：收集每次试验的喷雾量，每次50ml为最高刻度；
4、饱和空气桶：置于控制箱底部，采用SUS#304不锈钢板制成，起到过滤、加温、加湿的作用，使净化空气达到饱和温度和湿度后至喷嘴喷雾,饱和器具有自动补水功能；
5、调压阀：手动调节进气压力及喷雾压力。进气压力控制在0.3mPa；喷雾压力控制在0.07-0.17mPa。（上述压力已在出厂前调整好，一般情况下用户勿需再调节）
6、压力表：压力表指针所显示的压力是空气饱和空气桶传达喷嘴喷雾时的压力；
7、补水箱：自动或手动补充饱和桶用水；
8、排雾管：直径50的PVC硬塑料管，盐雾试验箱工作时泻出由喷雾造成的压力，以及箱体内多余的水也由此溢出。
控制系统
高精度P.I.D.控温仪，误差为±0.1℃，富士、RKC、霍尼威尔表（选配）。
连续或周期喷雾任选。
所有电路均装有断路器，所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。
多重系统保护，使用安全可靠。GB/T2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾
GB10587-89 盐雾试验箱技术条件
参数列表
型号
YWX-150
YWX-250
YWX-750
YWX-010
YWX-016
工作室尺寸D×W×H(mm)
450×600×400
600×900×500
750×1100×500
850×1300×600
850×1600×600
外形尺寸D×W×H(mm)
560×1150×1000
770×1450×1200
920×1650×1450
1090×1960×1550
1300×1900×1400
功率
2.5(kw)
3.0(kw)
3.0(kw)
3.5(kw)
4.5(kw)
性能指标
温度范围
室温+5℃～60℃
温度均匀度
±2℃
温度波动度
±0.5℃
盐雾沉降量
1～2ml/80cm2·h
喷雾方式
连续、周期任选
试验定时
1～9999(S、M、H)可调
温湿度运行控制系统
温度控制
日本欧姆龙或日本理化LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器
温度传感器
铂金电阻.PT100Ω/MV
加热系统
全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
喷雾系统
塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀)
喷雾时间
1～9999(SMH)且周期可调
盐液收集
配标准漏斗和标准计量筒
盐液过滤
吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验)
盐液预热
盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度)
使用材料
箱体材质
进口耐腐蚀、抗老化、高强度PVC板
内箱材质
进口耐腐蚀、高强度PVC/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PP板
箱盖材质
进口耐腐蚀、高强度透明PVC/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明PC板
其它附件
均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料
标准配置
圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗，计量筒2套
安全保护
漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护
电源电压
AC220V±10%50Hz
使用环境温度
5℃～+30℃≤85%RH
密封
采用水密封结构，无盐雾溢出
本技术信息，如有变动恕不另行通知
行控制系统
温度控制
LED数显 P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器
温度传感器
铂金电阻·PT100Ω
加热系统
全独立系统，钛合金电加热式加热器
喷雾系统
塔式喷雾装置加无结晶喷嘴（雾粒更细且分布均匀）
喷雾时间
1～99（S、M、H）且周期可调
箱内温湿度
配有温湿度水银温度计
盐液收集
配标准漏斗和标准计量筒
盐液过滤
吸液管处装配水质过滤器（防止喷嘴堵塞终止试验）
盐液预热
盐液温度与箱内温度均衡（不致盐液温度过低影响试验温度）
天然环境暴露试验人工加速模拟盐雾环境试验;人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备——盐雾试验箱，在其容积空间内用人工的方法，造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行老化。它与天然环境相比，其盐雾环境的氯化物的盐浓度，可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍，使腐蚀速度大大提高，对产品进行盐雾试验，得出结果的时间也大大缩短。
产品符合:CNS、ASTM、JIS、ISO标准 盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经 涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀 处理后，测试其制品之耐蚀性。
采用进口智能温控仪表。该仪表智能化程度高，多组PID运算及模糊控制，快速整定，达到更平滑的控制输出和更高的控制精度。
采用自动定时装置，试验实验室达到预定温度后，进行自动喷雾，到达定时器设置的时间自动停止。
试验室也可采用透明顶盖，随时监视喷雾状态及试样工作状况。
喷嘴采用不结晶喷射嘴，无盐分堵塞之虞。
有双重压力调整及超温保护装置。结构与特点1、 本设备工作室的内外胆均采用环氧玻璃钢整体模压成型，具有重量轻、耐腐蚀、强度高、无渗漏、表面平整、光滑易清洗等特点。
2、 水密封形式使盐雾不致外溢，夹套风道加热，使工作室升温快，温度分布均匀。
3、 盐雾箱顶盖设计成110~112℃顶角，不使箱内的冷凝聚水直接滴落在试品上。
4、 喷雾方式为塔式喷雾，喷雾塔放置于工作室的底面中部。喷嘴的材料为石英玻璃烧制而成，喷出的雾料细小，盐雾呈自然沉降分布均匀。
5、 设备的控制系统放置在箱体的右上方，用户操作方便，面板上设置有电源开关、排雾开关、喷雾转换开关、两只PID自整定数显仪表、以及设备运转时间定时器和间隙喷雾定时器，在箱体的线路板上还特设超温保护器。
测试原理
腐蚀性溶液被压缩空气喷成雾气，这些雾气在测试箱内包围测试样品。
测试可以是连续性的或是循环的。
各样品的耐腐蚀能力定义为样品出现腐蚀的时间，时间越长表明耐腐蚀性能越好。
盐雾腐蚀试验箱技术数据
操作规程
1. 请先接通盐雾箱电源及空压机电源，空压气管连接。
2. 将纯净水或蒸馏水加入箱体内和箱体背后的入水口，直至面板上的低水位灯灭为止，否则无法正常动作。
3. 排水管及排气管连接完成，如前页所示，指标向左为开。
4. 将隔绝水槽加水至垫板位置，以免盐雾泄漏。
5. 调配试验溶液调制方法：
A.覆盖层，中性盐雾试验（NSS试验）
a.盐溶液采用氯化钠（化学纯、分析纯）和蒸馏水或去离子水配制，其浓度为（5%±0.1）﹪（质量百分比）。雾化后的收集液，除挡板挡回部分外，不得重复使用；
b.雾化前的盐溶液的PH值在6.5～7.2（35±2℃）之间。配制盐溶液时，可采用化学纯的稀盐酸或氢氧化钠的溶液来调整PH值，但浓度仍要符合a点的规定。
B.金属覆盖层，铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）
a.将氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中，其浓度为50±5g/L。
b.将a溶液中加入氯化铜（CuCl2·2H2O）,其浓度为0.26±0.02g/L（即0.205±0.015g/L无水氯化铜）。
c.在a溶液中加入适量的冰乙酸以保证试验箱内盐雾收集液的pH值为3.1～3.3。如喷雾前溶液的pH值为3.0～3.1，则收集液的pH值一般在3.1～3.3的范围内。用酸度计测量溶液的pH值，也可用经酸度计校对过的能读出0.1pH值变化的精密的pH试纸作为日常检测。溶液的pH值可用冰乙酸或氢氧化钠调整。
d.为避免喷嘴堵塞，溶液在使用之前必须过滤。
6.将盐水倒入盐液补充瓶，即自动充填盐水进入实验室内喷雾塔，使药水流至盐水喷雾塔。
7.将湿球杯加水，湿球温度计覆盖着纱布，纱布末端置于湿球杯内。
8.放置试片或试样于置物架上：摆设角度依所需标准规定摆设，如标准试片130×70（mm）可用15度、30度斜置。
9.设定试验温度：依所需标准设定（按键“▲”为增加，按键“▼”为减少）
a.NSS、AASS试验：试验室温度35℃；饱和空气桶温度37℃（35℃～40℃）。
b.CASS试验：试验室温度50℃；饱和空气桶温度55℃（50℃～55℃）。
10.设定试验时间：0～999Hr（H：时；按键“+”为增加；按键“－”为减少）
11.按下电源，操作按键，先行预温，到达至设定温度。注意：需将试验盖盖上并小心轻放以免破损。
12.按下喷雾按键：
a、将空压机前方之出气阀打开，压力调整为0.2～0.4MPa一次压力；
b、将调压阀调至 0.07～0.17MPa之压力，其压力可由压力表得知（顺时针增加，逆时针减少）。
13.按下计时按键，依所设定时间之计时。　
14.试验完毕，依顺序将各开关关闭。
15.试验中如有异常现象，请参照功能异常判断表处理。
故障处理
在使用盐雾试验箱做产品试验时，一般为一个月甚至几个月长时间不停的工作，再加上环境恶劣容易造成盐雾测试机出现大大小小的故障。为了使用户能快速处理盐雾试验箱故障，继续顺利做盐雾老化试验，尚测详细介绍了一些常见故障与处理方法。
一、盐雾试验箱喷雾故障原因及处理：
●喷雾量不足：
1、喷雾调节器放置过低，将喷雾调节器调高 　
2、预热槽内之玻璃过滤器阻塞，将玻璃过滤器清洗干净
3、检查喷嘴是否部分堵住，如有堵在请排出杂物　
4、压力设定过低，将调压阀调到1Kg每平方厘米之压力，空压机上标有—调压阀，调整至2Kg每平方厘米之压力
●无法喷雾：
1、空气压缩机没有运转，将空压机按键打开，检查空压机的气管链接是否正确 　
2、查看调压阀的压力是否开启，请调至正常压力值 　
3、检测喷嘴是否堵住，喷嘴是易耗品，一般使用1500小时以上就是正常损坏，应该更换喷嘴
4、检测喷雾开关是否损坏，如损坏，请更换开关
5、检测喷雾电磁阀是否已坏，如果有进气没有出气就要拆掉电磁阀，清洗电磁阀了。如果是线圈烧掉，就要更换配套电磁阀线圈了，否则就更换整个电磁阀
6、检查是否有试药盐水，没有盐水，添加适量试药盐水
二、盐雾试验箱加热故障原因及处理：
●盐雾试验箱不能加热：
1、加热固态继电器没有输出，更换固态继电器
2、仪表没有输出，更换仪表
3、加热管损坏，查看加热管电阻，如不正常请更换
4、缺水导致加热屏蔽，检查水位是否正常，浮球有无误动作
5、超温保护误动作，调整保护温度值，如仍不能解决请更换超温保护
●盐雾试验箱加热温度不正常：
1、试验室温度控制器温度，设定过低，将温度控制器设定于所需温度 　
2、试验室安全保护开关设定过低，将安全保护开关设定于所需温度　
3、饱和桶温度控制器温度过低，将温度控制器设定于所需温度　
4、饱和桶安全保护开关设定过低，将安全保护开关设定于所需温
三、盐雾试验箱仪表无显示：
1、盐雾试验箱有无电源，没有电源，请专业电工排查
2、电源开关是否损坏，如损坏，请更换电源开关
3、电源断路器是否损坏，如损坏，请更换断路器
4、仪表电源端子有无电源，有电源说明仪表损坏，需更换仪表
5、检查盐雾箱仪表电源接线端子是否有发黑的痕迹，如有发黑说明仪表有可能烧掉，就要更换仪表
样品放置
盐雾试验箱利用一定浓度的盐溶液或酸性盐溶液，在一定的温度和通过盐雾喷淋的方法在一定的相对湿度的环境下对进行加速盐雾腐蚀试验。盐雾试验箱主要用来考核样品材料及其涂层、电镀层等防护层的抗盐雾腐蚀的性能，以及相似相同的防护层之间的工艺质量的比较。
盐雾试验箱工作温度为室温至55℃之间，并能保持恒定。在规定工作室容积(一般有150L、270L、1000L等规格)的盐雾试验箱箱体内，相对湿度、温度恒定的情况下对材料或者or产品进行盐雾腐蚀试验。那么，盐雾试验箱做试验时，盐雾试验箱内试验样品如何放置？科学的放置方法为：
1、试验样品放置在盐雾试验箱内且测试面正面朝上，让盐雾试验箱喷雾时产生的盐雾自由沉降、沉积在样品的测试面上，盐雾不能直接喷射到样品的测试面上。
2、试验样品一般情况下应放平。在盐雾试验箱中样品测试面应与垂直方向成15°~30°，并尽可能成20°，对于不规则的试样(如整个工件)也应尽可能接近上述要求。
3、试验样品可以放置在武汉盐雾试验箱箱内不同水平面上，但不得接触箱体，也不能相互接触。试验样品之间的距离应不影响盐雾自由降落在测试面上，试验样品上聚集的盐雾液滴不得滴落到其它试验样品上。对总的试验周期超过96小时的新盐雾试验，试样可以移位。
4、试样支架采用玻璃、塑料等耐盐雾、酸碱腐蚀的材质材料制作，试样如需悬挂在支架上，那么，悬挂试样的材料不能用金属材质，一般使用棉纤维、人造纤维或其它绝缘材料等非金属材料。
试验支架一般为8-10根，"V"字型样品支架为相应的8-10根，当然，根据客户试验样品的多少、大小、试验周期等条件，可以适当增减，这在订货时要予以说明。
以上办法就解决了盐雾试验箱内试验样品如何放置的问题，敬请参考。
四种盐雾试验的原理
盐雾试验箱可以做的试验有四种：中性盐雾试验(NSS)、铜加速乙酸盐雾试验(CASS)、交变盐雾试验、醋酸盐雾试验(ASS试验)。当然，不同的试验不光是试验所需溶液不一样，就连箱体的设计与结构可能也有所不同。
一、中性盐雾试验(NSS)试验箱的温度要求在(35±2)℃，湿度大于95%，降雾量为1～2mL/(h·cm2)，喷嘴压力为78.5～137.3kPa(0.8～1.4kgf/cm2)。是在盐雾试验箱内，将含有(5士0．5)%氯化钠、pH值为6.5～7.2的盐水通过喷雾装置进行喷雾，让盐雾沉降到待测试验件上，经过一定时间观察其表面腐蚀状态。
二、铜加速乙酸盐雾试验(CASS)就是在一般盐雾试验的基础上5%氯化钠盐水中加入2水氯化铜，使其浓度为0.26g/L，再用乙酸调节PH，使盐雾收集液的PH值为3.1-3.3。(试验参考GB/T 10125人造气氛腐蚀试验)
三、交变盐雾试验是一种综合盐雾试验(采用交变盐雾试验箱实现)，它实际上是中性盐雾试验加恒定湿热试验。它主要用于空腔型的整机产品，通过潮态环境的渗透，使盐雾腐蚀不但在产品表面产生，也在产品内部产生。它是将产品在盐雾和湿热两种环境条件下交替转换，最后考核整机产品的电性能和机械性能有无变化。
四、醋酸盐雾试验(ASS试验)是在中性盐雾试验的基础上发展起来的。它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸，使溶液的PH值降为3左右，溶液变成酸性，最后形成的盐雾也由中性盐雾变成酸性。它的腐蚀速度要比NSS试验快3倍左右。
以上就盐雾试验箱的四种盐雾试验的试验原理武汉尚测试验设备有限公司做了一个简单总结，客户可根据自身的试验需要选择不同的盐雾试验方式与盐雾试验箱的结构。
试验准备
1、 工作室底部加热水槽内加足蒸馏水或去离子水，以防加热时对箱体干裂老化。
2、 箱体上部四周水密封槽应加入适量的蒸馏水或去离子水，不宜过满，切勿太少，以关闭箱盖时，水和盐雾均不外溢为佳。
3、 空气饱和器（不锈钢桶）内加入蒸馏水或去离子水，在加水前先打开（如图1所示）放气阀和饱和器加水阀，待水位高度为水位玻璃箱的4/5位置为宜，当加到规定水位时，必须关闭放气阀门，同时关闭饱和器加水阀。由于长期试验，饱和器水分蒸发消耗，当水位降低至2/5时应及时补水，防止因缺水导致加热管空烧，烤坏饱和器及内部加热点元件。
4、 检查贮水箱和工作室内喷雾器之间的水管是否连接完好，把配制好的盐溶液（一般按5%的浓度配制）加入贮水箱内。
5、 检查箱体后部的排雾管排雾状况；气管是否脱落、出口处是否通至下水道；管路是否堵塞；以免影响盐雾的排放。
6、 架好箱体里面的漏斗，检查漏斗与集雾器之间的连接管是否通畅完好，千万不能影响盐雾沉降量的收集。
7、 检查气源与饱和器的连接管；气源与喷雾器的连接管是否脱落，防止气体外溢或供气不足的弊端。
8、 开启箱盖，将样品正确放置在工作室内的样品架上（离周围室壁10%），样品与样品之间保持一定距离，使样品暴露的表面积 >98%，再关上箱盖。
操作方法与注意事项
一、操作方法1、将盐雾试验箱的内部零件：塔式喷雾装置、漏斗、圆棒、V型样品架等装好。
2、接上气源，电源接通后，打开电源开关。
3、在压力桶及箱体内加水，两个低水位灯灭掉后停止加水，密封槽处加水密封。
4、将纯净水与氯化钠盐以1:20的比例配好。将配好的溶液倒入试药入口处(低盐水的灯灭掉即可)。
5、所有灯灭掉后我们可以打开操作、喷雾、计时开关，试验结束后方可打开除雾开关。
6、根据试验要求设备连续和周期两种喷雾方式(连续喷雾时T1、T2表全部 设0，间歇喷雾时T1设置为工作时间，T2为休息时间)。二、注意事项1、定期清洗保养盐雾试验箱压力桶、盐水箱、喷嘴。
2、氯化钠溶液请勿从压力桶手动加水出倒入，先将调溶液量筒清洗干净再往内加蒸馏水。
3、试验时请勿将后面排气管堵塞，以免箱体内 压力过大让箱体变形。
4、易燃易爆物品请勿放入箱内。
5、盐雾试验箱后面压力表是2公斤，前面是1公斤，出厂前武汉尚测试验设备有限公司已设计好，请勿乱动。
6、喷雾量不足请将喷雾塔调高，喷雾量过大调低喷雾塔(收集喷雾量标准是1~2ml/h，取16小时平均值)
安装注意事项
一、盐雾试验箱放置位置后面离墙约50cm。左右两侧适当保留维修空间。
二、机器总电源线之前，请再加装一只无熔丝开关或闸刀开关。
三、排雾管可用直径50的PVC硬管沿伸至室外，注意排雾管安装，要由管口高度直线向下倾斜。
四、盐雾试验箱的安装位置，请避免阳光直接照射，以免影响测试的条件。
五、箱体为PVC塑料制成，防止碰撞，使用温度请勿超出试验标准范围，以免因过热而变形。
六、超温指示灯：当超温灯亮时，试验室超温被保护，请检查温度仪表温度设定是否过高，或温控温度设定是否过低，重新设定后超温灯持续亮时，请通知武汉尚测试验设备有限公司处理。
七、低水位指示灯：低水位灯亮时，试验室或饱和器缺水被保护，将切断操作电源， 此时应检查试验室或饱和器是否漏水。
八、结束指示灯：此灯亮时，表示试验结束。
九、盐雾试验箱电源：380V/220V50Hz；
执行标准
GB/T 2423.18-2000《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Kb:盐雾，交变(氯化钠溶液)》
GB/T2423.17_2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka： 盐雾
气压的调节
a: 进气压力由第一级调压阀手动调节，一般控制在2~4kg/cm2
b: 喷雾压力由减压阀调至0.5~1.7kg/cm2,上叙调节已在出厂前调整好,用户一般不须再调节.
溶液配制方案
A.中性盐雾溶液的配制将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中，浓度为（50±10）g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5～7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸或氢氧化钠溶液进行调整。B.醋酸盐雾溶液的配制先将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中，浓度为（50±10）g/L，然后用醋酸调节溶液的PH值，使其在3.1～3.3范围内，该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量，配制好的溶液需经过滤后方可使用。C.铜加速溶液配制第一步、将符合分析纯的氯化钠溶液于符合GB6682XX水中，浓度为（50±10）g/L。
第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。
第三步、用醋酸调节溶液的PH值，使其在3.1～3.2范围内，该PH值用
故障及处理方法
由于盐雾测试机长期做盐雾老化试验，环境恶劣容易造成盐雾测试机出现大大小小的故障，为了有户能快速解决故障，继续顺利做盐雾老化试验，下面详细介绍了一些常见故障与处理方法。一、试验室无法上升到所设定之温度故障原因：
1.试验室温度控制器温度，设定过低；
2.试验室安全保护开关设定过低；
3.加热系统故障；
4.电磁继电器故障；
5.控制器故障。
处理方法：
1.将温度控制器设定于所需温度；
2.将安全保护开关设定于所需温度；
3.4.5.通知维修公司上门修理。二、饱和桶温度无法上升到所设定温度故障原因：
1.饱和桶温度控制器温度过低；
2.饱和桶安全保护开关设定过低；
3.加热系统故障；
4.电磁继电器故障；
5.控制器故障。
处理方法：
1.将温度控制器设定于所需温度；
2.将安全保护开关设定于所需温度；
3.4.5.通知维修公司上门修理。三、喷雾量不足故障原因：
1.喷雾调节器放置过低；
2.预热槽内之玻璃过滤器阻塞；
3.压力设定过低。
处理方法：
1.将喷雾调节器调高；
2.将玻璃过滤器清洗干净；
3.将调压阀调到1Kg每平方厘米之压力，空压机上标有—调压阀，调整至2Kg每平方厘米之压力。四、水位不足警报灯亮时故障原因：表示水位过低。
处理方法：检查试验室或饱和桶是否水位足够。五、有正常喷雾而空压机没运转故障原因：空压机本身有自保的功能。
处理方法：照常使用，不影响试验过程。六、无法喷雾故障原因：
1.空气压缩机没有运转；
2.空气压缩机出口的总开关没打开；
3.电磁阀故障；
4.压力表故障或压力太低；
5.电磁接触器故障；七.喷嘴阻塞。处理方法：
1.将空压机按键打开；
2.将空压机总开关打开；
3.4.5.通知维修公司上门修理；
6.将喷嘴拆下清洗（请小心拆装）。八、打开电源后无法运转故障原因：加温水槽内水位太低时会切断操作之电源。
处理方法：将加温水槽之水位加至正常状况下即可。九、当温度控制器显示HHH、LLL故障原因：温度控制器故障、感温棒故障。
处理方法：通知维修公司上门修理。　
安装注意事项
一、盐雾试验箱补水系统安装　
1、水质要求：工业用水或自来水加装过滤器(过滤后水的酸碱度在6.5～7.2之间)或纯净水(矿泉水含有矿物质不能使用)　
2、压力要求：水压在1～3公斤，以保证补水之正常。　
3、接口要求：设备补水口处需以软管连接，使用密封圈固定，以防止渗漏。　
二、盐雾试验箱供电系统要求　
1、电源要求：单相 AC 220V 50Hz　
2、电流要求：Max 15 A　
3、保护要求：需安装独立的漏电保护开关　
三、盐雾试验箱进气系统安装　
1、压力要求：空气压缩机或空气供应管气压≥3公斤,且干燥与清洁　
2、接口要求：设备使用快速接头方便拆卸和维修　
3、时间要求：设备正常工作时必需长时间供应气源中途不得中断　
四、盐雾试验箱排气系统要求　
1、材料要求：必需使用PVC聚乙稀材料(耐腐蚀)　
2、接口要求：设备排气口处需以硬管连接，使用密封胶密闭，以防止漏气。　
3、钻孔要求：设备为自然排气，墙面开孔高度需略高于排气孔，确保气体凝露后流回试验室　
五、盐雾试验箱排水系统安装　
1、钻孔要求：设备为自然排水无压力，墙面开孔高度需低于排水口，确保排水工作正常　
2、接口要求：设备排水口处需以软管或硬管连接，使用密封圈固定，以防止渗漏。
维护保养及其他注意事项
1、每次试验结束后，应打开油水分离器开关，将油污积水放净，并擦拭干净。
2、若长期不做试验应将饱和器的水放净，正常使用时，亦应定期更换饱和器中的存水。
3、长期不用时，若重新做试验时，应对全部电器及供水、供气系统做具体系统地检查，以防开机后发生故障。
4、发现喷嘴污垢堵塞，及时拆下喷嘴，用酒精、二甲苯或1：1盐酸清洗或用超细钢丝细心疏通，不得损坏喷嘴口壁，以免影响喷雾质量。
盐雾机在试验中与天然环境暴露试验的区别
盐雾机在试验中与天然环境暴露试验的区别 与联系有：
盐雾试验是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。它分为二大类，一类为天然环境暴露试验，另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备——盐雾试验箱，在其容积空间内用人工的方法，造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。
它与天然环境相比，其盐雾环境的氯化物的盐浓度，可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍，使腐蚀速度大大提高，对产品进行盐雾试验，得出结果的时间也大大缩短。如在天然暴露环境下对某产品样品进行试验，待其腐蚀可能要1年，而在人工模拟盐雾环境条件下试验，只要24小时，即可得到相似的结果。
盐雾试验箱安装前准备工作
盐雾试验箱安装前准备工作如下分析：
1)电源,水源。
2)单独房间。
3)有空压机。一般要3KG的力。
4)气管长度为：气泵(直径为8)到仪器旁边。
5)要有工业盐和蒸馏水。没有蒸馏水可以用纯净代替(工业盐和蒸馏水的比例为5%：95%)