标题：发瑞拉力机
软件特点:
一. 全电脑伺服控制材料试验机软件功能介绍 A. 测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试设定，范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等测试标准规范。 
B. 试品资料:提供使用者设定所有试品数据，一次输入永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据性。
C. 双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表，供测试者选择喜好的报表格式（测试程序新增内建EXCEL报表功能扩展了以往单一专业报表的格局）
D. 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式，力量单位T、Kg、N、KN、g、lb，长度单位mm、cm、inch。
E. 图形曲线尺度自动最佳化(Auto Scale)，可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图，以及多曲线对比。
F．测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
G. 测试结束可自动存档、手动存档，测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。备份：测试数据可保存在任意硬盘分区。。
H．软件具有历史测试数据演示功能。 二. 全电脑伺服控制材料试验机附件 A.一年保固书及中文操作说明书各一份。
B. 随机赠送标准拉力夹具一组.
C.拉力机专用测试软件一份。
D.品牌电脑一套、彩色打印机一台
特殊测试项目：
1.弹性系数即弹性杨氏模量
定义：同相位的法向应力分量与法向应变之比。为测定材料刚性之系数，其值越高，材料越强韧。
2. 比例限：荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系，其最大应力即为比极限。
3.弹性限：为材料所能承受而不呈永久变形之最大应力。
4.弹性变形：除去荷重后，材料的变形完全消失。
5.永久变形：除去荷重后，材料仍残留变形。
6.屈服点：材料拉伸时，变形增快而应力不变，此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点，
一般以上屈服点作为屈服点。
屈服(yield)：荷重超过比例限与伸长不再成正比，荷重会突降，然后在一段时间内，
上下起伏，伸长发生较大变化，这种现象叫作屈服。
7.屈服强度：拉伸时，永久伸长率达到某一规定值之荷重，除以平行部原断面积，所得之商。
8.弹簧K值：与变形同相位的作用力分量与形变之比。
9.有效弹性和滞后损失：在屈服强度试验机上，以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长
率或拉伸到规定的负荷时，测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数，即为
有效弹性；测定试样伸长、收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数，即为
滞后损失。
普通测试项目：（普通显示值及计算值）
●拉伸应力　　●拉伸强度
●扯断强度　　●扯断伸长率
●定伸应力　　●定应力伸长率
●定应力力值　●撕裂强度
●任意点力值　●任意点伸长率
●抽出力　　　●粘合力及取峰值计算值 
三. 全电脑伺服控制材料试验机可测试项目 拉力试验机适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、属板等材料的拉伸试验，增加附具可做压缩、弯曲等试验。具有试验力数字显示，试验速度连续可调，试样拉断自动停机，峰值保持等功能。
拉力机结构原理
FR发瑞拉力机采用机电一体化设计，由主体部分、机械部分、液压系统、
测力系统等组成，测力系统主要由测力传感器、变送器、微处理器、
负荷驱动机构、计算机构成。
拉力机测试原理
拉力试验机测试就是上夹具和下夹具夹好试样，其中一个家具固定，另外一个夹具向上或向下运动直到拉断后记录最大值和位移，然后可以通过软件计算出抗拉强度，剪切强度，剥离强度，屈服强度，环压强度，拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切等试验。
拉力机 拉力试验机拉力范围。
拉力机载荷越大机台体积也大，而载荷传感器越小却精度越高，当然机台越大价格也越贵。所以拉力机时并不是越大越好。而是要适应产品力量范围大小。市场上传感器有分为进口的和国产的。国产的传感器比较便宜，但精度较差会产生零点漂移。反之进口传感器精度高，重复性好，但价格比较贵。拉力试验机最主要的部分就是传感器，测试时传感器输出力量信号给处理器，如果输出的信号不准确，那么处理出来的数据肯定就不准，拉力机就失去了监控测试能力。
拉力机 拉力试验机的延伸率。
拉力机自带的位移测量系统只是测量拉力机横梁移动的距离。如果对延伸率有要求，如测橡胶类产品的延伸率，则需另外配大变形测试架及大变形引伸计，对于金属材料延伸率比较小则加小变形引伸计(金属引伸计)。大变型、小变形(金属引伸计)是测试样在拉伸过程中两点之间的绝对位移，有较高的准确度。 根据自己公司需要试验的产品大小进行选型，试样体积小和拉力小的可选型号：BA-10S单柱拉力机。而试样体积较大，拉力大的则需BA-100双柱拉力机了，一般拉力机行程在600MM左右。
拉力机 拉力试验机试验速度
市面设备有的在50~500 mm/min，有的在0.001~500 mm/min，前者一般使用普通梯形丝杆加调速电机或变频调速系统，成本较低，磨损较大。时间长了，试验多了会产生中联板摇动，影响测试精度，而且时间用不久，机器噪音较大，容易坏；一个实验室里放这样一台如拖拉机般的拉力机，肯定心情不好，后续维护也是一笔不少的开资。所以也要为我们的试验员想想。后者使用伺服系统加配滚珠丝杠的，精度高，速度恒速稳定，磨损小，耐久性较好。测出来的试验重复性也好。标准都有规定试验条件，什么材料多少速度，因为速度不一样测出来的力值也不一样。如各类生产设备机械手都用的伺服系统，有机会的话可以去汽车厂去看看，汽车零件每个位置是分毫不差。想一下这样的机器放到自己工厂可以多放心，出去的产品经过测试，心里就有底气，价格相应的也会卖的高些，客户也容易接受。所以建议配伺服系统滚珠丝杠完全可以满足用户要求。当然测试的不多，力量不大的可以选普通梯形丝杆加调速电机或变频调速系统经济实用。 
电子拉力机 电脑拉力机控制系统： 
所有操作均具有快捷键,并可连接外部手动控制盒,可外接快上、快下、中上、中下、慢上、慢下、置零、回位、测试、暂停、结束等全部常用按健。 多国语言一键切换：简体中文、繁体中文、英文，十国语言版更有日文、韩文、俄文、德语、法语、西班牙文、葡萄牙文等即将推出。 
绿色软件，无需安装，直接拷贝到计算机即可使用（需先安装串口驱动）,维护升级更加简单。
拉力机 拉力试验机售后服务
上海发瑞仪器提示大家：有的公司为了能达到和客户成交，第一次销售时赔钱也做，过了保修期，就会坏掉，到了那个时候就会要很高的维修价格，让你丢也舍不得，重买又心疼。找其他公司维修，又不能修我公司主要零部件都采用的进口产品，所以上海发瑞仪器敢保证可以为您提供：买的放心用的舒心的产品。 而我公司承诺所有本公司生产的拉力机拉力试验机等各类检测仪器，免费上门安装培训、壹年内免费维修、终身服务。公司拥有了完善的售前、售中、售后服务团队让你无后顾之忧。总之，一分钱一分货，是不变的道理。不管什么产品，配置不一样，当然也不价格不一样， 
所以购买前要给自己一个定位。多多市场考察，选择一款自己合适的产品。
发瑞拉力机参数
发瑞拉力机参数技术参数： 
型号 
FR-100C 
最大负荷 
5T，10T，20T，30T以内自选 
精度等级 
1级/0.5级 
有效测力范围 
0.2%～100%（1级）/0.4%～100%（0.5级） 
测力精度 
示值的±1%以内/示值的±0.5%以内 
试验机分辨率 
最大负荷1/200000，内外不分档，且全程分辨率不变 
负荷传感器 
基本配置：拉、压传感器（最大负荷）一只 扩展配置：可加配多个传感器 
有效试验宽度 
400mm（可按客户要求加宽） 
有效拉伸空间 
400、500、600mm（可按客户要求加高） 
试验速度范围 
0.001～500mm/min 
位移测量精度 
示值的±0.5%以内/示值的±0.2%以内 
变形测量系统 （根据需求选配） 
扩展配置：大变形：最小标距10mm、变形范围：800mm 扩展配置：小变形：标距25mm、50mm、100mm 　变形范围：5mm、10mm、25mm 
变形测量精度 
示值的±0.5%以内 （可根据客户要求选配大变形或小变形） 
试台安全装置 
电子限位保护 
试台升降装置 
快/慢两种速度自动控制，可点动 
试台返回功能 
手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以最高速度返回试验初始位置 
超载保护 
超过最大负荷10%，机器自动保护 
夹具配置 
拉伸夹具一套 
主机尺寸 
840 x 600 x 1850mm 
动力系统 
台湾AC伺服电机+驱动+高精度滚珠丝杆 
电源 
220V、50HZ、 
功率 
0．75KW（根据不同力值需求，标配不同功率电机） 
主机重量 
（约）900 Kg