标题：全自动绝缘靴耐压测试仪
产品简介
全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置是根据绝缘靴（手套）的试验规程，并遵从广大用户意见而自行研发生产的。该产品采用全自动升（降）压，自动读出每个被试品的泄漏电流，整个过程全自动完成，自动打印试验数据，有效的解决了过去不规则的测试方式，从而简化了测试手续，提高了测试速度。更可靠地鉴别绝缘靴（手套）的泄漏电流，工频耐压等参数。保障了试验工作者的安全，是理想的绝缘靴（手套）专用设备。其主要特点：可同时测试3双绝缘靴（手套），并可读取每只的泄漏电流，准确判断不合格的绝缘靴（手套）；结构底部装配脚轮，可随意移动。若选配相关辅助测试夹具，可用于绝缘操作杆，绝缘毯、绝缘垫、绝缘袖套、绝缘服、绝缘帽、绝缘梯、绝缘挡板、绝缘凳等绝缘工具的耐压试验。  HSXTX-IX全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置
工作原理
接入0～220V电源，根据电磁感应原理，使变压器产生0～30KV工频高压至各电极，使绝缘靴（手套）获得规定的试验电压。根据绝缘靴（手套）试验规程，读取、记录测试参数。
产品特征
◆电压、电流、时间等数据4.7寸大屏液晶显示，带背光，读数清晰、直观；同时显示电压、电流、时间等，有各种数据设置功能；
◆全中文界面，工作状态显示，操作简单明了，适用面广；
◆带状态显示，带提醒功能，使用者对设备所处的状态一目了然；
◆轻触式面板按键操作，所有功能均可通过按键设定，提高了产品的安全性、可靠性；
◆全数字式调校，摒弃了陈旧的电位器调整方式，现场使用极为方便；
◆按键直接设定目标电压、泄漏电流、耐压时间，应用自如；
◆带过电流、过电压保护。保护准确、迅速，可有效保证人员和设备的安全；
◆采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰性强；
◆精确的电压控制能力，较小的电压控制误差；
◆时间设定范围1秒～9999秒；
◆采用高细度的步进电机控制调压器升压过程，全自动进行耐压试验。试验开始后，仪器自动合闸以国标要求升压速度自动升压，到达预定电压开始计时，并保持试验电压、计时到、自动降压，到零后自动断电，提示试验结束，同时显示各试品泄漏电流，并显示测试结果；
◆产品体积小、重量轻、结构合理、可靠耐用，测试速度快，提高了工作效率；
◆高压、高压泄漏电流直读，还可自动识别不合格试品，智能化程度高；
◆可同时测试3双绝缘靴（手套），并可读取每只的泄漏电流，准确判断不合格的绝缘靴（手套）；
◆结构底部带有脚轮，便于移动；
*选配扩展功能：
1.每路试品均具有分断机构，当任意一路击穿时或超过设定泄漏电流值时，该路试品将自动脱离试验，不影响其它试品进行试验；
2.开机显示公司名称、网址及联系电话等，有利公司品牌的宣传和推广；
3.可选配远程通信、门联锁警灯警铃等；
4. 红外通讯、无线通讯、光纤通讯三种高低压侧隔离方式可供选择。
结构设计
该产品分三部份组成：  　　1. 绝缘靴（手套）试验车，试验车由：移动托架；盛水水槽；电极杆支撑等组成；
2. 绝缘靴（手套）操作箱
3. 3KVA/30KV干式试验变压器
主要技术参数
1.输入电压：AC 220V 50Hz
2.输出电压：0-30kV 
3.容 量：3kVA
4.测试数量：每次6只
5.测量数据：可显示打印每只被试品电压值；泄漏电流值
6.过流保护；过压保护；自定义时间、电压、泄漏电流值
7.液晶显示，全中文菜单操作，带打印
8.测量准确度：电压±2%（±3个字）电流±2%（±3个字）
9.质量：绝缘靴（手套）操作箱12Kg工频耐压试验台60kg
配套使用方法
1.使用前先将水电阻内注水（出厂时水电阻是空的，注水时不要注得太满，淹没电极即可），注满水的水电阻安装在移动托架上,再将电极杆支撑两端插入绝缘撑杆和水电阻内。
2.将水槽注水（水槽整个三分之二），被试品注水，绝缘靴（手套）内外盛水呈相同高度，应有90mm的露出水面部分，并确保绝缘靴（手套）露出水面的部分干燥清洁，然后将高压电极置于绝缘靴（手套）内并将绝缘靴（手套）夹好。
3.绝缘靴（手套）试验车上的接地端与地网相连，绝缘靴（手套）操作箱面板接地端也与地网相连并同试验车上相册(16张)接地端在同一个接点位置接地网。 
4.检查总电源是否与输入电源一致（AC 220V 50Hz），用操作箱配的两根电缆把操作箱同试验台相连接。
5.操作箱操作指南 
试验项目项目周期电压等级要求说明绝缘靴工频耐压试验半年无工频耐 
kV持续时间 
min泄漏电流mA操作箱已经预置好251≤10绝缘手套工频耐压试验半年电压等级工频耐 
kV持续时间 
min泄漏电流mA操作箱已经预置好高压81≤9低压2.51≤2.5绝缘胶垫工频耐压试验一年电压等级工频耐 
kV持续时间 
min泄漏电流mA操作箱已经预置好高压151无击穿低压3.51无击穿自定义工频耐压试验工频耐 
kV持续时间 
min泄漏电流mA耐压试验电压、试验时间、泄漏电流值可选1-30可选1-10可选1-20可选6.面板操作说明：
“复位”键：相当于退出和返回上一级菜单的作用。在试验过程中可随时按“复位”键终止操作。
“选择”键：移动光标；在“自定义”菜单下可用来选择耐压试验电压值、试验时间值、泄漏电流值。
“确认”键：按键选择下一部操作，试验过程结束后，按“确认”键可以打印试验数据。
7.在试验过程中，如果泄漏电流大于规定值、或试验品被击穿，操作箱保护动作，自动切断电源，自动回零，泄漏电流超标或被击穿的绝缘靴（手套）对应的指示值闪烁，并有报警声，取下泄漏电流超标或被击穿的绝缘靴（手套），然后再重复上述操作方法。在试验过程中如果由于市电波动造成试验电压或高或低，可以按“确认”键升高电压，也可以按“选择”键降低电压。
8.整个试验过程结束后，操作箱会自动回零，按“确认”键可以打印试验数据。
9.拆卸绝缘靴（手套）时应切断电源，重复上述方法进行下一批次的试验。
注意事项
1.该装置在试验过程中，操作人员应安全距离操作（空气中每米小于20KV），工频耐压试验台,操作箱必须可靠接地，接地电阻应小于0.1Ω。
2.使用前应测试变压器绝缘电阻，其输入对地绝缘电阻值应大于2MΩ，输出对地绝缘电阻值应大于10MΩ。
3.使用前应检查各电气元件触点是否松动，接触是否良好,各保护系统是否能正常工作，
4.使用前，应将绝缘撑杆、电极、电极杆、盛水槽等各部位用酒精擦净。
5.试验完毕应将水放完，用棉布将各部位擦干。若长期不使用时应置于干燥通风处保存。
6.工作和存放场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和侵蚀性介质。
7.必须由专业人员操作，并严格遵守操作程序。
运输及保护
1.本装置运输时，应外套塑料袋防潮。
2.搬运过程中，应防止硬冲击。
3.本装置在相对湿度不大于80%、无腐蚀性物质、干燥通风的场所保存。
主要特点
1、电压、电流、时间数据同屏液晶显示，带背光，读数清晰、直观。　　2、全中文界面，操作简单明了，产品相册(4张)适用面广。　　3、轻触式面板按键操作，所有功能均可通过按键设定，提高了产品的安全性、可靠性。　　4、采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰性强。　　5、本测试装置可以同时测试6个通路的泄漏电流。
使用说明
1、绝缘靴（手套）内外盛水试验时，卸掉隔板和海绵。绝缘靴（手套）内外盛水呈相同高度，应有90mm的露出水面部分，并确保绝缘靴（手套）露出水面的部分干燥清洁，然后将高压电极置于绝缘靴（手套）内并将绝缘靴（手套）夹好。　　2、绝缘靴内装钢珠试验时,盛水槽内加水至隔板使海绵充分浸水即可，将一个与所试靴号一致的金属片放入靴内, 将高压电极置于绝缘靴内，使高压电极与金属片接触，然后在金属片上铺满直径不大于4mm的金属球，其高度不小于15mm。　　3、先将六只电极水面至少15cm,然后将水槽上的高压接到绝缘子一端，另一端接到水槽电极（1~6）任意一个上。此时水槽四周有高压，连接电极信号线时，尽量距离水槽远点，其它的接线方式和绝缘靴（手套）一致。　　4、试验前，先将标有(高压危险)那一侧的高压线与水槽一端的连接孔安装固定好以后,方可进行试验。　　5、按相关规程设置好场地，接好设备连线，有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。　　6、合上电源开关,进入测量状态，系统自检几秒钟。　　7、按下测试按钮,工作信号灯亮，调压器带电，显示屏上的电压栏应有高压电压指示(kV),同时显示6路的泄露电流值(mA)。　　8、在升压的过程中报警蜂鸣器会工作发出响声,表示此时正在升压，并密切注视电压值和电流值。当电压升至设定电压值时，升压就会停止，此时就会自动计时，到时间后就会自动降压。(如图一)　　9、注意观察毫安表，如有绝缘靴（手套）绝缘性能下降，此时该毫安表将有所指示。试验过程中如任何一路电流指示超出被试品规定的范围，系统就会自动切断高压电源，关掉电源开关找出相关原因再进行试验。　　10、在升压或耐压试验过程中，如发生短路、闪络、击穿等过电流时，电流继电器会动作，（同时不合格的一路就将会反白显示,在相应的一路前并且保持泄漏电流值,如图二）使调压器自动断电，表示被试品不合格。此时调压器将自动回零。并切断电源，以便下次操作。　　11、每次做完试验后必须关了电源开关后，再打开电源开关做试验即可。
装置配套
1.绝缘靴（手套）试验车 1台
2.绝缘靴（手套）试验台 1台
3.使用说明书 1份
4.合格证 1份
5.测试线 2根
6.电源线 1根
附表：常用电气绝缘工具试验标准
序号名称电压等级（KV）周期（年）交流电压（KV）时间（min）泄漏电流（mA）备注1绝缘板6~101次305​​3580​​2绝缘罩351次805​​3绝缘夹钳35以下1次3倍线电压5​​110260​​220400​​4验电笔6~102次405​​20~35105​​5绝缘手套高压2次81≤9​低压2.5≤2.5​6核相器62次6​1.7~2.4​1010​1.4~1.7​7橡胶绝缘靴高压2次151≤7.5​