标题：美容仪器
概括
1.　激光类美容仪器
1.1 电光调q激光美容仪器
1.2 被动调q激光美容仪器
1.3 中红外1550nm点阵激光
1.4 超脉冲10600nm点阵激光
1.5 2940nm激光
1.6 1064nm激光
1.7 532nm激光
1.8 808nm脱毛激光美容仪器
2. e光类美容仪器
2.1 IPL强脉冲光
2.2 RF射频
3. 化蝶水氧仪器
3.1 化蝶水氧 m206
3.1 化蝶水氧 m207
3.1 化蝶水氧 m206+
3.1 化蝶水氧 m207+
4.透析仪器
4.1水氧透析仪
4.2细胞透析仪
5.电波拉皮
美容仪器分类
负电位高周波保健美容仪
凯康负电位高周波保健美容仪作用
A.活化细胞 
增强人体细胞的膜电位，除了调整宇宙和人体的电磁环境外，可充实生体保有电位，使细胞膜的ATP酶活性化，促进细胞膜的ATP合成机能提高，细胞膜的离子选择穿透性（能动输送力）活跃，则细胞内、外的离子平衡正常化。
B.促进血液循环 
70KHZ高周波同频振荡，使末梢血管扩张，增进末梢血管的血液及含氧量，同时增进细胞的储氧及排除二氧化碳（CO2）的能力。
C.新陈代谢正常化 
因离子选择穿透性活跃，能净化血液，调整血液为偏弱咸性，又因70KHZ同频振荡，使皮下组织加温2度，提升代谢率26%，所以粘附于血管壁的酸性物质剥离而代谢，减少心血管疾病。加上提高酵素活性，蛋白质分子产生振动，促使肠之蠕动而通便，许多激素的分泌与酶的产量正常，使新陈代谢增加。
D.调整自律神经 
促使副交感神经正常，可减轻压力使身体放松，有助安眠和回复身心愉悦。
E.增强人体自行修补损伤及自愈疾病的惊人能力 
人类最宝贵的财产就是身体的自我治疗能力。在负电界和高周波作用下，唤醒人体内部自然自愈力，血液中的丙中球蛋白活化，并立即调整细胞内、外的离子浓度，引导及调节许多生命中精细的生化作用，中和并排除引起疾病的物体，使酸碱平衡而提高了自体抵抗自由基伤害的能力，能自愈疾病并保持健康的良好状态。
负电位高周波保健美容仪适宜人群：
亚健康人群、体弱多病者、中老年慢性病患者
凯康负电位高周波保健美容仪的功效：
●活化细胞功能，促进新陈代谢，调节植物神经和微循；
●净化体液，降低血液粘稠度，抑止血液酸性化；
●消除自由基的侵害，恢复组织活力，增强免疫力；
●改善心脑血管血液供应，调节血管张力；
●补充元气，延缓衰老，美体养颜，呵护健康。
●消除疲倦与肌肉酸痛。
●减除压力，安眠易睡，舒展身心。
●促进胃肠蠕动，预防解除便秘。
●调整宇宙和人体的电磁环境，保持生体电位的平衡。
●活化丙种球蛋白，抑制过敏原，强化免疫力。
●使细胞膜ATP酶活性化，促进ATP合成顺畅。
●细胞膜的离子选择穿透性（能运输送力）活跃，使细胞内、外离子平衡正常化。
●净化血液并保持血液偏弱碱性。
●刺激副交感神经，调整自律神经功能。
●有美肤及塑身效果。
1、固体激光器和气体激光器发展最早，这两种激光器输出功率大而稳定、使用方便、效率（频率）高、耗材少。
2、液体激光器包括各种染料激光器，其工作物质是若丹明、碳化菁等染料溶于乙醇或三氯甲烷等溶剂中，形成溶液，经高速循环，将染料从一薄嘴喷出，形成良好的光学液面，泵浦光经一定角度放置泵浦镜后，打到液面上，使染料受激产生激光。染料激光器的优点是工作物质多、输出功率大、光学性质好，缺点是需不断更换染料、耗材较多、保养复杂、效率（频率）较低。
3、半导体激光器是用半导体材料作为工作物质的一类激光器，其优点是体积小、价格低、效率高、寿命长，目前越来越多的医用工业研究设计人员尝试使用半导体激光替代其他激光，作为改进激光医用仪器的主要措施。
1、连续激光是以稳定的、连续的光束释放其激光能量。脉冲激光的能量则是以脉冲的形式释放，依据脉冲宽度。
2、半连续激光也是以脉冲的形式来释放能量，所不同的是每个脉冲之间的间隔时间非常短暂，也不可调节，激光能量以紧密联结在一起的脉冲群的形式释放出来（如铜蒸气激光的脉冲以每秒6000～15000个脉冲群的方式释放），实际上皮肤难以“识别”出这是脉冲激光，其临床效果和连续激光的效果相似，因此有时也将半连续激光称为拟连续激光或准连续激光。
3、脉冲激光又可分为长脉冲激光(脉冲宽度为毫秒级)和短脉冲激光(脉冲宽度为纳秒级)。短脉冲激光包括各种Q开关激光。
美容仪器按波长范围分为紫外、红外、可见光激光器
在皮肤美容领域中应用最多的是可见光激光器，用于治疗血管性病变和色素性病变等；其次应用较多的是用来切割、汽化皮损组织和用于磨削除皱的红外激光仪；紫外激光器用于皮肤美容的较少见。一般描述激光器时，会同时描述上述特征。
如何选择美容仪器
1．选择知名品牌和正规厂家，认真审核厂家的营业执照、生产合格证等证书是否齐全。
2．要看是否有完善的技术培训力量和有效的营销策划方案。
3．要看是否有能力承担售后服务事项，对客户的售后跟踪服务是否及时有效
4．是否能够提供仪器的配件和备件，对进口仪器来讲，必须了解今后更换配件的价格情况。
美容仪器操作要求
1．操作人员不可指甲过长或胡乱按按键，因许多仪器面板采用软性按键，材质较脆，所以容易导致破裂。
2．操作人员要严格注意仪器与配件接口的上下之分，往往因为忽视信手插来插去，而造成接触口损坏。
3．操作完后一定要关掉电源，否则致使仪器干烧，直接导致仪器使用寿命缩短。
美容仪器维护常识
1．仪器不可置于潮湿、阳光直射、，以防止由于偶然造成的损坏。
2．仪器表面要保持干净，最好在不用时用布进行遮盖，以防灰尘。对于仪器配件如：探头、贴片、铲头、电极包等一定要做到一人一次清洁，在清洁时要用干抹布或拧干的湿抹布进行擦拭，切忌不要水洗。
3．配合的化妆品一定要遵照仪器说明书的要求来使用，例如：探头、贴片、铲头等绝对不能和油性或腐蚀性化妆品接触。
4．所有电线类的配件都严禁拉扯和缠绕，以免电源丝折断，并且所有的仪器都不可进水。
美容仪器原理分析
一、美容仪器超声波概述
人类耳朵能听到的声波频率为20～20，000Hz。当声波的振动频率大于20000Hz或小于20Hz时，我们便听不见了。因此，我们把频率高于20000Hz的声波称为“超声波”。
超声波频率越低，穿透力越强。一般用于美容行业的超声波频率为1-3MHz。
超声波具有方向性好，穿透能力强，易于获得较集中的声能，传播距离远等特点。因此被应用于越来越多的行业。
美容仪器超声波技术自80年代引入美容届以来．以其治疗范围广、见效快、治愈率高、操作简便而得到普及和推广，已成为众多美容仪中最实用、最受欢迎的设备。随着科学技术的进步，新一代专业超音波美容仪器横空出世，携其卓越的品质、强大的功能、豪华的外形迅速席卷美容行业。
超声波应用于美容行业主要有以下几个作用
1、机械作用：每秒100万次的机械振动，使受作用的每个部位都随之振动，起到独特的细胞按摩作用，提高细胞代谢功能，增强细胞的活力，促进血液循环，改善皮肤组织营养，使皮肤红润．增加弹性。
2、温热作用：超声波的温热作用通过引起血管功能及新陈代谢过程的变化，可使血液循环旺盛，使细胞兴奋点降低，产生镇痛的作用。使痉挛的肌肤松弛，具解挛的作用。
3、化学作用：超声波具有加强催化、加速新陈代谢的作用。可使ph值向碱性方面变化。利于药物透入，提高药物杀菌能力。
二、美容仪器超声波原理图分析
1、美容仪器超声波原理图 2、美容仪器超声头组件
其实超声头主要由压电陶瓷片和金属头组成。其中压电陶瓷片就是一个振荡器件，工作时以1MHz的频率高速振荡，其产生的能量靠金属头传递到金属头表面。
3、电路分析
在本电路中，C2 C3 C4 Q2 L3及超声头共同组成一个电容自激振荡电路，特别注意：我们在分析本电路时，要把超声头当成一个电容器件来分析。因为超声头本身主要的器件是由压电陶瓷片组成，而压电陶瓷片实际就是一个大电容，所以没有超声头本电路就不会起振。
Q2是振荡管，是整个电路的核心，所以我们在使用时要根据电源电压V1和工作电流来选择参数，一般美容仪器上的超声波电路用的都是低于48V的电压。
L2是一个扼流圈，其主要作用是在工作时保证工作电流不会过大而烧振荡管。
其他器件共同组成一个振荡管的基极调节电路，本电路是由RW1调节输出大小，也可以用单片机做输出大小。
本电路简单耐用，主要是给Q2安装足够的散热器就可以了。现在市场上的超声波美容仪器基本上都是采用这个电路。
超声波美容仪：探头热的程度不代表声波输出功率的多少，太热易灼伤皮肤；浓度过小的水剂药物，不宜直接渗透，否则易引起皮肤干燥；使用时，探头不能从眼球经过，上眼皮不能按摩；孕妇及严重心脏病患者不能使用。
美容仪器的操作禁用人群：
1、怀孕妇女；
2、日常工作时不可避免强（日）光暴晒人群；
3、对光过敏及药物过敏者及对强光光源过敏人群；
4、皮肤敏感极易感染过敏者；
5、癫痫病患者及疤痕及体质人群；
6、客人的上眼皮及带有开放性伤口的部位；
7、糖尿病患者；
8、正在使用功效型护肤品的应停用1—3个月后进行操作 ，操作部位使用精油应停1-2天再操作、黑头粉刺需针清3天后再治疗
9、期望值过高受术者；