标题：DTX系列电缆认证分析仪
词条前言
[1]​
产品概述
速度和精度：
DTX系列电缆分析仪的强大功能、测试速度和超高精度使测试人员可以更高效地完成工作。一切都是有关时间的－没有其他任何测试仪能像DTX系列那样进行高速测试。从第一天开始就可以提高测试速度直观的界面意味着测试人员只需要极少的时间进行培训,可以留出更多是时间用于测试。完成一次测试只需要9秒钟。闻所未闻的6路链路测试使您完成一次测试比以前的测试仪快了至少3倍。IV级精度在最短的时间内获得最高精度的测试结果。
900MHz的频率范围为您未来的应用做好准备。例如万兆以太网、Class　F链路或CATV。先进省时的故障诊断能力不仅能准确指出故障的具体位置,而且还是唯一能够提供修复建议的智能测试仪,可以节省大量用于故障诊断的时间。创纪录的光缆认证速度。使用DTX系列的单模和多模光缆测试模块能够在12秒钟内认证一对光缆。交流接线图测试功能。帮助在现有基础设施上部署VoIP电话及其他采用PoE的装置。12小时的电池使用时间为您完成一整天的测试工作提供源源不断的动力保障。省时的测试结果管理从对测试仪的设置到生成测试报告,LinkWare电缆测试管理软件的简明中文用户界面和其省时的特点,有助于提高您的测试效率。 
产品功能
极大地缩短认证测试的时间
DTX系列数字电缆分析仪为您提供的是一套完整的测试方案,使认证测试的每一个方面都简洁有序－包括从设置到快速测试和故障诊断,从生成测试报告的每一个阶段。总之,DTX系列能为您节约大量的时间和资金－最多每天可节约4个小时。
在9秒钟内完成6类链路测试
DTX－1200和DTX－1800可以在9秒钟内完成6路连接测试－不仅完全满足当前的国际标准,而且具有超高的测试精度,这比现有测试仪测试速度快3倍。这个不可思议的速度意味着在您一天8小时的工作时间内可以多测试170条以上的链路。
诊断速度快2倍
当一条链路有故障时,DTX系列测试可以提供快速且简明易懂的方式,来表示故障的确切位置（故障点到测试仪的距离）以及出现故障的可能原因。
这些提示信息不仅告诉了您出现了什么,而且还为您提供了快速解决问题的正确方法－这样具无需花费时间去咨询工程项目负责人员。不用浪费时间进行测验、摸索排除故障的方法,以及重新测试以判断故障是否以解决－测试人员能够清楚知道在故障链路的什么地方出现了什么样的问题,需要怎样做就可以排除故障。
  
在测试环节之外节约时间
DTX系列测试仪不仅仅是测试时的速度快,它还减少了设置和生成报告的时间。其简单易用的特点减少了培训时间,更长的电池使用时间意味着一次充电后,您可以进行更多的测试；明亮的彩色显示屏,大容量的内存和内置的对讲机配合使用人员不断积累的实际测试经验,这一切都有助于提高整体的测试效率。在每天的测试工作中,DTX系列在不知不觉中就为您节约了时间,节省了资金。
  IV级精度,超越6类和更高标准的指标要求随时可以进行光缆测试,DTX系列的背插式光缆模块插槽可选的光缆模块提供保护。先进快速的故障诊断技术,精确指出链路中任意位置的故障并提供帮您排除故障的正确方法。适用于现场环境的永久链路适配器提供高重复性的测试精度以及与6类系统的兼容性12小时的电池使用时间,锂离子电池为一整天的工作提供动力内部存储器可保存超过250条图形格式或2000条文本格式的6类链路测试报告存储卡,用于快速处理数据—16MB的存储卡可保存300条图形格式的6类链路测试报告内置对讲机功能使您与同伴可以通过双绞线或光缆在链路两端进行交流坚固的护套能满足各种现场环境的使用要求测试带宽高达900MHz,支持视频传输、ClassF或万兆以太网应用9秒钟的6类自动测试,比其他的测试仪快3倍彩色大屏显示器,带有高亮度背景灯,易于观察测试结果数据存储全图形化的测试结果,可通过福禄克网络公司的LinkWar软件下载到PC机中12秒钟的光缆自动测试,同时进行双光缆波长的认证测试USB端口,可高速下载测试数据轻巧便携,符合人体工程学的设计,非常适合现场使用。旋钮开关易于学习掌握,而且操作简易,您随时都知道所选的测试模式
随时可用的光缆模块使您在较短的时间内完成更多次的测试
创纪录的高速光缆认证测试
DTX系列测试仪的光缆模块通过独有的技术和简单易用的操作界面缩短了测试时间。按自动测试键就会自动进行符合标准的认证—两根光缆,在两个波厂上同时测试。还测量长度,并判断测试通过与否—全部测试在12秒钟内完成。我们的光缆测试模块可以在较短时间内完成更多的测试。降低测试费用的同时让您有更多的时间做其他工作。每年可以轻松减少100小时以上的测试时间。
单键切换双绞线与光缆测试
只有DTX平台提供的可选光缆模块,可以让您永远不会在寻找光缆适配器上浪费时间。对光缆的认证测试可以随时进行。没有其他的测试方案使您通过一个按键就可以在双绞线与光缆测试之间进行切换。
认证多模和单模光缆
DTX系列的光缆模块使用LED光源,VCSEL光源和激光光源,以确保符合标准的认证测试。通过LinkWare软件可以存储、下载、管理和打印全面的认证测试报告。
提供完整的EIA/TIATSB140一级认证
我们全面的一级认证测试包括损耗、长度和即性测试。您可以确认光缆链路的性能和安装质量。在多个波长上测量光缆的损耗,测量光缆的长度并验证其极性。在两根光缆链路上双向测试而无需交换主机与远端的位置。
快速查找光缆链路的故障
集成在光缆模块上的可视故障定位仪（VFL）使诊断简单的光缆链路问题变得快速和简单,内置激光器的高亮度可视故障定位仪（VFL）能帮助您定位许多近距离的光缆故障,并可用于验证连通性和极性。独有的集成式设计确保可视故障定位仪（VFL）在您需要的时候随时可以提供帮助。
  
DTX交流接线图测试功能
能够按照TIA/EIA标准认证采用中间跨接法（Mid—Span）PoE控制器的双绞线电缆链路。DTX交流接线图功能测试每条链路上的布线,确保在部署VoIP电话、无线接入点（AP）、安全监控摄像头和其他PoE装置之前确认它们能够与中间跨接的电源协同工作,并识别部署之后可能出现的故障。
跳线测试
新的更加严格的TIA标准以及Cat　5e/CLasse　D和Cat6/ClassE高速数据电缆系统对跳线的要求比以往任何时候都高。现在福禄克网络提供最为方便的跳线测试手段。简单地将兼坚固紧凑的跳线测试适配器连接到DTX系列电缆分析仪并下载测试的数据库,您就有了高速、全自动、满足TIA标准的跳线测试手段。
同轴线缆测试
DTX系列电缆认证分析仪增加了测试同轴电缆系统的功能,包括上一代的数据电缆（例如10BASE－2或10BASE－5以太网）和视频分发同轴电缆,功能得到了进一步增强。福禄克网络公司全新同轴电缆测试适配器和升级软件为您的DTX系列电缆认证分析仪增加了如下同轴电缆测试功能：长度；传输延迟；电缆（输入）阻抗和作为信号频率功能的插入损耗。
面向未来需要的9000MHZ测试频率
DTX系列电缆分析仪的顶级型号：DTX－180－支持高达900Mhz的测试频率。这一高宽带支持ISOClassF链路的要求,并满足运行万兆以太网的双绞线测试。她还能够帮助您认证其他的链路应用,例如在双绞线布线系统上的视频传输。在市场上还没有其他的测试仪在兼容超5类、6类测试要求的同时还能保护您的投资以适应于未来的需要。
始终保持精确的测试
DTX系列电缆认证测试仪的精度比当今市场中任何测试仪的都要高。测试仪的整体精度是两个关键因素的函数：一个是测试以自身的精度水平—确保测试仪能够提供正确可信的通过/失败结果；另一个是永久链路适配器的技术,它是由与被测试链路接口相连的测试适配器的质量和特性决定的。超级IV级的测试精度
迄今为止,测试仪都是设计成满足III级精度的要求。ISO/IEC（国际标准）要求Class　F链路要求600Mhz,并且要求测试仪需要满足IV级精度。DTX系列满足并超越了这个要求,确保您在全频率范围内的测试结果都有更高的可信度。
永久链路测试适配器技术减少了误判
商用跳线—包括超5类、6类以及7类—如果直接用于测试永久链路,会造成对组多合格链路的误判,浪费大量时间用于诊断故障和重复测试。由于跳线的反复卷曲和展开,以及现场环境下不经心的存放等日常损耗,会导致其性能随时间不断降低,最明显的是影响回波损耗,这些通常都是造成测试不合格的原因。
在福禄克网络公司,我们保证将测试精度放在首要位置。这就是我们开发高性能永久链路适配器以取代商用跳线的原因。我们独有的技术可以确保在测量回波损耗时有更高的精度红人稳定性,同时也提高了其他所有测试参数的精度—不仅仅是某一次测试的精准,而是没一个测试的精准—长期的精准。
其他信息
DTX—1800CH,DTX—1800CH电缆认证分析仪
DTX—1200CH,DTX—1200CH电缆认证分析仪
DTX—LTCH,DTX—LT电缆认证分析仪
DTX－CLT,DTX－CLT电缆认证分析仪
DTX－1800－M　CH,带多模光缆模块的DTX－1800电缆认证分析仪
DTX－1800－MS　CH,带单模,多模光缆模块的DTX－1800电缆认证分析仪
DTX－1800－VCH,带千兆多模光缆模块的DTX－1800电缆认证分析仪
DTX－1200－M　CH,带多模光缆模块的DTX－1200电缆认证分析仪
DTX－1200－MS　CH,带单模,多模光缆模块的DTX－1200电缆认证分析仪
DTX－1200－VCH,带千兆多模光缆模块的DTX－1200电缆认证分析仪
附件和选件
DTX－CHA001S,Cat6/Class　F通道适配器
DTX－PLA001S,通用永久链路适配器及PM06个性化模块
DTX—NSM,DTX网络测试模块
DTX—FTK,DTX多模灌篮测试工具包
DTX—MFM,DTX多模光缆模块
DTX—SFM,DTX单模光缆模块
DTX—GFM,DTX千兆多模光缆模块
DTX—PCU6S,DTX系列UTPCat6跳线测试适配器
DTX—COAX,DTX同轴电缆测试适配器
DTX—TERA,TERA适配器套件
DTX—SER,RS—232串行电缆(DB—9至IEEE1394)
DSP—PM06,Cat6个性化模块
DTX—MCR—U,多媒体卡（MMC）读卡器USB
LInkWare,LinkWare电缆测试管理软件,可以从福禄克网络公司免费下载
LinkWare—Stats,LinkWareStats报告统计软件选件,LinkWare软件的测试报告