标题：试验变压器电源控制台
概述：
试验变压器电源控制台是轻型试验变压器的专用配套设备，试验变压器电源控制台具有使用维修方便、性能优越使用安全可靠、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备。
试验变压器电源控制台用于0.5～100KVA试验变压器的调压控制。其工作原理是：通过调整自耦调压器输出电压，实现试验变压器额定压器额定电压范围内的工作电压调节。同时，控制台内装有高压输出电压表，低压输入电流表及过流保护电路。可经方便地读取试验电压值，并能可靠地保护备。其原理简单、结构紧凑、工作可靠，是进行耐压试验理想设备。　试验变压器电源控制台按结构分箱式，台式，电动式三种。
台式结构
台式结构面板布置及内部结构见图6，其外形美观大方，底部有脚轮，便于移动。  1—外壳 2—元件板 3—电器元件 4—接线柱
5—面板 6—调压器（手柄） 7—万向轮 8—电压表（-PV）
9—时间继电器（-KT）　10—电流表（-PA）
11—电源指示灯（-HL1） 12—零位指示灯（-HL2）
13—送电指示灯（-HL3） 14—过压指示灯（-HL4）
15—报警指示灯（-HL5） 16—电压继电器（-KV）
17—过压倍率选择开关（-SA2） 18—启动按钮（-1SB1）
19—计时按钮（-1SB1） 20—停止按钮（-2SB）
21—过流倍率选择开关（-SA1） 22—电流继电器（-KA）
电动台式结构
所示为电动控制台面板图，本产品采用电动调压器，输出波形好，匀速升降电压。  1．电流继电器（-KA） 2．低压电流表（-PA）
3．数显时间继电器（-KT2） 4．高压电压表（-PV）
5．电压继电器（-KV） 6．电源信号灯（-HL1）
7．零位信号灯（-HL3） 8．合闸信号灯（-HL2）
9．升压信号灯（-HL5） 10．降压信号灯（-HL4）
11．计时信号灯（-HL7） 12．过压信号灯（-HL6）
13．报警信号灯（-HL8） 14．合闸按钮（-1SB1）
15．断电按钮（-2SB1） 16．点动升压按钮（-1SB3）
17．点动降压按钮（-1SB2） 18．电动升压按钮（-1SB4） 19．电动降压按钮（-1SB6）
20．电动停止按钮（-2SB4） 21．计时按钮（-1SB5）
产品特性
1、监视功能：输出电流仪表电压 零位指示分/合闸指示计时指示
2、保护功能：过流保护 时间继电器
3、采用新型时间继电器，计时范围更广。
4、采用新型电流继电器，更精确、更可靠，确保人身及设备安全。
5、 结构合理，体积小，重量轻  试验变压器电源控制台参数：

参数：
1、额定容量：3～300KVA
2、 额定输入电压：220V、380V
使用方法
操作箱（台）使用方法：
（1）检查总电源是否与输入电源一致（10KVA以下为220V、10KVA以上为380V），根据需要调整好电流继电器（-KA）、电流倍率转换开关和电压继电器（-KV）、电压倍率转换开关的动作值和倍率，同时设定好时间继电器的动作值。
（2）送上电源，绿灯（-HL2）亮，调压器手轮置于零位时，黄灯（-HL1）亮，此时可送电操作。
（3）按下送电按钮（-1SB），主接触器（-KM）吸合，调压器（-TD）受电，绿灯（-HL1）灭、红灯（-HL3）亮，扬声器发出警报声，同时报警灯（-HL5）闪光，延时10~15秒后，声光同时自停，可以进行试验。
（4）顺时针旋转调压器手轮，注视电压表（-PV）的指示，以每秒小于3KV的升压速度升压，当升到所需值时，按下计时按钮（-1SB1），并密切关注试品情况。
（5）使用操作台时，在操作台升压或耐压过程中，如出现过压时，电压继电器（-KV）动作，声光报警，这时应逆时针旋转调压器手轮，降至所需的试验电压。
（6）在升压或耐压试验中，如发生短路、闪烁、击穿等造成过流时，电流继电器（-KA）动作，调压器自动断电，表示被试品不合格。 
（7）达到所定耐压时间后，时间继电器（-KT）吸合，扬声器发出警报声，表示被试品合格，同时将调压器手轮旋回零位，声光报警停止，按下停电按钮（-2SB），断开计时按钮（-1SB1），切除电源后方可拆卸设备或更换试品（直流试验或大容量被试品还需充分放电）。
仪表及继电器的设定
2.7.1 电压表及电压继电器
本产品使用的电压表在100V时达到满刻度（特殊定制除外），因为试验变压器的测量线圈也是100V，当试验变压器达到额定电压时，通过测量线圈（仪表端子）加在电压表两端的电压为100V，电压表达到满刻度；本产品使用的电压继电器最大动作值为200V，线圈并在电压表两端，通过拔动电压继电器指针及切换电压倍率开关调节动作值大小，其动作值=试验变压器额定电压× ×电压倍率开关指示倍率。若产品面板上无电压倍率转换开关，倍率为1。
2.7.2 电流表及电流继电器
本产品使用的电流表在≤20A时为直通表，>20A时则通过电流互感器及相应倍率的电流表测量（特殊规格除外）。在使用直通表测量时，电流继电器动作值=继电器指针指示值×电流倍率开关指示倍率；使用电流互感器及相应倍率的电流表测量时，电流继电器动作值=继电器指针指示值×互感器倍率×电流倍率开关指示倍率。若面板上无电流倍率开关，倍率为2。
2.8 注意事项（1）本系列产品严禁超负载运行。
（2）使用前须先用500V兆欧表检测绝缘电阻，其值不低于2MΩ，在连接试验变压器前应空机通电完成操作过程，检查调压器输出是否正常。
（3）使用前应检查电气元件及各触点是否松动，接触是否良好。
（4）工作和存放场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和侵蚀性介质。
（5）必须由专业人员操作，并严格遵守操作程序。
使用与维护1. 开箱时应检查设备的完好与否；特别是接线端子是否松动，调压器的碳刷与调压器表面是否接触良好。 
2. 严格按操作程序操作，在使用前请仔细阅读说明书。
3. 长期不用，在重新使用前应用2500V兆欧表检查主回路对地绝缘电阻，其值不应低于1.5MΩ。
操作使用方法
操作程序1. 按相关规程设置好场地，接好设备连线，有条件的地区应有专门负责安全的 人员在场指导。
2. 操作前应根据被试品的容量及电压等级，调整好电流继电器（KA）。
3. 合上电源开关，按下送电按钮接触器吸合，调压器带电电源信号灯灭，送电信号灯亮，此时可以进行升压试验。
4. 缓慢顺时针旋动调压器手柄（电动控制台按下点升按钮）并密切注视电压表（应以每秒3KV的速度升压为宜）当升压至被试品规定的耐压值时应及时按下计时按钮，并密切注视被试品情况。
5. 当达到被试品规定的耐压时间时台（箱）内会发出报警（铃）声，表示被试品耐压合格，此时应将调压器手柄逆时针方向旋动（电动控制台按下点降按钮）使调压器归零。并按下停止按钮，切断电源。
6. 在升压或耐压试验过程中，如出现过电压，应及时逆时针旋动调压器旋钮（电 动控制台按下点降按钮）使电压回到规定值。
7. 试验过程中如电流表电流指示超出被试品规定的范围，应立即停止升压找出相关原因再行试验。
8. 在升压或耐压试验过程中，如发生短路、闪络、击穿等过电流时，电流继电器会动作使调压器自动断电，表示被试品不合格。此时应将调压器回零，并将计时按钮复位。以便下次操作。
使用条件1. 环境温度：0-40℃。
2. 海拔高度：<2000m。
3. 相对湿度：<85%。
4. 使用场地内应无严重影响绝缘的气体、蒸气、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。
使用条件
1.环境温度：0—40℃；
2.海拔高度：<1000m；
3.相对湿度：<85%；
4.工作场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。