标题：高低温测试仪
型号规格
列表1
容积（单位：L）[1]
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101-L[2]
450×450×500
1200×1000×1650[3]
LRHS-225-L
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-L
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-800-L
800×1000×1000
1550×1600×2250
LRHS-1000-L
1000×1000×1000
1850×1600×2250
  高低温测试仪实物图列表2
型号规格
工作室尺寸（D*W*H）mm
外形尺寸（D*W*H）mm
温度范围
BJYSL-GDW-100
450×450×500
1150×1050×1750
A:-20℃～150℃
B:-40℃～150℃
C:-60℃～150℃
BJYSL-GDW-225
500×600×750
1200×1100×1900
BJYSL-GDW-500
700×800×900
1450×1400×2150
BJYSL-GDW-800
800×1000×1000
1500×1550×2200
BJYSL-GDW-010[1]
1000×1000×1000
1720×1580×2280

低温控制方式
为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求，本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点，后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。
控制系统
控制器：进口数显触摸按键，P.I.D 微电脑S.S.R温度控制器（韩国三元ST190仪表）　　精度：0.1℃（显示范围）　　感温传感器：PT100铂金电阻测温体　　控制方式：热平衡调温调方式　　温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制　　具有自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精确稳定　　附属功能：故障报警及原因、处理提示功能（启动警报时灯亮）　　断电保护功能　　日历定时功能（自动启动及自动停止运行）　　自诊断功能
供电条件
电源要求：AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率：总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用（建议电源开关容量：32A）
制冷系统
压 缩 机：全封闭法国泰康；
制冷方式：双机复迭制冷；
冷凝方式：强制风冷；
制 冷 剂：R404A、R23（环保型）；
全系统管路均作通气加压48H捡漏测试；
加温、降温系统完全独立；
内螺旋式冷媒铜管；
干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件。
产品用途
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。
箱体结构
体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。  箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
补水箱置于控制箱体右下部，并有缺水自动保护，更便利操作者补充水源。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
加湿系统管路与控制线路板分开，可避免因加湿管路漏水发生故障，提高安全性。
水路系统管路电路系统方便维护和检修。
箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。
箱体左侧配一直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。
可程式控制器
温湿度控制仪表采用（触摸屏）全进口超大屏幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易。
控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示。
具有120组程式12000段999循环步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分。
资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机。
具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能。
具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。
冷冻及风路循环系统
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温湿度分布均匀。
风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。
控制系统
温度控制采用全进口触摸按键式仪表，操作设定简单。
资料及试验条件输入后，控制器具有锁定功能，避免人为触摸而改变温度值。
具有P.I.D自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精确稳定。 
电器控制主件采用日本进口OYO仪表，更好地控制温度.。
符合国家标准
GB/T2423.1.2.3
技术参数
性能指标温度范围
A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃
湿度范围
30~98% R?H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R?H
升温时间
-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min
温湿度运行控制系统控制器
进口微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数）
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H
温湿度传感器
铂金电阻?PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器
供水系统
加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮

高低温测试仪主要部件品牌
1、工作室内体及空调室送排风孔板均采用国际通用SUS304#不锈钢板制造，工作室外壳均采用进口不透钢SUS304# 数控冲床冲冲制而成。 
2、中央控制器采用进口韩国“三元”TEMI880NLCD液晶触摸屏[4]可编程双回路智慧电脑温度控制器。 
3、数位式超温保护装置。 
4、执行电器采用 
A、法国“施耐德”交流接触器、热继电器 
B、韩国“梅兰日兰”断路器，漏电保护器 
C、美国“郎宁”固态继电器 
D、日本“欧姆龙”小型继电器 
5、感温组件：加长遮罩型PT100铂金电阻。 
6、空调箱内的加热导线采用能长期耐高低温之聚四氟乙烯航空镀银护导线。 
7、采用镍铬合金螺纹电加热器。 
8、制冷机采用全封闭压缩机（意大利） 
9、制冷配件采用 
A、意大利生产水冷凝器 
B、瑞典“阿伐拉伐”板式冷凝蒸发器 
C、意大利“R&C国创”高效翅片式蒸发器 
D、瑞典“大洲”压力保护开关、手阀 
E、美国“斯波兰”或美国“ALCO”干燥筛检程式 
F、美国“AC&R”消声器 
G、德国“ESK”或美国“ALCO”油分离器 
H、意大利“卡斯托”电磁阀 
J、丹麦“丹佛斯”单向止逆阀 
10、意大利全封闭压缩机（或法国“泰康”）。 
11、冲击试验辅助制冷：液氮 
12、密封材料采用能长期耐高低温之环保型硅橡胶条密封。 
13、保温材料采用硬质聚胺脂发泡加玻璃纤维。