标题：压力校验源
压力校验源简介
压力校验源按介质分为液体压力校验源（水介质压力源和油介质压力源），气体压力校验源，真空压力校验源，按压力范围分为：真空压力校验源，微压压力压力源，高压压力校验源，以及各类超高压力压力校验源。
以下是具体的参数：
名称
型号
压力范围
微压气体校验源
2001A
-40-40KPA
微压气体校验源
2001B
-100-600KPA
气体真空校验源
2002
-0.1-10MPA
液体压力校验源
2003
0-250MPA
气瓶减压器校验源
2005
0-25MPA 0-4MPA
便携式气体压力校验源
2006
-0.1-6MPA
便携式液体压力校验源
2006B
0-60MPA
水介质高压校验源
2008
0-100MPA
正压压力表校验器
60
0-60MPA
压力表校验器
6
-0.08-6MPA

水介质高压压力源是我公司最新研发的产品。本产品采用优质进口不锈钢，国外先进的密封技术，特殊的加工工艺，以及超声波专业清洗彻底祛除了油污，是各行业计量工作中对禁油仪表检定维修的必备设备。
主要用于航空，航天，食品，卫生，军工，冶金等计量部门校验禁油仪器仪表使用。
特 点
◆传压介质为洁净无杂质的水，不污染环境
◆淘汰了油水隔离器，避免了油水隔离器中隔离膜破裂后对压力源的污染及被检仪表进油后的不安全隐患。
◆特殊的螺旋升降压装置，使得升压及回检平稳，极易操作。
◆解决了传统截止阀控制回检的不稳定性。  水压源　　◆平铺开放式结构，易于保养和维护。
◆独特的排气机构，绝无不造压以及上压困难的现象。
◆介质外排，避免了脏介质循环使用对压力源的污染。
技术参数
◆压 力 范 围:（0～60）Mpa (0～100)MP
◆最小可控调节度:1kPa
◆体 积: 410×310×120（mm）
◆重 量：10kg高压液体压力源产品选用美国ENERPAC（恩派克）手动高压泵，优质进口不锈钢，国外先进的密封技术，经过多种加工工艺精制而成。完全采用开放式结构，更便于维护；螺旋式升降压，升降压平稳，压力瞬间即可稳定，回程检定极易操作;适宜于：食品卫生，航空航天，军工，冶金，计量等行业在校验压力变送器，压力传感器，精密（普通）压力表等其它压力仪器仪表时提供稳定，快捷，安全可靠的超高压压力源。
特 点
◆进口造压泵，安全可靠，无堵塞
◆螺旋式升降压，升降压平稳，回程检定极易操作
◆国际最先进密封技术，寿命长，无泄漏
  气压源◆超精细微调，可控压力变化值更精确
◆开放式结构，方便清洗与维护
◆3个输出口，可以同时校验2块表，亦可按照客户需求定制多个输出口
◆输出口采用快速活接头，不用扳手便可轻松拆装仪表
◆出厂配精致便携的铝合金手提箱
技术参数
◆压力范围:
2003A-30M:0～30MPa (液压油) XY-2003B-60M:0～60MPa (液压油)
2003C-100M:0～100MPa (液压油) XY-2003D-160M:0～160MPa (液压油) 
2003E-200M:0～200MPa (蓖麻油) XY-2003F-250M:0～250MPa (蓖麻油)
◆输出口尺寸：M20*1.5(可根据现场仪表接口不同提供各种转换接头，详见压力附件)
◆最小可控调节量：0.2MPa
◆油箱容积: 700ml
◆体积:410mm×310mm×180mm(8003A型410mmX310mmX120mm)
◆重量:10kg(8003A型重量5kg)高压气体压力源我公司开发研制的用于高压、中压、低压气体压力及真空压力的压力源，该产品产品选用优质进口不锈钢及铝合金材料。采用先进的航空密封技术及密封材料，经过多种加工工艺精制而成，产品的独特结构和极易操作的特点是校验压力表、压力变送器、压力传感器等其他压力仪表及真空压力仪表的理想设备。
特 点
◆传压介质为空气，清洁卫生，不污染环境，提高校验仪表的准确度
◆集正、负造压于一体，正、负压转换方便
◆开放式结构，操作简单，极易维护
◆杠杆式加压，超大范围加减压，使升降压过程更稳定
◆可外接气源，省时省力
◆精细微调，提供更高的显示分辨力
◆3个输出口，可以同时校验2块表，亦可按照客户需求定制多个输出口
◆输出口采用快速活接头，不用扳手便可轻松拆装仪表
◆出厂配精致便携的铝合金手提箱
技术参数
◆造压范围：(－0.095～10）MPa。
◆选型：XY-2002a(－0.095～4）MPa 低压 
2002b(－0.095～6）MPa 中压
2002c(－0.095～10）MPa 高压
◆输出口尺寸：M20*1.5(可根据现场仪表接口不同提供各种转换接头，详见压力附件)
◆最小可控调节度：10Pa
◆输出接口：M20×1.5（三个）
◆体积：300mm×300mm×150mm
◆重量：10kg气体压力源气体压力源采用优质不锈钢及铝合金材料，德国frendenberg(弗罗伊登贝克)公司的密封件以及气动行业国际最大跨国公司FESTO（费斯托）的部分原件精制而成。
是检验压力（差压）变送器，压力传感器、普通（精密）压力表以及其他压力仪器的主要设备之一。在压力校验工程中中，它既能够提供稳定的气压压力源，又能提供稳定的最大化得负压。
特 点
◆开放式结构、操作简单，维护方便
◆推拉式加压，可远传检定仪表
◆超大范围微调，最小可控调节细度高
◆集正负造压于一体，正负压切换方便
◆密封性能优越，不易泄漏
◆输出口采用快速活接头，不用扳手便可轻松拆装仪表
◆出厂配精致便携的铝合金手提箱
技术指标
◆压力范围：（-100～0～600）kPa
◆输出口尺寸：M20*1.5(可根据现场仪表接口不同提供各种转换接头，详见压力附件)
◆最小可控调节度：0.1Pa
◆外形尺寸：300mm×220mm×120mm
◆重量：3.3kg便携式手动液压源便携式手动液压源目前在我国计量检定或校验行业中，普遍采用的是活塞压力计或者台式压力源、电动压力校验台等产品，这些产品一般都体积大，去现场校验不宜携带，而国外的便携式的产品采用手钳式。加压费劲，操作复杂，结合以上原因，我公司新近开发一款易于携带、结构简单、操作省力的便携液体压力源。
主要特点
◆结构简单、操作省力（远比手钳型压力泵省力）
◆便于携带、不易泄露、维护方便
◆不怕脏、不怕潮
◆可以产生负压（-0.09～60MPA）
◆可与多个量程智能数字压力校验仪连接使用
技术参数
造压范围:（-0.09～0～60）MPa
体积：290mm×150mm×110mm
调节细度：10kPa
重量：小于2kg便携式手动气压源概 述
便携气体压力源是目前在我国计量检定或校验行业中，普遍采用的是活塞压力计或者台式压力源、电动压力校验台等产品，这些产品一般都体积大，去现场校验不宜携带，而国外的便携式的产品采用手钳式。加压费劲，操作复杂，结合以上原因，我公司新近开发一款易于携带、结构简单、操作省力的XY-2006A便携气体压力源。
主要特点
◆结构简单、操作省力（远比手钳型压力泵省力）
◆便于携带、不易泄露、维护方便
◆不怕脏、不怕潮
◆可以产生负压（-0.1～6MPA）
◆可与多个量程智能数字压力校验仪连接使用
技术参数
造压范围:（-0.1～0～6）MPa
体积：270mm×150mm×150mm
调节细度：0.1kPa
重量：小于2kg手动微压源概 述 
微压气体压力源，采用优质不锈钢及铝合金材料，德国进口密封件及连接件精制而成。
微压气体压力源是校验微（差）压变送器，微压传感器，微压膜片压力表等微压仪器仪表的主要设备之一。在数字压力校验系统中，它能够提供稳定且可以控制压力变化足够小的微压压力源。
特 点
◆操作简单，维护方便
◆升降压平稳，受外界温度影响小
  微压源◆最小可控调节细度高
◆密封性能优越，接近零泄漏
技术指标
◆压力范围：（-100-600）kPa
◆最小可控调节度：0.01Pa
◆外形尺寸：270mm×210mm×100mm
◆重量：2.6kg