标题：Affri
一，Affri公司介绍
意大利AFFRI公司简介
意大利AFFRI公司总部位于意大利工业最发达的瓦雷泽市，紧靠米兰市。
从1952年开始，Affri Giovanni创建了公司，开始研制、生产高技术、高精度的精密计量仪器，在1954年，AFFRI公司开始专注于研发、生产硬度测试仪器。是世界知名的硬度计专业生产厂家。
AFFRI公司研制和生产的各种型号硬度计，产品在行业是领先者：
   AFFRI公司生产了世界上第一台便携式洛氏硬度计；
   AFFRI公司生产了世界上第一台具有自动调零和预加载功能的便携式洛氏硬度计；
   AFFRI公司生产了世界上第一台自动台式硬度计；
   AFFRI公司生产了带加载控制单元的闭环加载系统（AFFRI专利）；
   AFFRI公司与WILSON、INSTRON公司签署协议，允许其在美国经销带AFFRI SYSTEM专利系统的硬度计
   AFFRI公司研制成功带闭环加载系统的快速硬度测试装置；
   AFFRI公司制造标准机（应用AFFRI SYSTEM专利），具有更高的准确性；
此后，AFFRI公司还生产了世界上第一台带有浮动测头、型号为RS的台式硬度计，以及闭环测力系统和执行各种硬度标尺的AFFRI测量系统，随着科技的进步，AFFRI公司在不断的研制、开发、生产高精度的硬度计量仪器；AFFRI公司生产的硬度计种类齐全、范围宽广，种类包括：洛氏、布氏、维氏、邵氏等等。可分为模拟、数字显示、自动、便携等等。
2002年，AFFRI公司生产了世界上顶级的标准硬度计，用来检定、校准各种硬度测试仪器、标准硬度块，在AFFRI硬度计目录首页表格中，给出了AFFRI专利的系统与传统机构硬度计的比较结果，从中可以确定AFFRI专利的系统是世界上最好的硬度计测试方法。
AFFRI公司的今天
现在AFFRI公司已经在制造硬度测试的标准硬度计，并拥有最广泛的产品线和最高的测试精度：
普通型号-通用布氏、洛氏、维氏硬度计；
特殊型号-自动硬度测试系统、高度硬度测试系统；
便携式产品；
塑料，橡胶，纸类，水果等材料硬度计；
意大利AFFRI公司产品范围包括各种类型和测量范围的便携式，台式标准硬度计，同时也是为数不多的可以按照客户要求特殊定制硬度计的专业生产厂家，从各个国家计量室标准硬度计到生产车间使用的高自动化的测量硬度的流水线，从小型零件到汽车行业曲轴、缸体、齿轮、轴到处可以看见AFFRI公司的产品在使用。
从1964年开始，AFFRI公司开始生产基于结合测试载荷及创新设备及AFFRI系统的硬度计。
很长时间以前AFFRI电子自动加载系统就已经替代了传统的硬度计使用的砝码加载及升降丝杠系统。
AFFRI电子自动加载系统几年前已成为受保护的注册专利。使用AFFRI专利的闭环载荷控制系统（专利号AFFRI N.1175158）也可以进一步增强仪器的准确性、稳定性和操作性能。
当AFFRI公司制造出真正意义的全自动洛氏、布氏、维氏硬度计后，硬度计性能得到了极大的提高；只需要一个启动按钮即可连续完成整个测量过程：定位，夹紧工件、执行测量。
AFFRI电子自动加载，配合应用AFFRI专利的闭环控制系统，技术等级极高，可保证全自动，高速度测试过程的准确可靠。
AFFRI公司产品近50年的历史使其在全球各个行业有广泛的客户群。
其中包括，美国GM，美国DETROIT DIESEI CO，奔驰BENZ，卡特比勒，ABB，法拉利汽车公司，KIA MOTORS，LEBELIER，等等。
二，Affri硬度计先进性
AFFRI硬度试验机先进性介绍
1. AFFRI自动电加载、全闭环控制系统
AFFRI硬度试验机和其他公司传统硬度试验机比较：AFFRI硬度计应用AFFRI SYSTEM专利电子闭环控制系统，加载力连续控制，控制频率1kHz/秒，直接加载在轴向侧头上，具有高度的稳定性。相对于传统的静载荷硬度试验机无冲击，无振动，无过载，无载荷误差。
AFFRI硬度测试系统应用HENENHAIN光栅位移传感器，0.1um分辨率，光栅位移传感器长度可达60mm，这样压头就可以有很大的行程（最多50mm），通过微处理器控制加载基准零位和测量数据采集处理。AFFRI硬度试验机的测量值是实际压痕深度，所以硬度测量值也是工件的真实硬度数值。
AFFRI公司生产的硬度试验机有自动型、手动型、便携型，从而测量出高精度的布氏、洛氏、维氏硬度值。
2.AFFRI测量系统非杠杆砝码结构
AFFRI所有硬度计均由压头轴向上的绝对测量系统测量，而不是通过杠杆放大系统使测力间接的通过杠杆系统施加到压头；其他厂家的硬度计，测量装置布氏直接在测头上，测力通过杠杆以1:10比例放大；而通过杠杆机构，压痕深度以1:5的比例传递到测量装置；
3. 不存在静载荷系统，采用的是全闭环控制的测压传感器的高精度技术。
4，能够在靠近振动的环境中使用。不用调水平，不会影响测量结果精度。
5，AFFRI采用的是硬度测试系统，操作简单，测试过程只需一个执行动作就可得到测量结果：自动接触工件表面，自动夹紧，自动施加初载荷和主载荷，自动释放主载荷和初载荷，自动松开工件，返回初始位置。整个过程只需3秒钟，测量精度极高，系统极其稳定；初载荷和主载荷是由AFFRI专利的闭环系统中压电元件控制。因此初载荷和主载荷是逐渐生成并增加到预定数值。初载荷，主载荷和压痕深度测量装置完全在压头的轴向，没有转换和偏差，所以和系统的预设值保持高度一致。
6.表面变形自动补偿，能够检测不稳定工件，弹性工件，中空工件。
7.测试速度非常高，可以节省测量时间。通过可编程适配器能够用于生产过程和实验室中的快速测量。符合EN ISO 6508-6507-6506中的所有要求。在各种操作条件下R&R精度结果和重复性保持不变，对灰尘，油污或者工件不稳定、不规则工件测量，精度不受影响。
8.第一次测量值就是准确的，无需第二次测量。
9.如果选择尺寸为330X390mm的大工作台，可承受最重达2000Kg的工件，保证工件的稳定性，工作台和仪器是一体的。
10. 只需一个操作动作，中间不需中断而执行整个测试过程：
测头在50mm或者更长的行程上向下移动接触到工件，自动夹紧工件，工件或者测试表面偏差补偿，预载荷和主载荷施加，移除主载荷，读数，移除初载荷，松开工件，侧头向上返回，整个测试过程无中断；载荷由测压元件生成并受闭环系统控制。
11，数字式测量，通过键盘将数据输入进行维氏测量，通过CCD相机，计算机，软件可轻松通过鼠标来进行维氏测量，自动进行洛氏-布氏测量，仪器设置有统计功能可用于质量控制。
12，洛氏-布氏-维氏三合一的仪器。载荷范围从1-187.5（大载荷可选），包括6级洛氏，12级维氏，10级布氏。HBT直接读出测量值，布氏数字式光学读数，HV通过旋转目镜数字式读出，目镜放大倍数5级；
三，Affri system 闭环加载控制系统
AFFRI SYSTEM闭环加载控制系统专利介绍
AFFRI SYSTEM专利电子闭环加载系统，有独立压头，力传感器反馈控制装置、电机驱动机构、微处理器四部分构成。
微处理器控制无极伺服电机驱动丝杠加载，压头由丝杠驱动进行加载、保压、卸载，力传感器监控加载过程和载荷大小，检测频率为1KHz，将信息反馈给微处理器，由此形成一个闭环加载过程。
由于力传感器和压头同轴线，载荷直接作用在压头主轴线上，不会产生偏差，摩擦，过载，同时无需调平，速度快，不需要油压阀，不需要经常维护。
随着技术的进步，现在应用AFFRI SYSTEM专利电子闭环加载系统的硬度计可实现布氏，洛氏，维氏测量，通过一个命令，即可完成整个测量过程，具有全自动，快速，精确的特点。
四，Affri产品
1，便携式硬度计1.1意大利AFFRI 便携式硬度计METALTEST