标题：在线水质分析仪
简介
在线水质分析仪 既是对水质各项参数实时监测，达到所需的目的。
工作原理
水质分析仪的工作原理 ：
污水处理厂使用的分析仪有两种：pH计和溶氧分析仪。
pH计的工作原理水的pH值随着所溶解的物质的多少而定，因此pH值能灵敏地指示出水质的变化情况。pH值的变化对生物的繁殖和生存有很大影响，同时还严重影响活性污泥生化作用，即影响处理效果，污水的pH值一般控制在6.5～7之间。 水在化学上是中性的，某些水分子自发地按照下式分解：H2O=H++OH-，即分解成氢离子和氢氧根离子。在中性溶液中，氢离子H+和氢氧根离子OH-的浓度都是10-7mol/l，pH值是氢离子浓度以10为底的对数的负数：pH=-log，因此中性溶液的pH值等于7。如果有过量的氢离子，则pH值小于7，溶液呈酸性；反之，氢氧根离子过量，则溶液呈碱性。 pH值通常用电位法测量，通常用一个恒定电位的参比电极和测量电极组成一个原电池，原电池电动势的大小取决于氢离子的浓度，也取决于溶液的酸碱度。该厂采用了CPS11型pH传感器和CPM151型pH变送器。具体结构如图1所示，测量电极上有特殊的对pH反应灵敏的玻璃探头，它是由能导电、能渗透氢离子的特殊玻璃制成，具有测量精度高、抗干扰性好等特点。当玻璃探头和氢离子接触时，就产生电位。电位是通过悬吊在氯化银溶液中的银丝对照参比电极测到的。pH值不同，对应产生的电位也不一样，通过变送器将其转换成标准4～20mA输出。
溶氧分析仪的工作原理水中的氧含量可充分显示水自净的程度。对于使用活化污泥的生物处理厂来说，了解曝气池和氧化沟的氧含量非常重要，污水中溶氧增加，会促进除厌氧微生物以外的生物活动，因而能去除挥发性物质和易于自然氧化的离子，使污水得到净化。 测定氧含量主要有三种方法：自动比色分析和化学分析测量，顺磁法测量，电化学法测量。水中溶氧量一般采用电化学法测量。麦该厂采用了COS 4型溶氧传感器和COM252型溶氧变送器。 氧能溶于水，溶解度取决于温度、水表面的总压、分压和水中溶解的盐类。大气压力越高，水溶解氧的能力就越大，其关系由亨利（Henry）定律和道尔顿（Dalton）定律确定，亨利定律认为气体的溶解度与其分压成正比。 以COS 4氧量测量传感器为例，结构如图2所示。其中的电极由阴极（常用金和铂制成）和带电流的反电极（银）、无电流的参比电极（银）组成，电极浸没在电解质如KCl、KOH中，传感器有隔膜覆盖，隔膜将电极和电解质与被测量的液体分开，因此保护了传感器，既能防止电解质逸出，又可防止外来物质的侵入而导致污染和毒化。 向反电极和阴极之间施加极化电压，假如测量元件浸入在有溶解氧的水中，氧会通过隔膜扩散，出现在阴极上（电子过剩）的氧分子就会被还原成氢氧根离子： O2+2H2O+4e-® 4OH-。 电化学当量的氯化银沉淀在反电极上（电子不足）：4Ag+4Cl-® 4AgCl+4e-。 对于每个氧分子，阴极放出4个电子，反电极接受电子，形成电流，电流的大小与被测 图1 pH测量电极（左）和参比电极（右）的结构 图2 三电极COS溶氧传感器结构图 污水的氧分压成正比，该信号连同传感器上热电阻测出的温度信号被送入变送器，利用传感器中存储的含氧量和氧分压、温度之间的关系曲线计算出水中的含氧量，然后转化成标准信号输出。参比电极的功能是确定阴极电位。 COS 4溶氧传感器的响应时间为：3分钟后达到最终测量值的90%，9分钟后达到最终测量值的99%；最低流速要求为0.5cm/s。
特点
pH计的特点pH电极上的玻璃随着时间推移会逐渐老化，梯度（单位pH值变化所引起的电极输出电位的变化值）恶化，花费较长时间才能达到稳定电位。一般电极的使用寿命，可达两年。另外，温度对老化也有较大影响，100℃下贮存几周的老化程度相当于室温下贮存一年的老化程度。 pH计具有高精度、高可靠性、安装及维护方便等优
溶氧仪的特点溶氧仪具有安装方便，标定周期长（3～4个月），对其他物质不敏感等特点，并且能监测隔膜和探头内电解质的使用情况，一般每一至三年更换一次电解质和隔膜。 COM252型溶氧变送器属智能化仪表，带有HART或Profibus通讯协议，还具有自诊断功能，当发生故障时，会显示故障代码，提示维护人员故障所在，通过查维护手册找出解决故障的办法，大大降低了维护时间和工作量。
安装及维护
pH计的安装和维护pH计的安装方式有流通式和浸入式两种。污水处理厂一般选用的是浸入式安装，如该污水处理厂的pH计安装在氧化沟的出口溢流槽内，此处的pH值较具有代表性，且水流平稳，对pH计不会造成大的冲击。 定期的维护有助于仪表的准确测量和延长仪表的使用寿命。应当注意传感器和变送器之间的专用电缆不能受潮，否则电极的高阻低压信号将无法传送至变送器。若电极不测量时，应将黄色保护套管套上，它能使电极处于湿润状态，有利于延长电极的使用寿命。每隔一个月左右，应对电极进行清洗，先用柔和的水流喷洗附着物，再将电极浸泡于清洗液中一段时间，而后用清水洗净。传感器支架也应清洗。每次清洗之后，要用缓冲剂溶液进行标定，目前国产的pH标定液中，pH=4的还可以，pH=7的不够准确，将会影响标定结果。所以最好使用生产厂家的标定液，生产厂家一般提供两瓶标准溶液，一瓶pH值等于7，用于标定仪表零点；一瓶pH等于4，用于标定仪表的信号输出斜率。
溶氧仪的安装和维护溶氧仪一般采用浸入式安装，在此应注意，一定要选用原厂的安装支架。厂家配带的安装支架为不锈钢制成，带有塑料链条，通过调整链条长度可以改变传感器的浸入深度，支架上的引导管保证了传感器始终处于垂直位置。支架部分都经过特殊设计，它可以将水面的波动传至浸入管，从而引起浸入管的轻微振动，使得通过浸入管在探头的表面产生一个附加的清洗效果。有的用户为了减少投资，自己制作安装支架，往往导致支架上的浸入管和传感器之间密封不严，污水渗入，使得专用电缆和传感器的连接处长期浸泡在污水中，容易造成传感器的损坏；有的甚至不做安装支架，直接将传感器投入水中，这样在传感器和电缆之间会形成较大的拉力，传感器更容易损坏。 溶解氧探头每周应用水轻轻清洗，发现膜头损坏应及时更换，电解液受污染也应及时更换。当污水中含有H2S、NH3、苯或酚这些成份时，对膜头是有害的。在这种场合下必须经常更换膜头。判断探头中电极的好坏只需看颜色即可，参考电极应是黑灰色，阴极（金电极）应呈黄色，而反电极必须发亮，否则应进行清洗或再生。 五、结束语 随着我国对水资源保护的日益重视，污水的净化处理显得越来越重要，而与之配套的处理过程所需的检测仪表是必不可少的。水质分析仪作为污水处理行业中最重要的仪表，除了选型和安装正确以外，定期的维护和标定也十分重要，而且是使仪表能够真正发挥作用的关键所在.
价格在线水质检测仪和便携式的仪器比较起来价格比较高
一般都是10万以上，氨氮在20万左右，重金属的就更贵了
厂家国外的厂家价格高，国外代理比如北京华京顺通科技有限公司　
水质安全106项检测指标与仪器
检测项目/参数
标准条款/检测细则编号
仪器设备名称、
型号/规格
价格预算
（万元）
序号
名称
1
色度
《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的1.1 
色度仪
0．5
2
浑浊度
《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的2.1 
实验室浊度仪
0．5
3
臭和味
《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的3.1 
/
/
4
肉眼可见物
《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的4.1 
/
/
5
pH
《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的5.1 
实验室pH计，HC-800全自动离子分析仪[1]
/
5
​液相，气相，原子吸收，原子荧光标液配置与实验分析所需超纯水设备G120-E 4
HC-800全自动离子分析仪[1]
/
6
总硬度(以CaCO3计)
《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的7.1 
滴定管、HC-800全自动离子分析仪[2]或专用玻璃仪器
/
7
铝
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中的1.1
原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）
21 
（进口原子吸收预算56万）
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 
电感耦合等离子体质谱仪/7500a
160
8
铁
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的2.4 
电感耦合等离子体质谱仪
/
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的2.2
原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）
/
9
铜
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的4.6 
原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）
/
10
锰
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的3.6 
电感耦合等离子体质谱仪/7500a
/
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的3.2
原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）
/
11
锌
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的5.6 
原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）
/
12
挥发酚类（以苯酚计）
《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的9.1 
紫外可见分光光度计TU19
7
​​/
13
阴离子合成洗涤剂
《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的10.1 
​​​紫外可见分光光度计
/
14
硫酸盐
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的1.3 
​/
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的1.2
离子色谱仪
60
15
氯化物
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的2.2
离子色谱仪，HC-800全自动离子分析仪[1]
/
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的2.1
HC-800全自动离子分析仪[2]
​16
溶解性总固体
《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的8.1 
电子分析天平
2
17
耗氧量（以O2计）
《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的1.1 
电热恒温水浴锅
0.2
18
砷
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的6.6 
原子荧光光度计（相关附件）
AFS-230E
20
19
镉
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的9.7 
原子荧光光度计（相关附件）
AFS-230E
/
20
铬（六价）
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的10.1 
可见分光光度计
/721
/
21
氰化物
《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的4.1 
​​紫外可见分光光度计TU19
/
22
铅
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的11.7 
原子吸收
/
23
氟化物
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的3.2 
离子色谱仪
ICS-900，HC-800全自动离子分析仪[2]
/
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的3.1
离子活度计
1
24
汞
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中的8.2 
原子荧光
/
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5
电感耦合等离子体质谱仪
/
25
硒
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的7.7 
原子荧光
/
26
硝酸盐（以N计）
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的5.3
离子色谱仪
ICS-900，HC-800全自动离子分析仪
/
​​《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的5.2
紫外可见分光光度计
/
27
四氯化碳
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的1.2 
气相色谱仪
789
70
28
三氯甲烷
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的1.2 
气相色谱仪
789
/
29
菌落总数
《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的1.1 
电热恒温培养箱
0.5
30
总大肠菌群
《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的2.2 
微生物检测系统
4
31
耐热大肠菌群
《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的3.2 
恒温培养箱
1
32
游离余氯
《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 中的1.2 
​​《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 中的1.1 
袖珍式余氯总氯分析仪
3
33
总α放射性
《生活饮用水标准检验方法放射性指标》GB/T5750.13-2006 中的1.1 
电子分析天平
M214AI
/
​低本底α、β测量仪
FYFS-400X
​34
总β放射性
《生活饮用水标准检验方法放射性指标》GB/T5750.13-2006 中的2.1 
低本底α、β测量仪
FYFS-400X
/
​电子分析天平
M214AI
/
35
硫化物
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的6.1 
可见分光光度计
/721
/
36
钠
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中的22.4 
原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件），HC-800全自动离子分析仪[1]
/
37
锑
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的19.4 
原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）
/
38
钡
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的16.3 
原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）
/
39
铍
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的20.5 
原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）
/
40
硼
《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的34.3
可见分光光度计
/721
/
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的8.3 
原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）
/
41
镍
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的15.3 
原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）
/
42
钼
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的13.3 
原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）
/
43
铊
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的21.3 
原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）
/
44
银
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的12.4 
原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）
/
45
二氯甲烷
《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006 中的5.1 
气相色谱仪
/
46
一氯二溴甲烷
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001
气相色谱仪
/
47
二氯一溴甲烷
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001
气相色谱仪
/
48
1,2-二氯乙烷
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的2.1 
气相色谱仪
/
49
1,1,1-三氯乙烷
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的3.1 
气相色谱仪
/
50
1,1-二氯乙烯
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001 中的1
气相色谱仪
/
51
1,2-二氯乙烯
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001
气相色谱仪
/
52
三氯乙烯
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001
气相色谱仪
/
53
四氯乙烯
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001
气相色谱仪
/
54
苯
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4 
气相色谱仪
/
55
甲苯
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4 
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001
气相色谱仪
​56
乙苯
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4 
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001
气相色谱仪
​57
苯并（α）芘
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的9.1 
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001 
高效液相色谱仪
国产20 
（进口液相50万）
58
氯苯
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的23.1 
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001 
气相色谱仪
/
59
1,2-二氯苯
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/145-2001 
气相色谱仪
/
60
1,4-二氯苯
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 
气相色谱仪
/
61
1,2,3-三氯苯
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 
气相色谱仪
/
62
1,2,4-三氯苯
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 
气相色谱仪
/
63
1,3,5-三氯苯
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 
气相色谱仪
/
64
溴氰菊脂
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的附录B 
气相色谱仪
/
65
微囊藻毒素-LR
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的13.1 
高效液相色谱仪
/
66
林丹
《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006 中的1.2 
气相色谱仪
/
67
滴滴涕
《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006 中的1.2 
气相色谱仪
/
68
六氯苯
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1
气相色谱仪
/
69
乐果
《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2 
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001
气相色谱仪
/
70
六六六
《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006 中的2.2 
气相色谱仪
/
71
对硫磷
《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2 
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001
气相色谱仪
/
72
甲基对硫磷
《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2 
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001
气相色谱仪
/
73
五氯酚
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T146-2001
高效液相色谱仪
/
74
2,4,6-三氯酚
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T146-2001
高效液相色谱仪
/
75
三溴甲烷
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001
气相色谱仪
/
76
钾
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5
电感耦合等离子体质谱仪，HC-800全自动离子分析仪
/
77
钙
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5
电感耦合等离子体质谱仪，HC-800全自动离子分析仪
/
78
镁
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5
电感耦合等离子体质谱仪，HC-800全自动离子分析仪
/
79
硅
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5
电感耦合等离子体质谱仪
/
《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的35.1
紫外可见分光光度计
/
80
溶解氧
《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB11913-89 
溶解氧仪M190
2
《水质分析方法（国家）标准汇编》（第一分册）中的GB7489-87 
滴定管、通用
或专用玻璃仪器
/
81
总碱度
《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的10
滴定管、通用或专用玻璃仪器
1
82
总有机碳
《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的4.1
总有机碳测定仪
50
83
石油类
《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的3.5 
GB/T16488-1996
红外测油仪
8
84
敌敌畏
《中华人民共和国城镇建设行业标
准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001
气相色谱仪
/
85
敌百虫
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001
气相色谱仪
/
86
2,4-二氯酚
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T146-2001
高效液相色谱仪
/
87
1,1,2-三氯乙烷
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001中的1
气相色谱仪
/
88
钒
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5
电感耦合等离子体质谱仪
/
89
锶
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5
电感耦合等离子体质谱仪
/
90
钛
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5
电感耦合等离子体质谱仪
/
91
溴化物
《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995中的38.2
可见分光光度计
/721
/
《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006中的13.2 
离子色谱仪
/
92
碘化物
《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995中的39.3
离子色谱仪
/
​​《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的11.4
气相色谱仪
/
93
莠去津
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的附录B 
气相色谱仪
/
94
钴
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的14.3
电感耦合等离子体质谱仪
/
《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995 中的29.1
可见分光光度计
/721
/
95
锂
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5
电感耦合等离子体质谱仪
/
96
总铬
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5
电感耦合等离子体质谱仪
/
97
甲胺磷
《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2 
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001
气相色谱仪
/
98
荧蒽
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001
高效液相色谱仪
/
99
苯并(b) 荧蒽
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001
高效液相色谱仪
/
100
苯并(k) 荧蒽
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001
高效液相色谱仪
/
101
苯并(g,h,i) 苝
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001
高效液相色谱仪
/
102
茚并(1,2,3-c,d)芘
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001
高效液相色谱仪
/
103
粪链球菌
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T148-2001中的2
电热恒温培养箱
0.5
104
电导率
《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的6.1
电导率仪
2
105
氨氮
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的9.1 
紫外可见分光光度计
/
​​​便携式分光光度计
/
106
亚硝酸盐氮
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的10.1 
紫外可见分光光度计
​​便携式分光光度计
​107
悬浮物
《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB/T11901-89
电子分析天平
​108
五日生化需氧量（BOD5）
《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》GB/T5750.7-2006中的2.1 
《水质分析方法（国家）标准汇编》（第一分册）中的GB7488-87
BOD仪与生化培养箱
5
109
化学需氧量（COD）
《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB11914-89
COD
3
109
化学需氧量（COD）
《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB11893-89
COD
3
110
总磷（以P计）
《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB11893-89
​4
111
总氮
《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB11894-89