标题：高温实验炉
整体介绍
高温实验炉温度要求在1300度以上，专业供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析  测定和一般小型钢件的淬火、退火、回火和电子陶瓷等新材料的加热用。
本设备的成套供应范围有温度控制器、热电偶、补偿导线等。温度控制有继电器控制、可控硅控制二种，由于是间歇式作业炉，一般都采用40段PlD高级可编程控制，能严格控制产品的烧制过程。
炉门打开时自动断电，保证最大限度的安全。
选件：1.温度实时记录、打印、数字通讯接口。
2.排气装置，使之适用于各种材料的少量的废气排出。
电气介绍
电气部分采用与炉体机电一体化结构，整个电气元件安装在炉体底部的一侧，结构紧凑、占用空间小。温控安装在炉体侧面板上，观察直观，调节方便，温控仪具有专家PID调节功能，可自动跟踪设  定最佳PID值，可任意设定测量分度密码，同时具备补偿功能，可使炉膛温度与显示值一致，控温方式：采用德国西门子技术，具有软启动、软关断、可控硅移相调压控制，0~98%输出可调节，面板上各种仪表开关等有相应的中文标牌。
电炉操作介绍
注意：电炉操作工应具备国家相应电气设备操作资格，并熟读本电炉随机仪表说明书等技术文件！  1温度系统操作用户开关板给箱式炉送电，此时程序表得电，按温度仪表说明书设定仪表（如P、I、D参数），按工艺要求编制加热程序，旋转加热启动按扭，逐渐顺时针旋转电流调节电位器，使加热功率到达15KW。加热功率可按下式计算加热功率=仪表电压×仪表电流×3
新硅碳棒使用时，加热电流约为：27A，加热电压约为：184V，硅碳棒使用一段时间后，加热电流将下降，而电压将上升。
加热停止：程序温度结束后，加热结束。将停止按扭旋至关位。分断用户开关。
注意：
a.       如果温度控制系统及显示系统共用一只热电偶，应检查仪表输入端子并联时引起温度显示数值变化，并进行修正。
b.       设定温度不得高于电炉参数温度。
电炉工作时，不得打开炉门。取产品时，应等到炉温150℃以下时
规格
型号
规格功率（kw）电压/相温度（℃）控制
方式测温偶
（分度号）炉膛材质炉膛尺寸
（深×宽×高）mmSX-2.5-102.5220V/1950继电器K高铝275×150×100SX-4-104220V/1950继电器K高铝300×200×120SX-8-108380V/3950继电器K高铝400×200×160SX-12-1012380V/3950继电器K高铝500×300×200SX-15-1015380V/3950继电器K高铝500×300×300SX-20-1020380V/3950继电器K高铝500×400×400SX-25-1025380V/3950继电器K高铝700×500×250SX-30-1030380V/3950继电器K高铝800×500×400SX-2.5-122.5220V/11150SSRN高铝275×150×100SX-5-125220V/11150SSRN高铝300×200×120SX-10-1210380V/31150SSRN高铝400×200×160SX-12-1212380V/31150SSRN高铝500×300×200SX-15-1215380V/31150SSRN高铝500×300×300应用范围：
（1）热加工、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。
（2）医药行业：用于药品的检验、医学样品的预处理等。
（3）分析化学行业：作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。
（4）煤质分析：用于测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。
设备特点
升 温 快:  1000C炉型由100C升温至1000C，小于30分钟
1700C炉型由100C升温至1700C，小于90分钟
效率高: 作实验炉用时，可开进出风孔，加烟筒，有利于补进新鲜氧气，加速试验。
重 量 轻:  6升炉型仅重50公斤  9升炉型仅重65公斤 （总体重量）
容量大:  型号齐全6L 9L 20L 30L （炉膛体积）  非标产品可根据用户需求定做。
节能安全: 6升、9升炉型采用16A/220V标准电源. 20、30升炉型采用16A/380V三相电源。
由于采用新型陶瓷纤维炉膛，保温效果好，升温至1000C，并保持1小时后外壳表面不烫手，
避免烫伤。（约45-55C根据使用环境定）
产品特点：
● 炉体、智能控制器分体设计，美观、大方，炉门采用侧开门设计。
● 采用两侧衬板式加热元件，便于更换炉丝，采用进口超高温发热体，抗氧化性能更加优异，大大增加使用寿命。
● 采用陶瓷纤维绝热，大幅度的提高了升温速度，并减少了热能消耗，与传统的马弗炉相比重量减轻1/2,升温速度提高1倍，大大节约能源，寿命提高3.5倍；保温效果好，炉外表温度低
● 采用进口温控仪表，全新数字显示，数字设定温度，智能控制输出，可减少视读和人为操作误差，大大提高工作效率。
● 设有多种保护装置，提高了安全性及可靠性
● 独立控制系统，方便维修更换
● 炉体上开有排气孔（可根据用户要求增设气体保护进、排气空）
● 可根据用户需要定做其他规格产品.各种非标管式炉、井式炉、箱式炉
备：可根据用户需求定制各种规格异型加热装置，加热炉膛！






温度控制器技术参数
型号
TL06/09系列
TL20/30系列
TL17系列
控制方式
PID程控
PID程控
PID程控
适用电源
AC220V
AC3相380V
AC3相380V/220V
工步数
8
8
8
温度稳定性（满量程）
0.2%FS
0.3%FS
0.5%FS
时间设定范围（升温、保温）
99h59min/step
99h59min
999min/step
1000C马弗炉技术参数
炉型
TL0610
TL0910
TL2010
TL3010
使用容积
6L
9L
20L
30L
温度
上升时间
100-1000C<30min
100-1000C<30min
100-1000C<30min
100-1000C<40min
电源类型
AC 220V 10A
AC 220V 16A
AC 3相380V 16A
AC 3相380V 16A
功率（KW）
2
3
6
7.5
发热体类型
电阻丝
电阻丝
电阻丝
电阻丝
传感器类型
K
K
K
K
炉膛尺寸
W×D×H
200×250×120mm
200×300×150mm
250×400×200mm
300×400×250mm
炉体尺寸
W×D×H
540×550×415mm
550×590×445mm
660×770×595mm
710×770×635mm
净重（kg）
50
65
85
100
1200C马弗炉技术参数
炉型
TL0612
TL0912
TL2012
TL3012
使用容积
6L
9L
20L
30L
温度
上升时间
100-1200C<40min
100-1200C<40min
100-1200C<50min
100-1200C<60min
电源类型
AC220V 10A
AC220V 16A
AC 3相380V 16A
AC 3相380V 16A
功率（KW）
2
3
6
7.5
发热体类型
电阻丝
电阻丝
电阻丝
电阻丝
传感器类型
S
S
S
S
炉膛尺寸
W×D×H
200×250×120mm
200×300×150mm
250×400×200mm
300×400×250mm
炉体尺寸
W×D×H
540×550×415mm
550×590×445mm
660×770×595mm
710×770×635mm
净重（kg）
50
65
85
100
1400C马弗炉技术参数
炉型
TL0614
TL0914
TL2014
TL3014
使用容积
6L
9L
20L
30L
温度
上升时间
100-1400C<50min
100-1400C< 50min
100-1400C<60min
100-1400C<80min
电源类型
AC220V 10A
AC220V 16A
AC 3相380V 16A
AC 3相380V 16A
功率（KW）
2
3
6
7.5
发热体类型
电阻丝
电阻丝
电阻丝
电阻丝
传感器类型
S
S
S
S
炉膛尺寸
W×D×H
200×250×120mm
200×300×150mm
250×400×200mm
300×400×250mm
炉体尺寸
W×D×H
600×550×465mm
550×640×500mm
660×770×595mm
710×770×635mm
净重（kg）
55
70
85
100

  
1700C马弗炉技术参数
炉型
TL0217
TL0417
TL0617
TL0917
使用容积
2L
4L
6L
9L
温度上升时间
100-1700C<90min
100-1700C<90min
100-1700C<90min
100-1700C<90min
电源类型
AC 220V 15A
AC 220V 20A
AC 220V 25A
AC 3相380V 16A
功率（KW）
2.4
3.6
5
7.5
发热体类型
硅钼棒
硅钼棒
硅钼棒
硅
钼棒
传感器类型
B
B
B
B
炉膛尺寸W×D×H
100×180×100mm
160×170×150mm
160×250×150mm
200×300×150mm
炉体尺寸W×D×H
510×600×550m
570×575×605mm
570×645×625mm
6
35×715×685mm
净重（kg）
70
85
95
115
1