标题：光子嫩肤仪
产品简介
光子嫩肤仪采用最新科技的等离子阴极发射技术，全面软件升级，高智能控制系统，自动识别不同的彩色光谱，更加严格控制特定光谱的输出，嫩肤效果更好、更安全。专为东方人设计，更适合东方人的肤质特点，不同颜色光子头，分别　针对不同的皮肤瑕疵问题，嫩肤效果更突出。
光子嫩肤仪采用无创伤疗法，从根本上去除成各种皮肤暇疵的病源，让您的肌肤重新焕发青春光彩。美国光子嫩肤技术，使强脉冲光直达皮肤基底层被色素病变组织吸收，彻底击碎并改善色素分泌量。最新的光子嫩肤技术较 IPL 更能促进胶原纤维和弹性纤维结构的恢复并使其数量大副度增加，使治疗效果更突出、更彻底。采用进口专用蓝宝石晶体，保障了光头的超强冷却作用，充分实现冷麻醉，使治疗无痛苦。通过自动控温系统，避免了光子嫩肤治疗过程中起泡，烫伤及色素沉着的现象。  
产品作用
1、同时改善多种皮肤瑕疵：毛细血管扩张、皮肤红斑、素改变、小红斑、光损害、色斑点、孔粗大等。
2、有效改善肌肤的质地和弹性，使面部肌肤变得光滑细腻，有弹性。
3、全面部治疗：突破传统的局部病灶局部治疗的局限，使美容治疗效果均匀达到脸部每一处。
4、方便快捷：治疗后不会出现水肿、红斑及不适。治疗结束后就可立即投入正常的工作和生活，不需在家休息，适合广大的工作繁忙的白领。
适用范围
1、斑： 雀斑、黄褐斑、晒斑、老年斑、肝斑、真皮斑、胎记及部分色素沉着。  
暗疮： 结疖型暗疮、粉刺型暗疮、过敏性暗疮、暗疮印、暗疮坑。
红血丝： 先天性红血丝、换肤后红血丝、红面、红斑、皮肤过敏及敏感。
嫩肤： 收缩毛孔、去黑头、祛皱美白、祛除川字纹、鼻唇沟皱纹。
脱毛： 腋毛、胡须、四肢毛发、发髻线、比基尼部位。
2、.日光性损伤和光老化引起的面部瑕疵；
b. 毛孔粗大、肤色暗淡；
c. 红斑；毛细血管扩张（红脸）；
d. 色素改变（色斑） ；
e. 炎症后色素沉着： 70-80% 改善 ； 黄褐斑： 70-80% 的改善；
f. 黑眼圈 ， 光损害，光老化 ；
g. 非面部的光损害 ；
h. 永久脱毛。
光子嫩肤的原理
光子嫩肤是由仪器产生一束高强度的光束，不同类型的可产生不同颜色的光线，而肉眼色则是去的关键。不同颜色被不用颜色的皮肤吸收，并利用光子能量令色素颗粒崩解汽化，进而封闭血管，再由人体微循环将其排出体外。  
光子嫩肤的效果
1、光子能无损伤穿透皮肤，并被组织中的色素团及其血管内的血红蛋白选择性吸收，在不破坏正常组织细胞的前提下，使扩张的血管、色素团块、色素细胞等被破坏和分解，从而达到去斑美白、去红血丝的效果。
2、光子可穿透皮肤，直达皮肤深层的毛囊根部，破坏毛发生发中心，从而达到皮肤脱毛的作用。
3、光子作用于皮肤组织产生光热作用和光化学作用，促使胶原纤维和弹力纤维的新生和重新排列，使面部皮肤恢复弹力性、皱纹消除或减轻，毛孔缩小。从而起到皮肤抗衰老和使皮肤年轻化的作用。
4、光子可有效的作用于皮肤的皮脂腺，调节和抑制皮脂腺功能，从而改善油性皮肤。
光子嫩肤对比照
光子嫩肤对比照。  
嫩肤特点
一、1. 内设了超强过滤系统和独有的色素识别系统，治疗更安全，祛斑效果更彻底。
2. 光头配置超强冷却和自动控温功能，使治疗过程安全、高效、无痛苦。
3. 专用进口蓝宝石导光晶体，无磨损、无须更换。
4. 三倍大气压光源，治疗范围更广，治疗效果一次相当于三次光子治疗。
二、A. 全面部治疗，同时治疗多种面部瑕疵；
B. 深层护理，治疗的同时全面改善肌肤质地，美白嫩肤；
C. 治疗不影响正常工作，化妆及社交，适合于繁忙的现代人。
光子嫩肤的安全性光子嫩肤技术是一种非剥脱的物理疗法，具有高度的方向性，很高的密度和连贯性，它可被聚集到很小的治疗部位，因而其作用部位准确，不会对周围组织和皮肤附属器官 （ 毛囊、皮脂腺等 ） 造成损伤；同时，它非介入的治疗方法适应不同的皮肤状态，所以安全有效，不会对皮肤造成损坏。
工作原理
1、生物刺激作用：强脉冲光作用于皮肤后产生的光化学作用，使真皮层的胶原纤维和弹力纤维内部产生分子结构的化学变化，恢复原有弹性。另外，其所产生的光热作用，可增强血管功能，使循环改善，从而达到消除皱纹，缩小毛孔的治疗效果。
2、光热解原理：由于病变组织内的色素团含量远远多于正常皮肤组织，其在吸收光之后产生的升温也高于皮肤。利用它们的温差使病变血管封闭，色素破裂分解，而不损伤正常组织。
日常维护
光头的安装,要求连接处的两根水管及三根电源线的连接拧紧不可虚接,不然易造成短路,烧毁电源光头造成仪器故障。
1、水管的连接,不能漏水。
2、每次使用完毕时,光头要清洁干净,回放挂钩。
3、每台仪器注水时要满,二十天到三十天换水,把水箱的水放净后再加水。
4、仪器是新注水或换水后开机需把钥匙反复开关仪器3-5次后再按顺序按键,调节参数键。
5、每次钥匙开机后,待水箱的水循环一分钟后再按预燃键(开灯)按顺序依次按键。
注意事项
1、洁面：眼睛部位用干棉片或面巾覆盖。
2、毛发较重部位需要刮掉再涂抹冷凝胶。
3、冷凝胶禁止重复使用。
4、如做暗疮、粉刺、收缩毛孔等治疗可先清洁后治疗。
5、在耳朵下方试敏2到3个光斑后反复观察皮肤变化，询问顾客自身的刺痛感觉。
6、试敏时：每次以最低参数和能量设定，根据以上反应设定最佳参数值。
系列产品
MT-3型彩光治疗仪一、技术资料：
光源：强脉冲氙灯
供电电源：220V±10%，10A，50Hz
最大功率：1500W
显示窗口：8.4寸真彩触摸屏
仪器手柄接口：双手柄接口自动识别，手柄可自由转换
仪器散热：水冷、风冷、半导体制冷
保护功能：水温保护、水流保护、手柄灯检测
出光重复率：1~3秒/次
出光面晶体尺寸：10*40，（嫩肤）15*50（脱毛）
晶体表面温度：-4~4℃（室温25度下）
晶体材料：K9（可选蓝宝石）
出光波段：嫩肤560~1200nm，脱毛650~1200nm，（可选黑色皮肤脱毛715~1200nm）
祛红血丝515~1200nm
输出能量密度误差：±10%
能量密度范围：嫩肤6~30J/cm2，脱毛6~25J/cm2
能量输出：能量密度自动校正
手柄功能：单独计数
脉冲宽度：嫩肤12~30ms，脱毛19~45ms
脉冲个数：嫩肤2个，脱毛：3个
脉冲间隔：2~10ms可调
脱毛：多种治疗参数选择
熔断器规格：10A/250V
仪器尺寸：750*385*420（长*宽*高：mm）
包装：豪华拉杆包装箱，豪华手柄包装箱
净重：约35KG
毛重：约60KG
包装尺寸：1010*550*820（长*宽*高：mm）
二、 优点：
A. 全面部治疗，同时治疗多种面部瑕疵；
B. 深层护理，治疗的同时全面改善肌肤质地，美白嫩肤；
C. 治疗不影响正常工作，化妆及社交，适合于繁忙的现代人。
光子嫩肤的安全性光子嫩肤技术是一种非剥脱的物理疗法，具有高度的方向性，很高的密度和连贯性，它可被聚集到很小的治疗部位，因而其作用部位准确，不会对周围组织和皮肤附属器官 （ 毛囊、皮脂腺等 ） 造成损伤；同时，它非介入的治疗方法适应不同的皮肤状态，所以安全有效，不会对皮肤造成损坏。MT-2型彩光治疗仪一、技术资料：
光源：强脉冲氙灯
供电电源：220V±10%，10A，50Hz
最大功率：1500W
显示窗口：8.4寸真彩触摸屏
仪器手柄接口：双手柄接口自动识别，手柄可自由转换
仪器散热：水冷、风冷、半导体制冷
保护功能：水温保护、水流保护、手柄灯检测
出光重复率：1~3秒/次
出光面晶体尺寸：10*40，（嫩肤）15*50（脱毛）
晶体表面温度：-4~4℃（室温25度下）
晶体材料：K9（可选蓝宝石）
出光波段：嫩肤560~1200nm，脱毛650~1200nm，（可选黑色皮肤脱毛715~1200nm）
祛红血丝515~1200nm
输出能量密度误差：±10%
能量密度范围：嫩肤6~30J/cm2，脱毛6~25J/cm2
能量输出：能量密度自动校正
手柄功能：单独计数
脉冲宽度：嫩肤12~30ms，脱毛19~45ms
脉冲个数：嫩肤2个，脱毛：3个
脉冲间隔：2~10ms可调
脱毛：多种治疗参数选择
熔断器规格：10A/250V
仪器尺寸：750*385*420（长*宽*高：mm）
包装：豪华拉杆包装箱，豪华手柄包装箱
净重：约35KG
毛重：约60KG
包装尺寸：1010*550*820（长*宽*高：mm）
二、优点：
A. 全面部治疗，同时治疗多种面部瑕疵；
B. 深层护理，治疗的同时全面改善肌肤质地，美白嫩肤；
C. 治疗不影响正常工作，化妆及社交，适合于繁忙的现代人。
光子嫩肤的安全性光子嫩肤技术是一种非剥脱的物理疗法，具有高度的方向性，很高的密度和连贯性，它可被聚集到很小的治疗部位，因而其作用部位准确，不会对周围组织和皮肤附属器官 （ 毛囊、皮脂腺等 ） 造成损伤；同时，它非介入的治疗方法适应不同的皮肤状态，所以安全有效，不会对皮肤造成损坏。