标题：超脉冲二氧化碳激光治疗仪
超脉冲二氧化碳激光治疗仪
激光治疗原理：CO2激光治疗仪采用封离型CO2激光器，其输出的激光经导光关节臂传输，特点是能量密度高，方向性好，是不可见远红外光。当激光束经聚焦镜输出，聚焦点产生的高温能将靶组织汽化，可作切割，也可作烧灼，凝固手术。
CL40 二氧化碳激光治疗仪设计合理、工作稳定、使用安全。广泛应用于：皮肤科、妇科、耳鼻喉科、牙科、普外科美容外科等。其对病灶的烧灼、汽化功能适用于各种不同等级的医院或医学研究中心。
二氧化碳激光治疗仪采用封离型CO2激光器，输出不可见红外激光，特点是光束细，能量密度高 ；  
二氧化碳激光治疗仪输出的激光经导光关节臂传输， 配有各种刀头，适用于各种用途；
二氧化碳激光束经聚焦镜输出时，聚焦点产生的高温能将靶组织气化，可用于切割烧灼 ；
二氧化碳激光不经聚焦镜 （直接）输出，能量密度较低，可对靶组织作凝固手术；
二氧化碳激光治疗仪，可对皮肤组织及耳、鼻、咽喉良性肿瘤进行汽化或切割。
二氧化碳激光治疗仪如激光束经扩束镜输出， 激光束经扩散放大，可作照射理疗。
质量体系认证：ISO13485
欧盟产品认证：CE1023
中国产品注册：国食药准字2009第3240016号
  
超脉冲二氧化碳激光治疗仪（15W)（出口型）
  JM15B型CO2激光治疗仪机器简介：立式七关节导光臂输出，半导体激光作同路指示，开光电源，触模面板控制，激光输出功率数字显示，激光功率科根据手术需要自己预置，本机激光输出可连续、单脉冲、重复脉冲、超脉冲、脉冲激光频率可有四种选择。 [1-2]激光治疗原理：CO2激光治疗仪采用封离型CO2激光器，其输出的激光经导光关节臂传输，特点是能量密度高，方向性好，是不可见远红外光。当激光束经聚焦镜输出，聚焦点产生的高温能将靶组织汽化，可作切割，也可作烧灼，凝固手术。治疗优越性：CO2激光治疗仪采用先进CO2激光治疗技术，安全有效的治疗方式，温和对待您的肌肤，无烧灼刺痛，针刺或剥离等不适感，术后无红肿现象，治疗全程零感染。主要用途：美容皮肤外科 色素痣、寻常疣、蒸疣、尖锐湿疣、雀斑、鸡眼、痔疮、血管瘤、皮肤纤维瘤、肉芽肿、基底细胞癌及其它皮肤肿瘤等。 妇科：宫颈糜烂 五官科：鼻息肉的切除 泌尿科：****环切、尖锐湿疣 肛肠科：痔疮切割 理疗科：皮肤麻木、颈周炎、肩周炎、关节炎，利用扩束镜照射。性能指标：激光器类型：封离型二氧化碳激光器 输出功率： ≥15W 工作激光波长：10.6um 工作方式：连续、单脉冲、重复脉冲、超脉冲 光斑模式：低价模 聚焦点光斑直径：≤0.5mm 工作电压：12～15KV 指示光：半导体指示 激光传输系统：7节导光臂 操作控制：脚踏开关控制 输入电源：AC220V±10%
超脉冲二氧化碳激光治疗仪（25W)（出口型）
JC40D型CO2激光治疗仪  机器简介:立式七关节导光臂输出,半导体激光作同路指示,开光电源,触模面板控制,激光输出功率数字显示,激光功率科根据手术需要自己预置,本机激光输出可连续、单脉冲、重复脉冲、超脉冲、脉冲激光频率可有四种选择。输出功率激光治疗原理:JC40D型CO2激光治疗仪采用封离型CO2激光器,其输出的激光经导光关节臂传输,特点是能量密度高,方向性好,是不可见远红外光.当激光束经聚焦镜输出, 聚焦点产生的高温能将靶组织汽化,可作切割,也可作烧灼,凝固手术。治疗优越性：JC40D型CO2激光治疗仪采用先进CO2激光治疗技术，安全有效的治疗方式，温和对待您的肌肤,无烧灼刺痛，针刺或剥离等不适感，术后无红肿现象，治疗全程零感染。主要用途：美容皮肤外科：色素痣、寻常疣、蒸疣、尖锐湿疣、雀斑、鸡眼、痔疮、血管瘤、皮肤纤维瘤、肉芽肿、基底细胞癌及其它皮肤肿瘤等。
妇科:宫颈糜烂
五官科:鼻息肉的切除
泌尿科:****环切、尖锐湿疣
肛肠科:痔疮切割
理疗科:皮肤麻木、颈周炎、肩周炎、关节炎，利用扩束镜照射
输出功率：
JC40D功率:≥25W 性能指标:激光器类型： 封离型二氧化碳激光器
工作激光波长： 10.6um工作方式：连续、单脉冲、重复脉冲、超脉冲
光斑模式: 低价模
聚焦点光斑直径: ≤0.5mm工作电压: 12~15KV指示光：半导体指示
激光传输系统: 7节导光臂
操作控制: 脚踏开关控制
输入电源: AC220V±10%
超脉冲二氧化碳激光治疗仪（30W)（出口型）
JC40型CO2激光治疗仪  机器简介:仪器具有连续、单脉冲、重复脉冲及超脉冲功能[3]，功率输出从0.5W~30连续可调，小功率输出治疗时，对面部表浅病损损伤小，更适用于美容手术。
仪器具有红色半导体激光作同光路指示。治疗时可精确清除病灶，对周围组织损伤较小。
仪器由微电脑程序控制，采用触摸液晶屏控制功能及功率变换，是智能化医疗设备，特别是增加了功率反馈系统，使激光束输出功率更精确，稳定，医生操作更安全。
激光刀头设计类型较多，能适合各临床科室作切割，烧灼、汽化、凝固治疗。其中一只直径细长的刀头适用于耳鼻喉科，能进入鼻腔深部及咽喉内，进行精确切除或汽化病灶。
激光输出功率和照射时间在面板上由数字显示，直观方便，为医务人员总结临床资料提供正确的数据。
激光输出时，控制面板上有指示灯显示，同时蜂鸣器发出警示声。提高了操作的安全性。主要用途：普外科：血管瘤、脂肪瘤、皮脂囊肿、直肠癌等。
口腔科：牙龈瘤、口腔血管瘤、粘液囊肿、扁平苔癣等。
耳鼻喉科：耳廓赘瘤、鼻及鼻窦肿瘤、口咽部良性肿瘤、喉部血管瘤、声带息肉、喉癌、慢性咽炎、慢性鼻炎、慢性喉炎等。
泌尿科：尖锐湿疣、****过长、尿道肉阜、等。
妇科：宫颈糜烂、宫颈息肉、尖锐湿疣等。
皮肤科：疣、寻常疣、遍平疣、尖锐湿疣、单纯庖疹、色素痣、皮肤恶性肿瘤等。
美容：祛皱及雀斑、头面部色素斑、痣、疣等赘生物、腋臭等。
理疗科:皮肤麻木、颈周炎、肩周炎、关节炎，利用扩束镜照射。输出功率：JC40功率:≥30W 性能指标:激光器类型： 封离型二氧化碳激光器
工作激光波长： 10.6um工作方式：连续、单脉冲、重复脉冲、超脉冲
光斑模式: 低价模
聚焦点光斑直径: ≤0.5mm工作电压: 12~15KV指示光：半导体指示
激光传输系统: 7节导光臂
操作控制: 脚踏开关控制
输入电源: AC220V±10%
超脉冲二氧化碳激光治疗仪(30W)(国产型)
  GSD超脉冲二氧化碳激光治疗仪GSD 焕彩GP900D型CO2激光治疗仪机器简介：GSD超脉冲CO2激光治疗仪将数百个有序排列的微米级脉冲激光光束作用于皮肤病灶部分，通过调节扫描点阵的大小、密度、距离、性质及微孔的直径和深度，进行可控性精确治疗。焕彩的治疗非常安全，可以覆盖身体的任何部位；目前该设备已经通过SFDA认证，疗效得到了医学美容界的广泛肯定。
具有连续、单脉冲、重复脉冲及点阵功能，功率输出从1W~30W连续可调，小功率输出
具有红色半导体激光作同光路指示。治疗时可精确清除病灶，对周围组织损伤较小。
激光刀头设计类型较多，能适合各临床科室作切割，烧灼、汽化、凝固治疗。
可根据病灶的大小随意调节光斑图形大小或结合不同的图形进行治疗。
治疗中痛苦小、不出血、无明显皮肤破损，且点阵中的间隔区域可促进愈合，术后恢复快。
操作简单、快速；患者依从性好。临床应用激光换肤 （皮肤粗糙、毛孔粗大、肤色暗沉、光损伤）
激光祛皱（鱼尾纹、抬头纹、川字纹、法令纹）
色素痣
疤痕修复 （痤疮疤痕，增生性疤痕，烧伤疤痕、凹陷性疤痕）
表皮色素斑（雀斑等）
表皮赘生物切割（各类疣等)
其他应用 （睑黄疣、汗管瘤、脂溢性角化等）输出功率激光波长：10600nm±100nm
输出功率：1W ～30W
调整步距：1W
激光输出模式：
连续模式（Continuous）
重复频率脉冲模式（Repeat Pulse）
单脉冲模式（Timer Pulse）
工作方式：点阵模式、常规模式
扫描范围：最大20*20mm
扫描图形：六边形、三角形、圆形、矩形及线形
扫描速度：>10m/s
控制模式： 微处理器控制，LED液晶触摸显示
瞄准激光： 红色LD激光，波长65nm±30nm，功率<5mw
光传输系统：  6/7关节导光臂和手持器，三自由度
手持器透镜焦距：50mm/100mm
最小光斑直径：≤0.1mm
冷却系统：内置循环冷却
输入功率：500w
环境参数
环境温度：+5℃～+40℃
相对温度：< 80% 
重量：40kg(包括冷却液) 
尺寸：440mm× 420mm×1160mm