标题：电子天平
定义
电子天平[1]，用于称量物体质量。  电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器，结构简单、造价低，但精度有限，在2009年前不能做到很高精度；电容式传感器称量速度快，性价比较高，但也不能达到很高精度；采用电磁平衡传感器的电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
分类
一、电子天平及其分类按电子天平的精度可分为以下几类  ：
1、超微量电子天平：超微量天平的最大称量是2至5g，其标尺分度值小于（最大）称量的10-6，如Mettler的UMT2型电子天平等属于超微量电子天平。
2、微量天平：微量天平的称量一般在3至50g，其分度值小于（最大）称量的10-5，如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平。
3、半微量天平：半微量天平的称量一般在20至100g，其分度值小于（最大）称量的10-5，如Mettler的AE50型电子天平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类。
4、常量电子天平：此种天平的最大称量一般在100至200g，其分度值小于（最大）称量的10-5，如Mettler的AE200型电子天平和Sartoruis的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。
5、分析天平：其实电子分析天平，是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。
6、 精密电子天平：这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。
选购
  电子天平如何选择电子天平？选择电子天平应该从电子天平的绝对精度（分度值e）上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平，切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的天平，因为国外有些厂家是用相对精度来衡量天平的，否则买来的天平无法满足用户的需要。例如在实际工作中遇到这样一个情况，用一台实际标尺分度值d为1mg，检定标尺分度值e为10mg，最大称量为200g的Mettler电子天平，用来称量7mg的物体，这样是不能得出准确结果的：在《JJG98-90非自动天平试行检定规程》中规定，最大允许误差与检定标尺分度值“e”为同一数量级，此台天平的最大允许误差为1e，显然不能称量7mg的物体；称量15mg的物体用此类天平也不是最佳选择，因为其测试结果的相对误差会很大，应选择更高一级的天平，有的厂家在出厂时已规定了最小称量的数值。因此我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。⑵对称量范围的要求：选择电子天平除了看其精度，还应看最大称量是否满足量程的需要。通常取最大载荷加少许保险系数即可，也就是常用载荷再放宽一些即可，不是越大越好。
校准
（使用前一定要仔细阅读说明书），在检定（测试）中我们发现，对天平进行首次计量测试时误差较大，究其原因，相当一部分仪器，在较长的时间间隔内未进行校准，而且认为天平显示零位便可直接称量。（需要指出的是，电子天平开机显示零点，不能说明天平称量的数据准确度符合测试标准，只能说明天平零位稳定性合格。因为衡量一台天平合格与否，  还需综合考虑其它技术指标的符合性）。因存放时间较长，位置移动，环境变化或为获得精确测量，天平在使用前一般都应进行校准操作。校准方法分为内校准和外校准两种。德国生产的赛多利斯，瑞士产的梅特勒，上海产的“JA”等系列电子天平均有校准装置。如果使用前不仔细阅读说明书很容易忽略“校准”操作，造成较大称量误差。下面以上海天平仪器厂JA1203型电子天平为例说明如何对天平进行外校准。方法：轻按CAL键当显示器出现CAL-时，即松手，显示器就出现CAL-100其中“100”为闪烁码，表示校准砝码需用100g的标准砝码。此时就把准备好“100g”校准砝码放上称盘，显示器即出现"----"等待状态，经较长时间后显示器出现100.000g，拿去校准砝码，显示器应出现0.000g，若出现不是为零，则再清零，再重复以上校准操作。（注意：为了得到准确的校准结果最好重复以上校准操作步骤两次。）以瑞士MettlerToledo AG系列电子天平为例说明如何进行天平内校准。方法如下：天平置零位，然后持续按住“CAL”键直到CAL int出现为止，下述情况将在校准时显示：天平置零、内部校准砝码装载完毕、天平重新检查零位、天平报告校准过程、天平报告校准完毕、天平自动回复到称重状态。1、有的人认为在电子天平量程范围内称量的物体越重对天平的损害也就越大。这种认识是不完全正确的。一般衡器最大安全载荷是它所能够承受的、不致使其计量性能发生永久性改变的最大静载荷。由于电子天平采用了电磁力自动补偿电路原理，当秤盘加载时（注意不要超过称量范围），电磁力会将秤盘推回到原来的平衡位置，使电磁力与被称物体的重力相平衡，只要在允许范围内称量大小对天平的影响是很小的，不会因长期称重而影响电子天平的准确度。
性能指标
[2]电子天平的四个性能指标：气场生活中大家在使用电子天平的时候，首先考虑的就是天平的稳定性、天平的灵敏性、天平的正确性和天平示值的不变性。所谓的稳定性就是指天平精度的稳定性；而灵敏度就是指天平读数的反应快慢，在这方面电子天平较机械天平具有更高的灵敏度；正确性就是指其读数的准确性；而不变性就是指天平读数的稳定性，即天平读数的浮动范围，浮动范围越小，说明其不变性越好。
一、电子天平示值的不变性：
电子天平示值的不变性，是指天平在相同条件下，多次测定同一物体，所得测定结果的一致程度。对于电子天平，依然有天平示值的不变性，比如对电子天平重复性，再现性的控制，对电子天平零位及回零误差的控制，对电子天平空载或加载时，电子天平在规定时间的电子天平示值漂移的控制。
二、电子天平的正确性：
电子天平的正确性，就是天平示值的正确性，它表示天平示值接近真值的能力；从误差角度来看，天平的正确性，就是反映天平示值的系统误差大小的程度。　　　　三、电子天平的灵敏性：
电子天平的灵敏性，就是天平能觉察出放在天平衡量盘上的物体质量改变量的能力。电子天平的灵敏性，可以通过角灵敏度，或线灵敏度，或分度灵敏度，或数字(分度)灵敏度来表示。对于电子天平，主要是通过分度灵敏度，或数字灵敏度来表示的。天平能觉察出来的质量改变量越小，则说明天平越灵敏，可见对于电子天平来说，天平的灵敏度依然是判定天平优劣的重要性能之一。
四、电子天平的稳定性：
电子天平的稳定性，就是指天平在其受到扰动后，能够自动回到它们的初始平衡位置的能力。对于电子天平来说，其平衡位置总是通过模拟指示或数字指示的示值来表现的，所以，一旦对电子天平施加某一瞬时的干扰，虽然示值发生了变化，但干扰消除后，天平又能回复到原来的示值，则我们称该电子天平是稳定的。一台电子天平，其天平的稳定性是天平可以使用的首要判定条件，不具备天平稳定性的电子天平根本不能使用。
结构原理
衡器仪表是指电子衡器中显示被称物的质量和称量状态的仪表，也叫称重显示器。电子衡器仪表原为模拟指示式，由误差放大器、可逆电机、平衡电桥、激励电源、度盘和指针等部分组成，按自动平衡电子电位差计原理工作。它称量速度慢，功能单一，准确度低，现已基本被淘汰。现用称重显示器为数字显示式。
电子衡器仪表的构成  电子天平
结构原理
数字显示式衡器仪表的品种很多,图1所示是其中的一种。数显器接受处理的是称重传感器输出的电信号。电信号有模拟量也有数字量，最常见的是几至几十毫伏的模拟电压。数显器的电路原理如图2所示。激励电源供给称重传感器工作电源，同时供给A/D(模/数)转换单元基准电压,其稳定度一般在0.1%以上。放大单元通常采用测量放大器结构，接受、放大称重传感器的信号。放大倍数一般为数百倍。滤波单元滤掉从机外混入的和放大器自身产生的电噪声。A/D转换单元把模拟量转换成数字量,转换位数通常取二进制数14位以上。数据处理单元是以微处理器为核心，使用外围支持芯片组成的，它在程序的控制下完成采集数据、运算、存贮等一系列操作，处理结果送到相应接口上。显示单元以数字或文字、图表等形式显示出称量值和称量状态，并可通过接口与外部设备联络。
数显衡器仪表的性能包括计量性能、功能、环境适应能力、安全性和可靠性5个方面。与通用的数字衡器称重仪表相比,数显器具有5个特点：①自带传感器激励电源，使用方便;②采用比率型A/D转换和倍频技术,计量性能中的长期稳定性好;水分测量仪，红外线水分仪，水分测定仪，水分测试仪，水分检测仪，水分测试仪，含水率测试仪，③软件能真切地仿真振动、空秤变动、物料落差等称量特征，显示快、准、稳;④机内有空秤置零、零点跟踪、定标、最大秤量、分度位等参数的设定单元，改定方便，通用性强;⑤带输出接口，能够联接多种外部设备，方便地实现系统控制。
准确度等级国际法制计量组织(OIML)3号建议规定，非自动衡器按准确度级别划分为4个等级。按配用衡器的级别，中国将电子衡器仪表也划分为4个等级,并分别冠以与电子衡器对应的级别代号：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。每个级别的衡器仪表的计量最大允许误差为对应级别衡器允许误差的0.7倍。
性能解析
网友解释衡器仪表的基本架构原理
仪表架构其实很简单，一个电源为全部器件供电，一个AD部分负责将传感器的模拟信号放大，模数转换到数字信号，一个中央处理器，也就是常说的单片机(MCU)，来处理AD部分读取到的重量信号，进行一系列的换算处理，最好译码为可显示阅读的信号，显示在显示屏上，同时一般还有键盘电路，来接受用户的一些操控，很多仪表还带有并行打印口，微打驱动，RS232或RS485接口与上位机或其它仪表互联通讯，还有数字电流环接口，以连接大屏幕，另外工业控制用的很多仪表带有4～20mA电流环接口，以配接PLC。高档的还有现场CAN总线或者以太网接口，某些仪表还有USB接口，不过USB由于传输距离太近，在衡器仪表上用途较少，因此也很少有仪表有USB接口。
维护保养
1、将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射  电子天平。
2、在使用前调整水平仪气泡至中间位置。
3、 电子天平应按说明书的要求进行预热。
4、称量易挥发和具有腐蚀性的物品时，要盛放在密闭的容器中，以免腐蚀和损坏电子天平。
5、经常对电子天平进行自校或定期外校，保证其处于最佳状态。
6、如果电子天平出现故障应及时检修，不可带“病”工作。
7、操作天平不可过载使用以免损坏天平。
8、若长期不用电子天平时应暂时收藏为好。
计量检定
利用电磁力平衡重力原理制成的天平称之为电子天平。随着实验室应用的越来越普遍，  电子天平其测量的准确性、可靠性也就愈为重要。早在1991年国家颁布实施的《JJG98－90非自动天平计量检定规程》（试行）中，对电子天平计量检定的描述比较笼统，可操作性欠佳，这样使得从事电子天平计量检定工作的人员，在对规程的理解上并不十分透彻。尤其在评判一个电子天平的“合格与否”所掌握的尺度上不尽相同，使得仪器测量的准确性、参数的可靠性不能得到保证。为使电子天平在实际应用中的质量得到有效控制，本文就电子天平的计量检定以及应注意的问题与大家共同探讨。如何对电子天平进行分级和判定其各项允差：2013年以前生产电子天平的厂家比较多，有个别厂家在产品说明中未能详细的标识其性能指标，或者是标识不规范、不统一，有的给出级别，有的不给出级别。比如有的电子天平明确了实际标尺分度值d，而未标明它的检定分度值e，这对于使用者来说会误以为d=e，认为电子天平能分辨出最小的值就是它本身能够称量的准确数值。而对于计量检定人员来讲，确定电子天平的检定标尺分度值e非常关键，因为e是用来评定其准确度级别以及最大允许误差的依据：在计量检定中若各项参数指标的最大示值误差均不大于1d，我们确定e=d；如果各项参数指标最大示值误差均小于10d，我们确定e=l0d。有时还需根据具体情况而定，比如当d：0．2mg时，e=5D；d：0．5mg时，e=2d。总之，在对检定标尺分度值的划分上应按照以下形式：1×10k或2×10k或5×10k，k为正整数、负整数或零）。我们把除了e=d以外的情况都归为≠d，其中以e=l0d最为常见。以下是根据检定分度值e来对电子天平进行等级划分及其最大允许误差的归纳总结。2电子天平计量性能检定的主要内容在日常的周期检定和常规的产品质量检查中，一般需要检定以下几项内容：天平灵敏度、鉴别力的检定；天平各载荷点的最大允许误差 （称量线性误差）的检定；天平重复性的检定；天平的偏载或四角误差的检定；天平配衡功能的检定。2．1电子天平灵敏度、鉴别力的检定：电子天平的灵敏度一般指分度灵敏度，其在数值上应正好等于该天平相应载荷的检定分度值。对具有数字指示和自动或半自动校准装置的电子天平，可以免检该天平的灵敏度。当电子天平检定分度值e≥lmg时，可以测定其鉴别力，方法如下：在空载或加载时处于平衡状态的电子天平上，把相当于数字标尺分度值1．4倍的一个外加载荷（1．4d），轻缓地加放在天平称盘上时（或从其上取下），原来的天平示值必须有所变化。电子天平各载荷点的最大允许误差的检定：首先开机预热，然后按照说明书的操作程序对电子天平进行校准（这一步很关键），校准完毕，显示零位。从零载荷开始，逐渐单调往上加载，直至加到天平的最大称量值时，然后再逐渐单调卸载，直至零载荷为止。在检定过程中，由检定操作人员视天平具体情况选取载荷点（这在检定规程中未明确给出），但以下几个载荷点应必须进行检定：⑴空载。⑵全载。⑶最小称量Min（I级天平：100e；Ⅱ级天平：50e；Ⅲ级天平：20e；Ⅳ级天平：20e）。⑷影响天平误差值的“拐点”所对应的那些载荷，比如I级天平：50000e、200000e；Ⅱ级天平：5000e、20000e；Ⅲ级天平：500e、2000e等。
误差计算分两种情况：⑴e≠d时，示值误差计算公式应为E=I－L（E：天平示值误差，I：天平指示值，L天平称盘上所加载荷）；⑵当e=d时，示值误差计算公式应为E=I－L+（1?2）d－△L（d：电子天平实际标尺分度值，AL：在天平称盘上为示值凑整而添加的载荷）。不论哪种情况，要求所得各载荷点的误差均小于规程中所规定的允许误差。电子天平重复性检定：电子天平重复性检定应在空载和加载状态下进行，加载的载荷有两种：一种是全载，一种是半载。要求检定中分别对加载和空载的平衡位置进行读数并记录，同时注意每加一次载荷均应返零一次。要求对同一载荷多次衡量结果之间的差值，不得超过天平在该载荷时的最大允许误差的绝对值。电子天平偏载检定（四角误差检定）：对于标准天平，试验载荷等于天平的最大称量，其四角误差等于最大示值减最小示值。对于工作用天平，试验载荷等于天平最大载荷的三分之一，其四角误差等于各点的示值与中心点的示值之差中的最大者。电子天平配衡功能的检查：对于新购置的电子天平应检查其配衡功能，一般选取两个载荷点，即：（1?3）Max，（2?3）Max。在相同载荷下所得两结果之间的差值，不得超过该载荷时的最大允许误差的绝对值。电子天平在检定中需要注意的问题：如何选取标准砝码？选取的标准砝码可以是级砝码，也可以是等砝码，但它的误差（对于级砝码为质量允差，对于等砝码为检定精度）不得大于被检天平在该载荷下的最大允许误差的1?3。其次，标准砝码的量程能够覆盖到电子天平的最大称量范围。电子天平的免检问题：⑴当d≤1mg的电子天平，可以免检该天平的鉴别力；⑵当e≠d的电子天平，可免检该天平的鉴别力；⑶对于具有数字指示和自动或半自动校准装置的天平，可以免检该天平的灵敏度。出具检定证书应规范化：电子天平检定完毕后，应根据实际检定结果出具检定证书或检定结果通知书。笔者认为出具证书是一项非常严肃且应负法律责任的事情，首先格式要规范，内容须涵盖《GJB2725－96》中“4．1”要素的全部信息?校准（检定）或测试的结果应准确、客观。
计件功能
利用电子天平的计件功能可以快速的得出一堆物件里的单体个数。例如某仓库新进来一批M3的螺母，大概数量是五千只。要知道具体的螺母个数，如果用人工去数的话，将要花去大量的时间，而且差错率高。如果利用电子天平的计数功能则事倍功半。上海恒平科学仪器有限公司生产的电子天平的计数原理如下。取10个螺母作为样品放于天平上，调出天平的计数功能，此时天平显示“10”表示当前的个数是10，拿走样品天平显示“0”，然后放上一包要计数的螺母，此时天平的显示值即为该包螺母的个数。方便简单而且准确。用电子天平计件要求物体的个体质量差异不能太大，单个质量大于天平分度值的10倍以上。如果要计数物体比天平分度直小，则可以取10个样品的整数倍作为计数样品。如2倍、5倍、10倍等等，总之取样数越多，计件的准确度就越高。最终天平的显示个数乘以倍数则为该批被测物的总件数。
常见问题
1、开启问题_开启后完全无显示：⑴电源插座上没有220V电流接通交流电座；⑵交流适配器出错，选择适合中国工作的220V~交流适配器（外接变压器）；AB-S/A8-1.4v~50/60HZ6VA；PB-S/A9.5-20VDC6W；AB/PB/GB9.5-14.5V50/60HZ1.5VA；⑶交流适配器烧毁，更换交流适配器；
2、开启问题_开启后完全无显示⑴校准数据丢失，重新校准天平；⑵瞬时干扰影响；
3、开启问题_开启后完全无显示：采用内校的天平，AB-S/A，PB-S/A；采用外校的天平，AB/PB/GB/SB；⑴天平放置环境太差防风窗未关闭，改善天平的放置环境，关闭所有防风窗⑵校准特点：AB-S/A天平1小时预热后，做第一次自动校准；第二次环境是天平开启2小时后；然后天平保持通电状态150小时后，准时自动校准如有需要，可以随时手动触发校准（内校）。PB-S/A天平开启后就自动校准，如有需要，  电子天平也可以随时手动触发校准（内校）。AB/PB/GB/SB只能进行外校。⑶校准出错：AB/PB/GB/SB用了错误、的外部砝码进行外校。在进入外校程序时，天平会出现一个闪动的砝码数值，使用这一数值的砝码进行外校。⑷AB-S/APB-S/A天平显示器右上方出现“CALL”：当显示器上出现”CALL“时，则表示天平工作不准了，需要做内校了。作完内校后“CALL”会自动消失。
4、开启问题_开启后完全无显示⑴天平放置的环境太差改善环境；⑵天平菜单中的参数设置不好调入菜单后，用“RESET”功能，正确退出菜单，回到出厂设置；⑶称重室内留有手的体温尽量减少这一人为因素⑷被称量物体的温度未与天平达到等温将样品放置在天平旁等温。⑸样品存在吸水性、放水性、静电、磁性……等特性。参照“梅特勒—托利多天平正确称重/电子分析天平，克服上述影响，才能正确称量和微量天平的正确使用”
5、开启问题_开启后完全无显示：⑴天平放置的环境太差：环境因素包括：振动、气流、温度、外部磁场，必须改善上述环境，关闭称量室的防风窗，天平才能正常工作。⑵天平菜单中的参数设置不好：调入菜单后，用“RESET”功能，正确退出菜单，回到出厂设置；6开启问题_开启后完全无显示：1、干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流，引起了空气浮力的变化，导致称量不稳定，应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境；7开启问题_开启后完全无显示：⑴未装称盘：断电后，先装正确的称盘，再开启天平；⑵称盘错：用符合该天平的正确称盘⑶称盘与防风圈相碰：因安装不当产生的原因，请找出相碰的原因重新正确安装。
最新技术
产品和解决方案应用微量及超微量天平、分析天平、精密天平、大量程精密天平、特殊用途的天平、比较器、快速水份测定仪、移液管校准工作站、软件、砝码、配件、天平和台秤的日常测试、利用天平进行密度测定、差重称量、动态称量、滤纸称量、配方、质量比较&；高分辨率称量、联网和数据通信、移液器校准、实验室中的精密及分析称量、统计过程和质量控制、防爆区域称重应用、间隔称量。
操作规程
一、仪器安装
1、工作环境：电子天平为高精度测量仪器，故仪器安装位置应注意：
安装平台稳定、平坦，避免震动；
避免阳光直射和受热，避免在湿度大的环境工作；
避免在空气直接流通的通道上。
2、天平安装：严格按照仪器说明书操作。
二、天平使用
1、调水平：天平开机前，应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央，否则通过天平的地脚螺栓调节，左旋升高，右旋下降。
2、预热：天平在初次接通电源或长时间断电后开机时，至少需要30分钟的预热时间。因此，实验室电子天平在通常情况下，不要经常切断电源。
3、称量：
按下ON/OFF键，接通显示器；
等待仪器自检。当显示器显示零时，自检过程结束，天平可进行称量；
放置称量纸，按显示屏两侧的Tare键去皮，待显示器显示零时，在称量纸加所要称量的试剂称量。
称量完毕，按ON/OFF键，关断显示器。
三、注意事项
1、为正确使用天平，请您熟悉天平的几种状态：
显示器右上角显示O：表示显示器处于关断状态；
显示器左下角显示O：表示仪器处于待机状态，可进行称量；
显示器左上角出现菱形标志：表示仪器的微处理器正在执行某个功能，此时不接受其他任务。
2、天平在安装时已经过严格校准，故不可轻易移动天平，否则校准工作需重新进行。
3、严禁不使用称量纸直接称量！每次称量后，请清洁天平，避免对天平造成污染而影响称量精度，以及影响他人的工作
程序设定
2013年以前，大多数的电子天平都已具备了程序调整功能，以便于电子天平的功能更加完善，适应环境的能力更强。通常情况下，电子天平的制造厂家在电子天平出厂前，已经为用户选择设置了正常的程序，只有当用户的条件或需要发生了变化时，才需要呼叫或改变电子天平的有关程序。
呼叫电子天平的内设程序应分以下几步来完成：
1、关掉天平开关。
2、同时按电子天平的去皮键和开关键，并马上松开电子天平的开关键，继续按住电子天平的去皮键不放。
3、待电子天平的显示器出现“CH5”时，再松开电子天平的去皮键。
4、此时电子天平的显示器上，依次出现电子天平内设程序的页码，如L1、L2和L0后开始循环。
5、当出现零以外的页码时，根据需要按动电子天平的去皮键，显示器上出现页码和行码两位数字，如L11、L12至L10后开始循环出现行码。
6、当电子天平的显示器上出现零以外的形码时，可根据需要按动去皮键，电子天平的显示器上出现三位数字，最后一位数字即是字码如显示L111、L112至L110后开始循环显示。
7、根据上述方法，可任意选择电子天平的程序(主要是观察，如需要更改应该启开电子天平程序开关的锁定装置)。
需要说明的是，如果显示器上出现“Lxxx”说明此程序只能阅读不能更改，L符号说明电子天平程序处于锁定状态，如果出现“Cxxx”则表示电子天平程序开关已打开，可进行修改程序。电子天平(9张)
水平调节
1、当水平泡处于水平圈的上方时，表明电子天平的上方位置偏高，我们要通过旋转电子天平的上部的两个转角，使泡泡下移。
2、当水平泡处于水平圈的下方时，表明电子天平的下方位置偏高，我们要通过旋转电子天平的下部的两个转角，使泡泡上移。
3、当水平泡处于水平圈的左侧时，表明电子天平的左侧位置偏高，我们要通过旋转电子天平的左侧的两个转角，使泡泡右移。
4、当水平泡处于水平圈的右侧时，表明电子天平的右侧位置偏高，我们要通过旋转电子天平的右侧的两个转角，使泡泡左移。
提示：有时候水平泡出于斜角的位置，这就需要我们几个转角来回配合使用。
故障分析
[3]1、称量不准确的故障分析
观测内码值是否稳定，传感器各部位是否有摩擦现象，稳压电源是否稳定，运放电路是否正常，使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。依照说明书指示，进一步做仪表局部分析或重量校正。
2、称重物移除后无法回到零点的故障分析
检查传感器输出信号值是否于标准内(A/D的总放大码/使用内码范围/底码范围)，如果信号值未在标准内，调节传感器可调电阻，将信号值调到标准内，如无法补偿请检查传感器是否有问题，在保证传感器输出正常(秤体稳定)情况下，锁定仪表故障，一般是放大电路及A/D转换电路发生问题，再依据电路原理逐一判断测试分析，以最终解决问题。
3、无法开机的故障
先确定非保险丝、电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成，检查变压器有无交流电压输入及交流电输出。如果仪表带有电池将电池取下再以AC电源开机，以了解是否为电池电压不足所造成。其次再检测整流电路、稳压电路以及显示驱动电路是否出现异常，如果这些都没问题检查处理器及附属电路是否烧坏。
4、显示乱码
将原来的显示电路拆下，换一个正常的显示电路看是否正常。如果显示正常说明显示电路出现问题，如果不正常，应检查驱动电路是否有故障，最后检查处理器显示输出的引脚是否在合理的输出范围。
5、按键不好用
先更换新按键进行测试，如新按键功能正常时，则可判定为按键接触不良，测量按键与CPU之间线路有无断路、虚焊。检查按键支座是否有接触不良现象。测量按键与CPU回路上的二极管、电阻等是否有短路、断路的情况。
6、无法称到满载
和无法回零的情况差不多，多数可能由于小信号输入范围发生了改变。按照无法回零的方法检测，如果找不出问题，就先检测供电电源、A/D电路是否正常，再检测传感器输出。
7、指针跳动
当横梁被托起时，如支点刀的刀口与刀垫间前后距离不等，则开启天平时，会产生指针跳动，可把横托架左臂前的螺丝放松，然后用手捻调节小支柱的高度，直至指针不再跳动。