标题：CEL-350个体声暴露计
品牌
CASELLA
简介
CEL-350 dBadge 系列产品包括CEL-350 dBadge、CEL-350 dBadge“精简型” CEL-350 dBadge“增强型”。CEL-350 dBadge系列产品是工作场所周边个体噪音暴露测量的理想工具。通过使用最新的数字技术，CEL-350 dBadge系列产品可以达到新的噪音剂量计性能标准。
dBadge 的设计与传统的剂量计不同，没有连线，且重量仅为71g。操作dBadge系列产品无需其他任何外部设备。通过设备侧面的2个按键即可方便的进行操作。
电池的寿命和内存容量充足，可以执行各种连续位移测量而无需充电或下载数据。内嵌镍氢电池的充电可以再90分钟内完成，可以为所有类型的工作环境提供各种安装选择，使CEL-350 dBadge系列产品能够方便的固定在员工的肩膀上，且穿着舒适。
CEL-350 dBadge“精简型”可以同时测量和存储所有必要的工作场所噪音参数。CEL-350 dBadge型号还具有其他功能，可以测量位于累积水平之上的噪音的时间历史，供以后再计算机软件上绘制图形。
我们还提供CEL-350 dBadge“增强型”，可以同时进行“C”和“A”加权Leq测量。然后可以使用这些测量，利用“单一评估法（SNR)”或)“高中低频衰减法（HML）”计算出听力保护的有效性，从而进一步扩大此创新型产品的使用范围。所有的型号都无需进行设置，因此不会造成测量错误参数的风险。
主要特点
*紧凑坚固（橡胶超模压）设计，重量只有71克
*无需连接，减少故障发生，使用更方便
*测量和记录工作场所的各种噪声参数。
*电池续航时间为28小时，全部充电需90分钟
*综合显示和可视化报警
*简易的自动校准功能
*多功能软件包 
*‘Pro’专业性可以显示声暴露剂量值和预计剂量值
*运行时间计时器
* 防爆型可使用在危险环境中
*‘Plus’增强型可以同时测量‘C’和‘A’加权值
主要应用
*测量个人噪声暴漏水平
*评估和监测作业场所的噪声状况
*确保作业场所符合法规要求
*‘Plus’增强型可用于听力保护措施的选择
*测量依据ISO9612:2009
内置显示
*屏幕显示测量状态和数据 
* 独特的LED措施声级级报警功能
* ‘容量标尺’显示存储器和电量信息
* 可存储1分钟内噪音暴露平均值和峰值
*‘Pro’专业型可以显示预计剂量值
便的两键操作
*独特的自动校准功能
*按键和显示可锁定
*轻松佩戴在作业人员的肩上
CEL-350 dBadge 系列产品的操作简单快捷。打开dBadge电源后，将校准器放置到麦克风上，CEL-350 dBadge 系列产品会自动进行校准，并保存校准数据和时间，确保结果的精确性和有效性。独特的风罩结构设计确保风罩在多灰尘的环境下保护仪器，并防止气流影响测量结果。使用dBadge 时可以先开机并锁定键盘，然后再佩戴在作业人员的肩上。
一般情况下，dBadge 可在开机后几秒钟内开始进行测量。测量运行终止时，轻松卸下。测量数据可通过简单易读的图表形式查看，确保噪声测量结果的有效性。进行连续测量时，无需电池充电和数据下[1]载。
数据管理软件
*简单的树型结构数据库存储测量结果，可按人员、地点、测量过程等分类。
*自动色标系统，可用于辨别超过噪声措施声级的数据
*图表显示和分析噪声时间历史数据
*自动生成报告
*可将测量数据轻松导入到其他应用软件
使用Casella Insight软件， dBadge数据会自动下载到计算机中，只需将 dBadge对准所提供的红外下载连线即可。数据下载后，将保存在员工姓名、位置或过程的下面，以便构建噪音暴露数据库。可以使用自动色彩编码系统来突出显示哪些员工曾暴露在特定的噪音行动值中。可以通过添加区域（如右图所示）对图像进行分型，图像随后即可提供这些区域内部和外部的暴露值。这样可以排除外来时间和中断等，以便进行比较暴露计算。添加到数据的任何排除区域都将和数据文件一起保留。
测量数据可根据不同的测量标准被查看，ISO（欧洲）或OSHA（美国）。数据显示模式用于自己自定义
对于交大型公司，通过内嵌导入导出功能，可以与世界各地的同事共享数据。
同事还具有“备份数据库”功能，可以将数据保存到公司内部的安全硬盘上，从而防止造成有价值数据的丢失。
随软件一起提供的报告模板可以进行自定义和保存，从而可以方便的产生用户自定义的各种报告。报告可以概括所需的剂量数据和有关员工工作日的任何信息，以及全天噪音暴露的历史记录时间。这种有用的功能可以保证暴露数据得意精确饿显示，无需将数据复制到其他任何软件包即可产生各种报告。
Casella Insight数据管理软件还有其他很多功能，例如能够与其他Casella CEL设备一起使用等，有关更多信息，请参阅Casella Insight资料页。
多种佩戴方式
*安全可靠
*佩戴舒适
*可以被固定在各种衣服上
多种方式的dBadge佩戴夹，结合重量轻尺寸小的特点，佩戴在肩上即不显眼又舒适可靠。供货时带鳄鱼夹和带回型别针的dBadge可供选择：除此之外还有吊带夹或安全帽佩戴方式供选择。
佩戴选项：
*CEL-6351回型别针配件
*CEL-6352鳄鱼夹配件
*CEL-6354头盔配件
智能快速充电系统
*满电池电量可供dBadge工作28小时
*90分钟可完成快速充电
*充电单元可互相连接
*单个主电源充电器可支持12台同时充电
*独特的‘容量标尺’可直观显示充电过程
由于电池技术和智能充电方法的使用，dBadge无需连续充电标准的3座充电器就可用于管理多台dBadge。
放在充电器上，dBadge就会显示‘容量标尺’，以小时计数的可操作时间，电池中的剩余电量。充电一旦完成，在dBadge前方的蓝色LED灯亮起。
dBadge在使用前无需充满电。充电30分钟就可提供超过8小时的操作时间，足够一个典型工作日的使用。
单个的CEL-6350型3座充电器是必需的。通过使用CEL-6358型3座充电器延伸组件可增加充电点的数量。用这种方法一次最多可对12台dBadge的同时充电。
测量工具箱套装
*标准测量工具箱有1,2,3,5和10台套装
*另外可以通过dBadge的数量，成任何数量的测量工具箱套装。
* 坚固耐用的手提箱，最多可容纳10台dBadge及配套附件。
dBadge测量工具箱可选配不同数量的dBadge，还包括作业场所噪声剂量测量所必需的配件。每个包都完整配备有适当数量的dBadge设备，以及CEL-120/2声学校准器、红外下载连线、3路充电器和电源。CEL-350dBadge和CEL-120/2声学校准器还提供有校准证书。
仪器工具箱
CEL-350L dBadge"精简"型套装
标准型套装 本质安全型套装
CEL-350L/K1 CEL-350L/IS/K1 dBadge"精简"型测量套装，带1个dBadge和3路充电器
CEL-350L/K2 CEL-350L/IS/K2dBadge"精简"型测量套装，带2个dBadge和3路充电器
CEL-350L/K3 CEL-350L/IS/K3 dBadge"精简"型测量套装，带3个dBadge和3路充电器
CEL-350L/K5 CEL-350L/IS/K5 dBadge"精简"型测量套装，带5个dBadge和3路充电器
CEL-350L/K10 CEL-350L/IS/K10 dBadge"精简"型测量套装，带10个dBadge和2个3路充电器
CEL-350 dBadge套装
标准型套装 本质安全型套装
CEL-350/K1 CEL-350L/IS/K1 dBadge测量套装，带1个CEL-350和1个3路充电器
CEL-350/K2 CEL-350L/IS/K2 dBadge测量套装，带2个CEL-350和1个3路充电器
CEL-350/K3 CEL-350L/IS/K3 dBadge测量套装，带3个CEL-350和1个3路充电器
CEL-350/K5 CEL-350L/IS/K5 dBadge测量套装，带5个CEL-350和1个3路充电器
CEL-350/K10 CEL-350L/IS/K10 dBadge测量套装，带10个CEL-350和2个3路充电器
CEL-350L dBadge"增强型"型套装
dBadge"增强"型套装 dBadge本质安全"增强"型套装
CEL-350L/K1 CEL-350L/IS/K1 dBadge"增强"型测量套装，带1个"增强"dBadge和3路充电器
CEL-350L/K2 CEL-350L/IS/K2dBadge"增强"型测量套装，带2个"增强"dBadge和3路充电器
CEL-350L/K3 CEL-350L/IS/K3 dBadge"增强"型测量套装，带3个"增强"dBadge和3路充电器
CEL-350L/K5 CEL-350L/IS/K5 dBadge"增强"型测量套装，带5个"增强"dBadge和3路充电器
CEL-350L/K10 CEL-350L/IS/K10 dBadge"增强"型测量套装，带10个"增强"dBadge和3路充电器
工具包括：CEL-35X(/IS) dBadge(S),其中‘x’表示型号，CEL-120/2声学校准器、CEL-6355工具箱，193200B红外至USB计算机下载连线，CEL-6352鳄鱼夹固定工具、CEL-6351别针固定工具、CEL-63623路充电器和1个在CEL-35X/K10上使用的CEL-6363 3路充电器、用于更换固定夹的HK111螺丝起子。所有的工具都包括dBadge和CEL-120声学校准器的校准证书。