标题：血糖仪选购及使用方法
购买血糖仪时需注意
首先应了解血糖仪的种类,血糖仪按工作原理分为两大类:光化学法和电极法两大类。光化学法血糖仪稳定性,准确性较好;电极法血糖仪因为电极材质的不同,内置矫正系统的差异,价格和准确性、稳定性有较大差异,这类血糖仪需血量少,测试结果快(数秒)。第二,应注意性价比,包括试纸的价格。第三,应注意售后服务,试纸较易买到。第四,买到一个血糖仪应该仔细地阅读使用说明书,注意了解仪器的特点和特殊要求,测试过程中如有疑问,应及时与专业人士沟通。
血糖试纸的保存
血糖试纸要求在干燥,+10度和+40度温度下放置。不要放置在卫生间或厨房,更不要放进冰箱保存,这些地方都极易受潮。如已放进冰箱,则需在使用前将密封的试纸筒放在室温中缓慢升温,直至其达到室温。在试纸筒未达到室温前不要取出试纸,以免在试纸筒中形成冷凝水。居住在一些比较潮湿的地方(比如南方)的病友应该注意:每次取出一条试纸应立即盖紧试纸筒的密封盖,以免试纸受潮;打开一筒新试纸尽量在三个月内用完;如可能的话,尽量选购有独立包装的血糖试纸。
指血和静脉血测出的血糖值的区别
医院的生化仪测试静脉血糖有较严格的程序和质量控制标准,相对准确。诊断糖尿病是以静脉血糖作为标准的,便携式血糖仪测出的血糖不能作为诊断糖尿病的依据。因为血糖仪的准确性受温度、湿度和其自身稳定性及灵敏度的影响,其测出的血糖值可能与生化仪测出的静脉血浆血糖存在一定的差异。有些血糖仪测出的血糖值波动较大。把血糖仪拿到医院同时与生化检测对比是一个办法,可以结合规范血糖仪的测试过程(见第五点);2-3月查糖化血红蛋白,评估血糖控制情况,以尽量减少可能出现的误差。
在测指血的时候需要消毒
测试前手指的皮肤准备推荐用温水和皂液清洗手指,或用酒精棉签消毒,两种方法都可以。美国糖尿病协会推荐用肥皂、流水洗手作为指血测血糖前的皮肤准备。但不论哪一种方法都必须记住:手指一定要在干燥状态下取血,也就是说温水和皂液清洗后要凉干手指,酒精消毒后要等酒精完全挥发后再用采血笔刺破手指,保证测量的准确。
需要强调的是,不宜采用含碘消毒剂(如碘伏、碘酒)消毒皮肤。采用葡萄糖氧化酶原理的血糖监测系统(包括电极法与光化学法原理的血糖仪),碘酒、碘伏中的碘可以与血糖试纸中的酶发生反应,产生误差。这是因为:电极法原理的血糖仪是当全血滴到试纸条的反应区,样品中的血糖与化学底物(酶)发生反应,产生一个电流,通过检测电流的强度来计算血糖的含量。碘与酶也可发生反应,从而干扰电流的数值,使血糖产生偏差。光化学法原理的血糖仪通过检测反应过程中试条的颜色变化来反应血糖值,碘可通过上述化学反应及本身的色泽干扰颜色的变化,从而影响血糖值的准确性。
血糖仪的测试过程中应注意
①尽量在室温下;
②避免将仪器置于电磁场(如移动电话、微波炉等)附近;
③采血量不能过多或过少(特别是光化学法的血糖仪)。
采血时应需注意
取血点如果选在手指正中是很痛的。一般建议取血点在手指偏侧面,这里的神经分布较手指正中少,痛感较轻。但也不要太接近指甲边缘,这样不易消毒,不好挤血。取血点可在十个手指轮换选取,多数人选取除大拇指外的其余八指。取血前可用温水洗手,垂手臂,可使手指血管充盈,容易采血。采血笔刺破手指后,应从指跟向指端(采血点)方向轻用力挤血,不要用大力挤血,否则挤出的血浆,组织液占了较大比例,影响准确性。如果挤不出血或血量较少怎么办?可能与下列原因有关:①末梢(手指)循环差,可采取温水洗手、垂手臂等。②采血的深度不够,采血笔有不同的刻度,要了解自己采血时适合哪个刻度然后再“下手”。③挤血的技巧没掌握。除了上述的“轻用力”外,挤血的用力处应在取血点至少0.5cm以上,挤血时可以看到出血点处的皮肤充血。如果距离出血点太近的地方用力挤血,血管都被“压扁”了,怎么能挤出血来呢?
保养和清洁血糖仪
血糖仪要放置在干燥清洁处,正常室温下存放即可,避免摔打、沾水,勿让小孩、宠物触及、玩耍。血糖仪允许工作的温度是10～40摄氏度,湿度是20%～80%,太冷、太热、过湿均会影响其准确性。测试血糖时,不可避免会受到环境中灰尘、纤维、杂物等的污染,特别是检测时不小心涂抹在其上的血液,都会影响测试结果,因此要定期清洁和保养机器,清除血渍、布屑、灰尘。清洁时,应用软布蘸清水擦拭,不要用清洁剂清洗或将水渗入血糖仪内,更不要将血糖仪浸入水中或用水冲洗,以免损坏。对测试区的清洁一定要注意,擦拭时不要使用酒精等有机溶剂,以免损伤其光学部分。应注意将试纸条保存在干燥阴凉的地方,每次使用时不要触碰试纸条的测试区,并注意其有效期。
市场主流血糖仪的使用方法
①京都1640血糖仪的使用方法1.怎样用京都GT-1640血糖仪采集血样？
彻底清洗和干燥双手。
温暖并按摩手指以增加血液循环。
将手臂短暂下垂,让血液流至指尖。
用拇指顶紧要采血的指间关节,再用采血笔在指尖一侧刺破皮肤。
刺皮后勿加力挤压,以免组织液混入血样,造成检测结果偏差。
2.多久用京都GT-1640血糖仪检测一次血糖?
血糖监测间隔时间视糖尿病类型和病情而定,以将血糖控制在目标范围内为原则。您应该按医生的建议检测血糖。通常:
①全天血糖谱包括:三餐前后、睡前、夜间共8个时点,对病情不稳定者、妊娠糖尿病病友、使用胰岛素者适用,每2～4天测1次全天血糖谱。
②初发病及调整药物者:每周测4次,每次选8个点中的不同时间点。
③病情稳定者:每月测4～7次,每次选不同的时间点。
④手术前后、感冒、旅游等血糖不稳定时:每天至少测4次,每次选不同的时间点。
3.京都GT-1640血糖仪的采血针是否可以反复使用?
严格来说不可反复使用。京都GT-1640血糖仪采血针一经使用,其针尖不再锋利,针尖会随着使用次数的增加而越来越钝。采血时,会因为针尖变钝而增加疼痛感。更应注意的是,使用过的采血针上容易有细菌繁殖,可能会直接危害健康。因此,血糖检测完毕后,应立即将使用过的试纸及采血针妥当地弃置。
4.存放京都GT-1640血糖仪应该注意些什么?
通常欧姆龙血糖仪的保存温度应在-40℃～+70℃之间,以免损坏。相对湿度应在85%以下。避免将京都GT-1640血糖仪存放在电磁场(如移动电话、微波炉等)附近。
5.试纸应该如何保存,才能处于最佳状态?
试纸应干燥、避光和密封保存。
京都GT-1640血糖仪的试纸筒盖内的干燥剂能使试纸保持干燥。每次取出试纸后都应立即盖紧筒盖,以免试纸在不知不觉中受潮,也可避免干燥剂因暴露在空气中而失效。
旧试纸筒应丢弃,不要用旧试纸筒装盛其他东西(尤其是酒精),以免筒盖混淆,造成试纸受潮。
保证未用的试纸始终储存在原装筒内。切勿将试纸分装在其他容器(包括旧筒)内。勿将已用过的试纸混装在现用的试纸筒内。注意试纸失效期,并确保在有效期内用完。
试纸通常需要保存在阴凉干燥处,但如需放入冰箱,取出后应先等待试纸筒回复至室温,再开盖取试纸进行检测。
6.血糖控制在什么范围属于正常?
若检测结果保持在2.8mmol/L以上、空腹血糖低于6.1mmol/L、而餐后2小时在7.8mmol/L以下,表明您的血糖控制良好。在日常生活中您还应注意避免低血糖(<2.8mmol/L=的发生。
7.糖化血红蛋白和血糖有什么差别?
血糖是从食物中的碳水化合物分解而来的血液中的单糖,通常仅指葡萄糖。血糖测试的结果反映的是即刻的血糖水平。糖化血红蛋白测试通常可反映患者近8～12周的血糖控制情况。
8.为什么京都GT-1640血糖仪每次测试的结果有所不同?这是否意味着检测结果不准确?
糖尿病患者与正常人一样,血糖水平除受身体状况和自身激素变化的影响外,还受情绪、饮食、运动及药物等的影响,一天中血糖值都在不断变化,所以每次测得的血糖值有差异，并不是京都GT-1640血糖仪存在问题。但如果您对测试结果有疑问,可在同一时间连续测2～3次,如结果相差大,就回顾检查一下测试步骤是否正确、试纸是否过期。如不放心,可到医院向医护人员请教。②强生血糖仪的使用方法：1、强生稳豪型血糖仪正确的操作方法及步骤
稳豪型血糖仪的操作和其它血糖仪都大致相同，患者一定先详细阅读使用说明书，熟练掌握血糖仪的操作方法。血糖仪和试纸要匹配，使用新开包装的试纸时，一定先输入正确的试纸编号。使用美国强生稳豪型血糖仪是吸血型的，用吸血型的强生稳豪第二代血糖仪，将血吸到试纸专用区域后等待结果，应注意吸血后等待的时间，否则均可引起测量不准确。检测时挪动试纸条，有些血糖仪在检测时发生移动或倾斜均会影响检测结果，这些细节方面应多加注意。
2、使用强生稳豪型血糖仪的正确采血方法
用75%的酒精消毒左手无名指指腹待干，根据手指表皮的厚度用自动采血笔以足够深度刺入，自然流出足量血液并进行测定。临床试验表明，为保证美国强生稳豪第二代血糖仪测定血糖的准确性，我们宜采用自然流出法进行指端采血，而在取血过程中若过分进行按摩和用力挤血，均可使血糖值出现假性偏低[1]。过度的按摩取血部位会使血管扩张，捏压阻止了静脉血回流，使毛细血管内的压力增高，促使组织液渗出；挤压会挤出组织液，这些因素都会使血糖测定的值偏低。取血量的不足也会导致测定结果的不准确，如遇末梢血循环不好的患者不适合用本法测定血糖值[2]。
3、强生稳豪型血糖仪的校准
强生稳豪型血糖仪在下述情况时应校准：第一次使用时，每次使用新的一瓶试纸时，怀疑美国强生稳豪型血糖仪或试纸出现问题时，血糖仪摔跌后。校准强生血糖仪是使用已知浓度的模拟血糖液。模拟血糖液在开瓶后3个月内有效，不宜储存在温度≥30 ℃的环境下，也不宜冷藏或冷冻，如使用模拟血糖液测试结果不在可接受的范围内，请不要使用美国强生稳豪型第二代血糖仪，应查找原因或与厂家联系。
4、强生稳豪型血糖仪的常见影响因素及注意事项
4.1 试纸的影响 试纸条对检测结果的影响是所有问题中最关键的，绝大部分的检测误差都是由试纸条的变质变性引起的。强生稳豪型血糖仪的测试原理是血糖试纸上的氧化酶或已糖激酶与血液中的葡萄糖发生反应并显示颜色，稳豪血糖仪分辩后显示读数。强生稳豪第二代血糖仪本身出现故障的概率较小，但试纸条会受到温度、湿度、光线、化学物质等干扰因素而发生变化，因此应注意将试纸条保存在干燥阴凉的地方，其最适温度大致为1 ℃~40 ℃，每次取出试纸条时注意不要触碰试纸条的测试区，注意其有效期，长效期的试纸条较稳定。
4.2 美国强生稳豪型血糖仪应注意清洁和保养 在测定区内切勿有血渍、灰尘等污染物。在清洁强生美国强生稳豪第二代血糖仪时，应用软布蘸清水轻轻擦拭，不要用清洁剂或酒精等有机溶剂，以免损伤强生随手测型血糖仪的光学部分。
4.3 其他影响因素 临床上贫血患者用强生稳豪型血糖仪测定血糖结果偏高，红细胞增多症、脱水或高原地区则会偏低。手指消毒后未干就进行测量，残余的酒精会对试纸氧化酶进行干扰，从而影响测定值。患者心理过度紧张会使血糖升高；患者使用某些药物会对测定结果有影响，如大量的维生素C、谷胱甘肽等，会使结果偏低；静脉滴注时使用葡萄糖会使结果偏高，这点在临床上有时会被大家忽视；大量的输液会稀释血液，也会影响测定结果，对于异常结果，应联系临床综合分析，必要时重复测定。③雅培利舒坦血糖仪使用方法1 雅培利舒坦第五代血糖仪正确的操作方法及步骤
雅培第五代血糖仪的操作和其它血糖仪都大致相同，患者一定先详细阅读使用说明书，熟练掌握血糖仪的操作方法。血糖仪和试纸要匹配，使用新开包装的试纸时，一定先输入正确的试纸编号。使用雅培利舒坦第五代血糖仪是吸血型的，用吸血型的利舒坦第五代血糖仪，将血吸到试纸专用区域后等待结果，应注意吸血后等待的时间，否则均可引起测量不准确。检测时挪动试纸条，有些血糖仪在检测时发生移动或倾斜均会影响检测结果，这些细节方面应多加注意。
2 使用雅培利舒坦第五代血糖仪的正确采血方法
用75%的酒精消毒左手无名指指腹待干，根据手指表皮的厚度用自动采血笔以足够深度刺入，自然流出足量血液并进行测定。临床试验表明，为保证雅培利舒坦第五代血糖仪测定血糖的准确性，我们宜采用自然流出法进行指端采血，而在取血过程中若过分进行按摩和用力挤血，均可使血糖值出现假性偏低[1]。过度的按摩取血部位会使血管扩张，捏压阻止了静脉血回流，使毛细血管内的压力增高，促使组织液渗出；挤压会挤出组织液，这些因素都会使血糖测定的值偏低。取血量的不足也会导致测定结果的不准确，如遇末梢血循环不好的患者不适合用本法测定血糖值[2]。
3 雅培利舒坦第五代血糖仪的校准
利舒坦第五代血糖仪在下述情况时应校准：第一次使用时，每次使用新的一瓶试纸时，怀疑雅培利舒坦第五代血糖仪或试纸出现问题时，血糖仪摔跌后。校准美国雅培利舒坦第五代血糖仪是使用已知浓度的模拟血糖液。模拟血糖液在开瓶后3个月内有效，不宜储存在温度≥30 ℃的环境下，也不宜冷藏或冷冻，如使用模拟血糖液测试结果不在可接受的范围内，应查找原因或与厂家联系。
4 雅培利舒坦第五代血糖仪的常见影响因素及注意事项
4.1 试纸的影响 试纸条对检测结果的影响是所有问题中最关键的，绝大部分的检测误差都是由试纸条的变质变性引起的。雅培利舒坦第五代血糖仪的测试原理是血糖试纸上的氧化酶或已糖激酶与血液中的葡萄糖发生反应并显示颜色，第五代血糖仪分辩后显示读数。美国雅培血糖仪本身出现故障的概率较小，但试纸条会受到温度、湿度、光线、化学物质等干扰因素而发生变化，因此应注意将试纸条保存在干燥阴凉的地方，其最适温度大致为1 ℃~40 ℃，每次取出试纸条时注意不要触碰试纸条的测试区，注意其有效期，长效期的试纸条较稳定。
4.2 雅培利舒坦第五代血糖仪应注意清洁和保养 在测定区内切勿有血渍、灰尘等污染物。在清洁强生雅培利舒坦第五代血糖仪时，应用软布蘸清水轻轻擦拭，不要用清洁剂或酒精等有机溶剂，以免损伤强生随手测型血糖仪的光学部分。
4.3 其他影响因素 临床上贫血患者用利舒坦第五代血糖仪测定血糖结果偏高，红细胞增多症、脱水或高原地区则会偏低。手指消毒后未干就进行测量，残余的酒精会对试纸氧化酶进行干扰，从而影响测定值。患者心理过度紧张会使血糖升高；患者使用某些药物会对测定结果有影响，如大量的维生素C、谷胱甘肽等，会使结果偏低；静脉滴注时使用葡萄糖会使结果偏高，这点在临床上有时会被大家忽视；大量的输液会稀释血液，也会影响测定结果，对于异常结果，应联系临床综合分析，必要时重复测定。④罗氏血糖仪的使用方法滑动德国罗氏罗康全整合型血糖仪右侧的释放键， 开启试纸筒仓。
德国罗氏罗康全整合型血糖仪竖直放置，旧试纸 筒滑落。
安装新的试纸筒，关闭试纸筒仓。
按开关键，开启德国罗氏罗康全整合型血糖仪；
使用罗康全乐采采血笔采血；
等待显示屏上出现闪烁的手和血滴符号，血糖仪发出提示音。
握住德国罗氏罗康全整合型血糖仪，使试纸以倾斜角度指向下方；
请立即用试纸前端黑槽位置靠近血液样本；
试纸自动吸取血样，发出提示音；
显示屏上出现测量结果后， 在污染桶上垂直握住血糖仪，按开关键，用过的试纸自动落下。
血糖仪关闭状态下，按MEMO键，显示最后一次测试结果；
按SET键朝保存“最早”的结果方向滚动；
按MEMO键朝保存“最新” 的结果方向滚动；
按开关键关闭血糖仪。⑤怡成5秒血糖仪使用方法1、安装针头，将一次性采血针头安装在采血笔中，在盖笔帽的过程中，注意不要接触针尖部位避免扎伤手指。
2、清洁手指，用酒精或怡成专用皮肤消毒液消毒，并等待手指完全干燥，注意不能用碘酒消毒。
注意：消毒时用酒精棉球由内向外擦拭，避免棉球重复滚动而影响消毒效果。 
3、校正校正码，启动仪器开关，仪器显示“888”自检程序，之后在屏幕下方显示“校正”并连续闪动6秒，提示核对仪器校正码是否和试条校正码一致，如果不同，在“校正”提示闪动6秒钟内，连续按动主按键进行调整，直到与试条所标识校正码相一致为止，
调到相同校正码时停止按动，校正码自动记忆。 
注意:如不小心错过所需校正码的位置，请继续按动，仪器校正码共35个，可循环操作。
4、插入试条，当仪器屏幕显示“插入”字符时，打开试条包装取出试纸，将试纸电极一端插入仪器插口。
注意：电极端平面与仪器屏幕为一个方向，插入时不要用力过大，以免折弯试条，检查插入是否 到位，以屏幕是否显示“进血”字
符为准。
5、采血，将采血笔稍用力垂直顶住所需采血的部位，按动弹钮使针头刺破皮肤。
6、加样，当仪器显示“进血”字符时，将血样靠住虹吸端口处（左、右均可，但不可同时加血），此时由于试条的虹吸原理，血样
被自动吸入试条反应区内。
注意:血样需一次性充满反应区，不能反复加血，亦不能刮血。⑥蓝精灵血糖仪操作注意事项1. 不要用碘酒或者碘伏消毒。
消毒时用酒精或用温水洗干净手，但必须要完全干燥后，方可采血。
要确定试纸插到最底，用力插试纸的时候，注意不要损坏或折弯试纸。取出试纸后要立即盖好瓶盖。
将检测试纸插入仪器后，一定要在3分钟内完成操作过程。超过3分钟，仪器将自动关机，不能进行检测，必须将试纸拔出再重新插入仪器，此时重新开始3分钟的检测状态计时。
注意观察不同患者的血液流动性，一定要保证足够的吸血量。
采血中不要过度挤压创口
每次检测前，请确保血糖仪显示的数值与试纸筒上的数值相匹配，如不相匹配请调S键。必须调匹配后方可使用。
绝不允许将两个半筒试纸合并成一筒使用，因为每批试纸的号码不同。
2.屏幕上出现异常显示： 
没有显示：电池电量不足或者试纸没有插到最底。
显示“Lo”：证明测定值已经低于仪器的检测范围0、6mmol/L。
显示“Hi”：证明测定值已经高于仪器的检测范围33.3mmol/L。
3.影响血糖测定值的因素（偏低）
血量不够（出血量不够或者吸血过程中断）
消毒部位没有完全干燥就进行采血
试纸条没有插到最底
血脂<56.5mmol/L
红细胞压积超过25%~70%
血样中加入了抗凝剂或者稳定剂
其他疾病因素
4.影响血糖测定值的因素（偏高）
使用碘酒或者碘伏消毒
使用静脉血进行血糖仪的检测
代谢紊乱或者严重脱水
静脉注射Vc超过30mg/dl
重度贫血
胆红素大于350ummol/L⑦欧姆龙血糖仪的使用方法1.怎样用欧姆龙血糖仪采集血样?
彻底清洗和干燥双手。
温暖并按摩手指以增加血液循环。
将手臂短暂下垂,让血液流至指尖。
用拇指顶紧要采血的指间关节,再用采血笔在指尖一侧刺破皮肤。
刺皮后勿加力挤压,以免组织液混入血样,造成检测结果偏差。
2.多久用欧姆龙血糖仪检测一次血糖?
血糖监测间隔时间视糖尿病类型和病情而定,以将血糖控制在目标范围内为原则。您应该按医生的建议检测血糖。通常:
①全天血糖谱包括:三餐前后、睡前、夜间共8个时点,对病情不稳定者、妊娠糖尿病病友、使用胰岛素者适用,每2～4天测1次全天血糖谱。
②初发病及调整药物者:每周测4次,每次选8个点中的不同时间点。
③病情稳定者:每月测4～7次,每次选不同的时间点。
④手术前后、感冒、旅游等血糖不稳定时:每天至少测4次,每次选不同的时间点。
3.欧姆龙血糖仪的采血针是否可以反复使用?
严格来说不可反复使用。欧姆龙215血糖仪采血针一经使用,其针尖不再锋利,针尖会随着使用次数的增加而越来越钝。采血时,会因为针尖变钝而增加疼痛感。更应注意的是,使用过的采血针上容易有细菌繁殖,可能会直接危害健康。因此,血糖检测完毕后,应立即将使用过的试纸及采血针妥当地弃置。
4.存放欧姆龙血糖仪应该注意些什么?
通常欧姆龙血糖仪的保存温度应在-40℃～+70℃之间,以免损坏。相对湿度应在85%以下。避免将欧姆龙血糖仪215存放在电磁场(如移动电话、微波炉等)附近。
5.试纸应该如何保存,才能处于最佳状态?
试纸应干燥、避光和密封保存。
欧姆龙血糖仪的试纸筒盖内的干燥剂能使试纸保持干燥。每次取出试纸后都应立即盖紧筒盖,以免试纸在不知不觉中受潮,也可避免干燥剂因暴露在空气中而失效。
旧试纸筒应丢弃,不要用旧试纸筒装盛其他东西(尤其是酒精),以免筒盖混淆,造成试纸受潮。
保证未用的试纸始终储存在原装筒内。切勿将试纸分装在其他容器(包括旧筒)内。勿将已用过的试纸混装在现用的试纸筒内。注意试纸失效期,并确保在有效期内用完。
试纸通常需要保存在阴凉干燥处,但如需放入冰箱,取出后应先等待试纸筒回复至室温,再开盖取试纸进行检测。
6.血糖控制在什么范围属于正常?
若检测结果保持在2.8mmol/L以上、空腹血糖低于6.1mmol/L、而餐后2小时在7.8mmol/L以下,表明您的血糖控制良好。在日常生活中您还应注意避免低血糖(<2.8mmol/L=的发生。
7.糖化血红蛋白和血糖有什么差别?
血糖是从食物中的碳水化合物分解而来的血液中的单糖,通常仅指葡萄糖。血糖测试的结果反映的是即刻的血糖水平。糖化血红蛋白测试通常可反映患者近8～12周的血糖控制情况。
8.为什么欧姆龙血糖仪每次测试的结果有所不同?这是否意味着检测结果不准确?
糖尿病患者与正常人一样,血糖水平除受身体状况和自身激素变化的影响外,还受情绪、饮食、运动及药物等的影响,一天中血糖值都在不断变化,所以每次测得的血糖值有差异，并不是欧姆龙血糖仪存在问题。但如果您对测试结果有疑问,可在同一时间连续测2～3次,如结果相差大,就回顾检查一下测试步骤是否正确、试纸是否过期。如不放心,可到医院向医护人员请教。
⑧三诺安稳血糖仪的使用方法
1、三诺血糖仪试纸的代码每批都不相同，测试前应核对、调整血糖仪显示的代码与试纸条包装盒上的代码，使之相一致。2008年3月1日，美国FDA提醒专业保健人士和血糖仪使用者：最好使用与血糖仪配套的试纸，并且在使用时仔细阅读使用指南。如果使用的不是配套的试纸，血糖仪可能不能正常工作或测试结果不正确。
2、三诺血糖仪试纸的效期问题：在使用前检查试纸的有效期。
3、三诺血糖仪试纸保存不当：试纸要避免潮湿，应放在干燥、阴凉、避光的地方，用后密闭保存。应将三诺血糖仪试纸储存在原装盒内，不要在其它容器中盛放。
4、采血方法不当：测试时若采血量不足，会导致检测失败或测得的结果偏低。如血滴过大，溢出测定区，也会影响测定结果。应该用一新的试纸条在测试区滴一滴血，确认试纸条背面“血量确认圆点”完全变色。另外，采血时因肢端末梢循环不好、血流不畅或过度挤压等也会影响测定结果。
5、取血部位消毒后残留酒精：最好等消毒酒精挥发后再行取血。
6、血糖仪不清洁：测试血糖时，常会受到环境中灰尘、纤维、杂物的污染，特别是检测时不小心使血液污染了仪器的测试区，都会影响测试结果。
7、出现错误后重复插入三诺血糖仪试纸：当插入血糖仪试纸后血糖仪提示错误或或者无法正常开机时，不要过于急躁的重复插入三诺血糖仪试纸，同一条试纸插入三次以上就不能再用了。请按照说明书中的提示代码解决方案进行正确处理。　
使用注意事项 1、采用碘酒或含“碘”的消毒液消毒，使测试值不准确，请采用75%酒精消毒。2、消毒后，手未干，便采用，使血样挤出后不能成滴状，导致试条吸血困难3、加血样时，试纸过分贴紧手指，导致吸血不畅。4、未能一次性加满血样.