标题：相位仪
详细阐述
  相位分析仪的英文名为 Phaser 和 Phase Analyzer。
在声学上是依据双耳效应，检测双声道波形是否存在电平差、时间差和音色差的仪器。 如果声音来自听音者的正前方，此时由于声源到左、右耳的距离相等，从而声波到达左、右耳的时间差（相位差）、音色差为零，此时感受出声音来自听音者的正前方，而不是偏向某一侧。声音强弱不同时，可感受出声源与听音者之间的距离。
“双耳效应” 的原理十分复杂，但简单的说，就是人的双耳的位置在头部的两侧，如果声源不在听音人的正前方，而是偏向一边，那么声源到达两耳的距离就不相等，声音到达两耳的时间与相位就有差异，人头如果侧向声源，对其中的一只耳朵还有遮蔽作用，因而到达两耳的声压级也有不同。人们把这种细微的差异与原来存储于大脑的听觉经验进行比较，并迅速作出反应从而辨别出声音的方位。而相位仪，把这些声音的偏差数据化了，并用图示表示了出来。
智能工频相位仪囊括了电力相位测试的全部项目，包括距离保护中的最大灵敏度，转移阻抗角等，并可在不断开二次回路的情况下进行保护测试，如作六角图及母差保护等测试。
在 COOL EIDT PRO 中的“相位仪”
相位仪在 Cool Edit Pro 汉化版中另表它义。照中文释义的“相位仪”看来，其作用是增加气泡效果。在英文名称为“Sweep Phaser”，原来是译错。而正真的相位仪在 Cool Edit Pro 汉化版被称为“相位分析仪”（如本词条插图）。
物理学中的相位
相位是反映交流电任何时刻的状态的物理量。交流电的大小和方向是随时间变化的。比如正弦交流电流，它的公式是i=Isin2πft。i 是交流电流的瞬时值，I是交流电流的最大值，f是交流电的频率，t是时间。随着时间的推移，交流电流可以从零变到最大值，从最大值变到零，又从零变到负的最大值，从负的最大值变到零。在三角函数中 2πft 相当于角度，它反映了交流电任何时刻所处的状态，是在增大还是在减小，是正的还是负的等等。因此把 2πft 叫做相位，或者叫做相。
如果 t 等于零的时候，i 并不等于零，公式应该改成 i=Isin(2πft+ψ)。那么2πft+ψ 叫做相位，ψ 叫做初相位，或者叫做初相。
相位是对于一个波，特定的时刻在它循环中的位置：一种它是否在波峰、波谷或它们之间的某点的标度。是描述讯号波形变化的度量，通常以度（角度）作为单位，也称作相角。 当讯号波形以周期的方式变化，波形循环一周即为 360o 。常应用在科学领域，如数学、物理学、电学等。
例如：在函数 y=Asin(ωx+φ )中，ωx+φ 称为相位。
在 astrolog32 中点击 ALT+SHIFT+A 可以显示相位设定菜单。
相位仪用途：
相位仪是电力系统电能计量和继电保护专业，进行二次回路现场检测的新一代仪表。也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门，具有以下用途： 
1) 检测继电保护各组CT之间相位关系。 
2) 检查电度表接线正确与否。 
3) 判断电度表运行快慢，合理收缴电费。 
4) 感性和容性电路的判别。
5) 检查变压器接线组别。
6) 电气设备生产中对电流电压相位的测量。 
7) 作为漏电流表使用等。
相位仪特性：
三路电压输入通道相互绝缘隔离，三路电流采用钳形电流互感器输入，安全可靠。可在不断开被测电路的情况下同时测量1-3路交流电压、1-3路交流电流的幅值及其各量间的相位，测量单/三相功率和功率因数，测量频率，并同屏以向量图或表格显示。 
1、集三相电压、电流、相位、相序、频率、有功功率、无功功率、功率因数等功能于一身；能测量三相电压、电流、相位、功率因数、有功功率、无功功率、频率等电参数。 
2、触摸屏操作，汉字手写输入；高亮度真彩精显TFT屏幕，自动背光调节。
3、有向量图、表格、分通道等多种显示方式，表格方式显示时可显示20多个参数，测量数据一目了然，彩色向量 图细腻清晰，图中可以在每个向量上同时显示幅值和角度等多种信息，向量图绘制可以设置为顺时针或逆时针为正方向，十二点或三点钟方向为0度角方向，基准量角度为330°或0°，符合各种用户习惯和接线方式。 
4、六输入量全部隔离，支持任意接线方式，三路电压不共地，每路都可以进行任意两点的电压测量，可以进行互感 器初次级之间电压相位测量，进而判断互感器极性，测相时可以以任意输入为基准，测量任意信号间相位。 
5、支持用户软件校准。 
6 、测量结果可以加入备注，测量数据无限存储。
7、超低功耗，大容量锂电池可以连续工作10小时以上，待机时间更长，充电次数≥500次,充电时间约2.5小时。充电过程中仪表可用交流供电正常工作。 
8、新型超小型高精度0.2级电流钳。 
9、支持数据上传计算机，利用计算机对掌上电脑数据直接进行浏览、导出、编辑、打印(A4幅面)、备份、恢复等功 能，并可导出为标准网页格式文件和生成实验报告。
10、软件免费升级支持，SD卡扩充存储，多媒体播放，多种应用程序下载安装，系统功能可随软件升级扩展。
相关词语
相位调整(phase adjustment)指在有些超低音音箱上加装的一个控制机构。用于对超低音音箱所重放出的声音稍许加以延迟，从而让超低音音箱的输　出能够和前置主音箱同相位，即具有相同的时间关系。
相位噪声是频率域的概念相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式，其结果在频率域内显示。
如果没有相位噪声，那么振荡器的整个功率都应集中在频率 f=fo 处。但相位噪声的出现将振荡器的一部分功率扩展到相邻的频率中去，产生了边带(sideband)。
相位噪声通常定义为在某一给定偏移频率处的 dBc/Hz 值，其中，dBc 是以 dB 为单位的该频率处功率与总功率的比值。一个振荡器在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处 1Hz 带宽内的信号功率与信号的总功率比值。
相位差两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差，或者叫做相差。这两个频率相同的交流电，可以是两个交流电流，可以是两个交流电压，可以是两个交流电动势，也可以是这三种量中的任何两个。
例如研究加在电路上的交流电压和通过这个电路的交流电流的相位差。如果电路是纯电阻，那么交流电压和电流电流的相位差等于零。也就是说交流电压等于零的时候，交流电流也等于零，交流电压变到最大值的时候，交流电流也变到最大值。这种情况叫做同相位，或者叫做同相。如果电路含有电感和电容，交流电压和交流电流的相位差一般是不等于零的，也就是说一般是不同相的，或者电压超前于电流，或者电流超前于电压。
加在晶体管放大器基极上的交流电压和从集电极输出的交流电压，这两者的相位差正好等于180°。这种情况叫做反相位，或者叫做反相。
作用
一、当检测双声道（立体声）乐音的波形时，我们假设左声道波形发出“6 2 4 6”的音调，右声道波形发出“1 2 3 4”的音调。或当两声道（指左声道、右声道）存在电平、音调、音色等参数差别时，相位分析仪就能采一定量的样本进行分析，并用图示表示出来。这时相位分析仪的图示就像“杂乱无章的线条”（如插图）。例如流行音乐中的《龙拳》，在某个时间段，我们可以听到左右声道分别有人声说话，声音丛两边声道依次发出。 
二、相位分析仪能够检测两个声源（指左声道、右声道）的发声方向。就如人耳通过判断汽车发动机的噪音丛左耳淡出——右耳淡入时就能够知道：汽车丛人的左方驶向右方。相位分析仪也是同样的道理，只不过它把抽象的事物变具体，用图像表示了出来。
三、按照第二条作用，我们可以发现：单声道波形，相位分析仪的图示类似于电平器。如果我们把单声道波形转化为立体声，由于相位分析仪图示依旧类似于电平器，所以我们可以断言：两边波形不存在任何电平、音调、音色等参数差别。我们不妨把单声道波形复制为立体声波形的操作称为“单声道克隆术”（Mono to Stereo law）。相位分析仪可以利用这个过程来检测“乐音的‘立体声’到底是‘克隆的’（造假的）还是原有的（真实的）”。
相位仪参数：
参 数 量 程 分辨率 误差极限（1Year） 电 压 500.0V 0.1V ±0.2%量程 电 流 200.0mA 0.1mA ±(0.3%读数+0.2%量程) 2.000A 1mA 10.00A 10mA 相 位 360.0° 0.1° ±1.0° 频 率 10.00Hz~80.00Hz 0.01Hz ±0.01Hz 功 率 (PF=1.0) 0.1W ±0.5%量程