标题：可程式恒温恒湿试验箱
选型
容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101-LH
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS[1]-225-LH
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-LH
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-800-LH
800×1000×1000
1550×1600×2250
LRHS-1000-LH
1000×1000×1000
1850×1600×2250

特点分析
1、 试验箱拥有自主知识产权和外观设计专利以及掌握环[1]境试验箱核心技术
  可程式恒温恒湿试验箱
2、 控制仪表采用日本原装进口“优易控”UMC1200，可实行远程监控
3、 制冷系统采用法国原装泰康压缩机组，并配有凝结水接水盘
4、 核心电气元器件均采用施耐德等进口知名品牌
5、 沿袭国外环境试验设备先进设计理念，水电分离
6、 浅槽加湿，新颖独特，抽屉式加水方式，超大水箱设计
7、 工作室底部采用引流槽设计，防止蒸气凝结，最大限度保护测试工件
8、 照明系统采用飞利浦套件，观测窗采用漏斗形设计，观测视野更开阔
9、 独特的漏电保护设计，操作更安全
10、精益求精，专注于每一个细节，使用更倾心
低温控制方式
本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点，后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。
加湿系统
1、浅漕加湿方法
2、加湿器控制方式：无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器）
3、具有水位自动补偿、缺水报警系统
4、湿度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
5、加热加湿功率:远红外不锈钢高速加温（0.75KW×3）镍铬合金电热管
用途
可程式恒温恒湿试验箱发瑞仪器品牌适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验；
是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备；
特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
进口温湿度控制器
触摸式TFH彩色液晶操作屏，中、英、日文任意切换，1000个程序供用户设定/保存，显示各种运行数据；
升温、降温、加湿、除湿独立,独特的BTHC平恒调温调湿方式；  全封闭进口压缩机+环保冷媒+机械式单级/复迭低温回路系统；
超宽的温湿度范围：20～98%RH，加装除湿装置湿度可达5%RH以内；
独特的送风循环系统，避免了气流在箱内流通死角，提高了产品温湿度均匀度。
特点
1.仿真产业界零件、主要配件、半成品，如：电子零件、汽车零件、笔记本计算机等…在气候环境温湿度组合条件下(高低温操作，储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验等)，检测产品本身的适应能力与特性是否改变及可靠度及温湿度环境测试
2.符合国际性规范之要求(IEC、JIS、GB、MIL…)以达到国际间量测程序一致性(含测试步骤、条件、方法)避免认知不同，并缩小量测不确定的因素范围发生。　3.完美的造型设计：圆弧造型及雾面线条处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。
4.平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定使用.温湿度控制精确，升降温速度快速、平稳、均匀，为使用者节约宝贵时间。
5.视野宽广的观测窗：长方形观测窗，采用萤光灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式玻璃，无须雨刷除雾，随时保持清晰的观测试验箱内的状况。
6.加湿系统管路与控制电路分离：加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，提高安全性。
技术参数：
选型型号
FR-1204
FR-1204
FR-1204
FR-1204
CLM-HS-010
工作室尺寸
D×W×H
450×450×500
500×600×750
800×700×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸
D×W×H
1020×880×1580
1070×1030×1825
1370×1130×1975
1570×1230×2125
1570×1430×2125
总功率
2.8KW
3.5KW
3.8KW
4.2KW
4.5KW
净重
170kg
200kg
240kg
330kg
410kg
性能指标温度范围
RT+10℃~100℃
湿度范围
80~98% R·H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R·H
升温时间
室温~100℃约20min
控制温度
±1℃ ±2%
温湿度运行控制系统控制器
进口微电脑湿温度集成控制器（温度直接显示百分数）
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R·H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R·H
温湿度传感器
铂铂金电阻·PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系统
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮

操作注意事项
1.为避免可程式恒温恒湿试验箱发生机器故障，请提供额定电压范围内的电源。 
2.为了防止触电或产生误动作和故障，在安装和接线结束之前，请不要接通电源。 
3.本产品为非防爆产品，请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿机。 
4.仪器工作中请尽量不要打开试验箱门，高温时打开可能会对操作人员造成烫伤，低温时打开可能会对工作人员造成冻伤，并且可能造成蒸发器结冰，影响制冷效果。 若一定要打开，请做好一定的防护工作， 
5.禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机，否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。 
6.机体的通风孔需保持通畅，以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。 
7.开箱时若发现机器损坏或变形，请不要使用。 
8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入，否则会发生错误动作或故障。 
9.接线必须正确，一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。 
10.定期检查端子螺丝和固定架，请不要在松动的情况下使用。 
11.仪表运转期间，电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。 
12.仪表在运转中，进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前，应充分地考虑安全性，错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。 
13.请使用干布擦拭仪表，不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂，不要把水溅到仪表上，如果仪表浸入水中，请立即停止使用，否则有漏电、触电或火灾的危险。 
14.仪表内部零件有一定的寿命期限，为持续安全地使用本仪表，请定期进行保养和维护。报废本产品时，请依工业垃圾处理。 
15。在开机之前要查看电源是否稳定。
控制方式
可程式恒温恒湿试验机系统容量：可登入150组程式×1500段,段数可任意分割,程式可自由相互联结。 
循环设定：可执行9999×999回次数循环,且可再切割出5组独立之部份循环。 
可程式恒温恒湿试验机控制方式：采智能型正逆双向同步输出, 内含先进之斜率控制逻辑。 
可程式恒温恒湿试验机资料设定：触控式对话框设定模式,操作简易明确,内建目录数据管理系统。 
曲线绘制：当温、湿度、时间资料设定完成,可立即转成设定曲线,运转中亦可获取实际运转曲线之绘制。 
时间讯号：3组时式控制输出接口,搭配10种之时间控制模式,方便执行外部驱动组件启/停之时式规画。 
终了温度：在完成测试时,可选择执行返回常温之状态,以利测试物取出。 
安全检知：15项全功能之系统侦测,确保机台运转安全.并可自动显示故障时间、项目及排除对策。 
异常追溯：可显示记录故障之历史资料,如过去曾发生故障之原因与发生时间之统计记录。 
可程式恒温恒湿试验机外部保护：独立于主控制器之电子式超温保护装置,可设定受测对象之温度上限保护。 
通信接口：标准通信接口装置,可与个人计算机（PC）同时联机多机控制及管理。 
装置：可选购超强记忆容量之装置,以取代传统昂贵之走纸记录器;具自我诊断之功能,记录间隔可自由选择。
湿度控制
可程式恒温恒湿试验箱是产品放在规定的温度及湿度，看产品的耐高温，耐低温，以及抗湿度能力，那么恒温恒湿机同时具备加温，降温，加湿，降湿能力。 
加温装置是控制恒温恒湿机是不是升温关键环节；它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器，大约3-12伏直流电加在固态继电器上面；它的交流端相当于导线接通；接触器也同时吸合，加热器两端有电压使其发热，通过循环风机带动把热量带到箱里，使恒温恒湿机升温，那温度快达到你的设定值；控制器通过加在固态继电器通断调节；我们在恒温恒湿机看屏幕上加热出力多少来调节发热量；这是在89度以上温度控制，在89度以下温度稳定如何控制呢？恒温恒湿机是在一边通过固态继电器发热出力多少；另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡；温度恒定。 
降温是恒温恒湿机重要环节，是判定一台恒温恒湿机性能好坏重要参数，它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏，它吸入低温低压气体，变成高温高压气体，通过冷凝成液体放出热量，通过风机带走热量，所以恒温恒湿机下面是热风原因，然后通过节流到为低压液体，其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机；制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量，达到制冷目的，完成恒温恒湿机降温过程。 
加湿系统与加热系统大致一样；它是加热器加热水变成蒸汽过程；完成恒温恒湿机加湿目的。 
降湿系统也是靠制冷系统完成，蒸发器放在恒温恒湿机里面；比较冷，恒温恒湿机里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体；如此反复箱体的高湿气体会很少，达到降湿目的。
温度和湿度原理
可程式恒温恒湿试验箱FR-1204是产品放在规定的温度及湿度，看产品的耐高温，耐低温，以及抗湿度能力，那么恒温恒湿机同时具备加温，降温，加湿，降湿能力。 
恒温恒湿试验箱加温装置是控制恒温恒湿机是不是升温关键环节；它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器，大约3-12伏直流电加在固态继电器上面；它的交流端相当于导线接通；接触器也同时吸合，加热器两端有电压使其发热，通过循环风机带动把热量带到箱里，使恒温恒湿机升温，那温度快达到你的设定值；控制器通过加在固态继电器通断调节；我们在恒温恒湿机看屏幕上加热出力多少来调节发热量；这是在89度以上温度控制，在89度以下温度稳定如何控制呢？恒温恒湿机是在一边通过固态继电器发热出力多少；另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡；温度恒定。 
恒温恒湿试验箱降温是恒温恒湿机重要环节，是判定一台恒温恒湿机性能好坏重要参数，它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏，它吸入低温低压气体，变成高温高压气体，通过冷凝成液体放出热量，通过风机带走热量，所以恒温恒湿机下面是热风原因，然后通过节流到为低压液体，其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机；制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量，达到制冷目的，完成恒温恒湿机降温过程。 
恒温恒湿试验箱加湿系统与加热系统大致一样；它是加热器加热水变成蒸汽过程；完成恒温恒湿机加湿目的。 
恒温恒湿试验箱降湿系统也是靠制冷系统完成，蒸发器放在恒温恒湿机里面；比较冷，恒温恒湿机里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体；如此反复箱体的高湿气体会很少，达到降湿目的可
安装场所
为了便于箱体散热及维护保养，安装本设备的场所必须符合下列条件： 
1、与相邻的墙壁或器物之间的距离300mm 
2、为了稳定的发挥试验箱的功能、性能，应选择常年温度为15~35℃，相对湿度大于85%的场所。 
3、安装场所的环境温度切忌急剧变化。 
4、应安装在水平面上(安装时应用水平仪在地面上确认水平)。 
5、应安装在无直射阳光的场所。 
6、应安装在通风良好的场所。 
7、应安装在远离可燃物、爆炸物及高温发热源的地方。 
8、应安装在灰尘少的场所。 
9、尽可能地安装在靠近供电电源的场所。
使用范围
可程式恒温恒湿试验机试验机适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验.[2]
型号规格
型号 内箱尺寸W*D*H（cm）外箱尺寸W*D*H（cm）
1. TH -80H 40×50×40 95×165×95
2. TH-150H 50×60×50 105×170×105
3. TH-225H 60×75×50 120×185×110
4. TH-408H 60×85×80 120×195×135
5. TH-800H 100×100×80 160×200×150
6. TH-1000H 100×100×100 160×200×160