标题：潍坊三友自控设备有限公司
简介
潍坊三友自控设备有限公司隶属三友自控，同浙江大学工业自动化国家工程研究中心建立了长期战略伙伴关系，拥有国家级强大的科研开发队伍。在孙优贤院士和王文海博士等学术带头人的带领下，长期专注于集散控制系统（DCS）、可编程控制器（PLC）、智能仪表、自动化计量、控制工程应用软件平台、大型装备工业自动化系统的研究开发和产业化；承担国家计委工业自动化高技术产业化重大专项3项，具有扎实的科研积累和丰富的技术经验；形成了独据特色的具有自主知识产权的计算机控制系统技术体系，在可靠性设计技术、数据I/O技术、实时控制技术、实时数据库技术、工业网络技术、软件平台技术等关键核心技术上有11项重大创新与技术突破！ 
潍坊三友重点致力于工业自动化计量设备的制造，主要产品：定量给料机、调速皮带秤、螺旋绞刀秤、电子皮带秤、粉体转子秤、固体流量计、失重式给料机、密闭耐压式给煤机、混料机、电磁永磁除铁器及磁选机等。北京三友重点致力于DCS集散控制系统、FCS现场总线控制系统和PLC自动控制系统，主要产品有UW500集散控制系统、UIC120/130、150通用显示控制仪表、UwinPLC300可编程逻辑控制器、3U403系列动态称重配料仪表和静态称重仪表，SY-650系列集中控制配料微机等。产品广泛用于建材、电力、煤炭、冶金、矿山、化工、港口、食品等行业。 
公司以完善的企业形象，先进的技术力量，过硬的产品质量，优质的售后服务，深的用户的支持和信赖，公司坚持以“诚信立业，创新发展”为宗旨。为国家发展，乃至世界发展做出应有的贡献！
企业性质
潍坊三友自控设备有限公司是集自自控设备科研开发、工程设计、生产安装、调试服务于一体的高新技术型企业。
企业使命
公司坚持以“诚信立业，创新发展”为宗旨。为国家发展，乃至世界发展做出应有的贡献！
企业目标
达到世界先进水平！
企业宗旨
诚信立业，创新发展！
企业服务
三友将按国家有关部门的规定，向三友的消费者用户（消费者定义详见《消费者权益保护法》的规定，下同）提供“三包”服务。
7*24小时全天候电话资讯服务 三友提供一年365天，每周一至周日，一天24小时电话（电话咨询、电话订购、电话报修、电话诊断）服务。 
服务响应 在您机器报修以后，三友将于24小时内与您取得联系，并根据具体情况提供相应的服务。
企业经营范围
潍坊三友重点致力于工业自动化计量设备的制造，主要产品：定量给料机、调速皮带秤、螺旋绞刀秤、电子皮带秤、粉体转子秤、固体流量计、失重式给料机、密闭耐压式给煤机、混料机、电磁永磁除铁器及磁选机等。北京三友重点致力于DCS集散控制系统、FCS现场总线控制系统和PLC自动控制系统，主要产品有UW500集散控制系统、UIC120/130、150通用显示控制仪表、UwinPLC300可编程逻辑控制器、3U403系列动态称重配料仪表和静态称重仪表，SY-650系列集中控制配料微机等。产品广泛用于建材、电力、煤炭、冶金、矿山、化工、港口、食品等行业。SY-TP系列调速皮带秤  调速皮带秤[2]







主要特点
1、全钢框架结构，系统稳定性能好。
2、仿申克直联减速电机，保证了长期稳定运行。
3、独特的皮带张紧和自动纠偏功能，可以使秤体长期运行免维护。
4、秤体有皮带内外清扫装置，有效克服皮带粘附属物料。
5、采用双传感器（平衡梁或波纹管）直接称重结构，成功的解决了物料偏重和杠杆称重造成的误差，使计量精度大为提高。
6、采用数字采集模块，有效分辨率高达100万；采集速率50次/秒；年漂移小于50PPM；温度漂移小于50PPM。
7、皮带速度测量选用齿轮测速或旋转编码器测速。
技术指标
             1、 计量精度：≤±0.5%
2、 控制精度：≤±1%
3、 调速范围：10：1
4、 工作方式：连续
工作原理
             来自皮带上物料的重量信号和皮带运行的速度信号一同传送到3C403（一机一路DCS接口）或3C600（一机十六路）测量和控制系统中（3C403和3C600内部均以微处理器为核心）。通过连续不断的比较设定值与皮带实际输送的物料重量。不停的调节皮带运行的速度。因此，使物料流量总能稳定在设定值上。
结构原理图
                 来自皮带上物料的重量信号和皮带运行的速度信号一同传送到3C403（一机一路DCS接口）或3C600（一机十六路）测量和控制系统中（3C403和3C600内部均以微处理器为核心）。通过连续不断的比较设定值与皮带实际输送的物料重量。不停的调节皮带运行的速度。因此，使物料流量总能稳定在设定值上。  皮带秤原理图[3]1、检查口 2、卸料罩 3、收尘口 4、侧边挡料罩 5、荷重传感器（物料重量检测）
6、计量辊 7、皮带托辊 8、物料整形闸板 9、进料口 10、给料斗 11、皮带尾辊 
12、皮带张紧调节 13、秤架 14、梨型皮带清扫器 15、 皮带恒定张力器 
16、皮带自动调偏结构 17、标志牌 18、速度传感器（皮带运行速度检测） 19、电机
20、位置调节固定螺丝 21、直联式减速机 22、出料口 23、橡胶刀口皮带清扫器 
24、前驱动辊SY-LX系列螺旋秤  螺旋秤[4]主要特点
1、专用于粉状物料的计量和控制。
2、给料螺旋具有独特的稳流结构，在整个进料口截面上料粉均匀下沉，不易结拱，不易冲料。
3、摆线针轮减速电机，保证了长期稳定运行。
4、稳流螺旋采用变螺距结构和出口溢流方式，有效的解决了物料的冲料难题（产量>60T/H采用双管稳流）。
5、计量螺旋秤采用3只高精度传感器（拉力）直接称重结构，成功的解决了杠杆称重造成的误差，使计量精度大为提高。
6、采用数字采集模块，有效分辨率高达100万；采集速率50次/秒；年漂移小于50PPM；温度漂移小于50PPM。
7、密封结构，减少粉尘外扬。
技术指标
               1、 计量精度：≤±1%
2、 控制精度：≤±2%
3、 调速范围：10：1
4、 工作方式：连续
工作原理
              来自计量螺旋上的物料重量信号传送到3U403（一机一路DCS接口）或3U600（一机十六路）测量和控制系统中（3U403和3U600内部均以微处理器为核心）。通过连续不断的比较设定值与螺旋实际输送的物料重量，不停的调节稳流螺旋运行的速度。因此使物料流量总能稳定在设定值上。SY-LB系列链板秤主要特点 
1、专用于高温物料的计量和控制。
2、独特的U型裙边链板，采用16锰4~5MM厚板，由专用模具冲压成型。
3、输送机构采用50.8节距的单侧弯板滚珠链和链轮，耐温、耐磨、不跑偏。
4、仿申克直联减速电机，保证了长期稳定运行。
5、采用高精度传感器（拉力）悬挂称重。
6、采用数字采集模块，有效分辨率高达100万；采集速率50次/秒；年漂移小于50PPM；温度漂移小于50PPM。
7、速度测量选用齿轮测速或旋转编码器测速。
技术指标
1、 计量精度：≤±1%
2、 控制精度：≤±2%
3、 调速范围：10：1
4、 工作方式：连续
工作原理
来自皮带上物料的重量信号和链板运行的速度信号一同传送到3U403（一机一路DCS接口）或3U600（一机十六路）测量和控制系统中（3U403和3U600内部均以微处理器为核心）。通过连续不断的比较设定值与链板实际输送的物料重量，不停的调节链板的运行速度。因此使物料流量总能稳定在设定值上。控制仪表系列  控制仪表[5] 设备简介
               微控仪表3U403仪表。具有多种语言的人机对话功能，可与上位机通讯;具有打印机接口。可实现键盘设定、上位机给定、外部起停、故障报警、数据掉电保护等多项功能。该仪表软件功能完备:自动除皮、自动标定、带有自检测系统,具有较强的抗干扰能力。
系统性能 
1、专用工业级控制芯片，系统稳定、运行可靠。
2、密码保护功能，有效保护运行数据，重要参数防止随意修改。
3、美国进口专用芯片组装（CPLD），超大规模集成电路。
4、环境温度：0℃∽45℃。
5、计量精度：优于0.05%。
6、显示/键盘：14位LED，18键平面键盘，单LED工作状态指示。
7、模拟量和开关的输入、输出全光电隔离。
8、多路模拟量和开关量输入、输出 。
9、外部开关量启动、停机、计量开始。
10、0∽10mA,0∽20mA或4∽20mA外部流量设定输入（全隔离输入）。
11、0∽10mA,0∽20mA或4∽20mA当前瞬时流量输出（全隔离输出）。
12、吨脉冲计数输出（全隔离输出 ）。
13、触点输出：报警、运行、上电备妥。
14、开关量输入：启动（常开）、停机（常闭）、计量开始（常开）。
15、可选配打印机打印报表。
技术指导
1、供电电源：AH220V±10％，50HZ/60HZ。
2、下料控制输出：DC　0∽5V和继电器输出。
3、荷重传感器接口：供电：DC10V/120mA 输入：0∽60mV。
4、速度传感器接口（脉冲）：供电：DC15V/150mA 输入脉冲：0-2000
5、速度传感器接口（电压）：输入：0-10V
6、速度传感器脉冲、电压输入自动切换，同时输入时脉冲输入有效。
7、外部流量设定输入（全隔离输入）：0∽10mA,0∽20mA或4∽20mA。
8、当前瞬时流量输出（全隔离输出）：0∽10mA,0∽20mA或4∽20mA。
9、吨脉冲计数输出（全隔离输出）：NPN、1HZ、宽800mS,DH24V、100mA。
10、触点输出：机械触点，36V、1A。
11、RS485通迅距离：1200m。
输入输出信号
输入信号：
（1）外部启 / 停（要求无源）。 
（2）取消故障（要求无源）。 
（3）流量给定（ 0/4 ～ 20 mA，全隔离 ）。 
输出信号：
（1）无故障（备妥，无源）。 
（2）流量上限报警（无源）。 
（3）流量下限报警（无源）。 
（4）偏差报警（无源）。 
（5）驱动启 / 停状态（无源）。 
（6）累计量脉冲输出（+24v ，脉宽0～1000ms可调）； 
（7）瞬时流量（ 0/4 ～ 20 mA，全隔离 ）。 
（8）输出触点容量：230V，8A。