标题：郑州市科诺仪表有限公司
科诺简介
郑州市科诺仪表有限公司坐落于仪表之乡河南，位于河南的省会郑州市，交通便利，地处中心枢纽，是一家流量仪表生产及配套的专业公司，本公司集流量仪表及相关产品研发设计、生产、制造、销售服务于一体，是以高科技为主的科技型企业，公司目前主要产品有智能电磁流量计、智能涡街流量计、节流装置等，规格齐全、形式多样，可满足不同场合的不同需求，并能按客户要求设计生产特殊标准的流量计产品。产品广泛应用于石油、化工、环保、冶金、轻纺、造纸、食品等工业部门及市政管理、水利建设、河流疏浚等领域的流量计。
我公司从产品的设计、原材料采购加工、制造装配、产品的效验及检验每一个环节都有严格的质量监控，并以科学的管理、严格工艺、先进的设备、高素质的员工作为优质产品的保证。
科诺产品
电磁流量计智能电磁流量计(5张)
1、概述
KN-LDB型管道式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量，亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中，测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆，上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时，则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬（橡胶，特氟隆等）实现与流体和测量电极的电磁隔离。
2、特点
·智能电磁流量计测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
·智能电磁流量计测量管无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低。
·智能电磁流量计传感器可带接地电极，实现仪表良好接地。
·智能电磁流量计传感器采用先进加工工艺，使仪表具有良好的抗负压能力。 
·转换器采用液晶背光式显示，可使反射阳光下或暗室内的读数变得容易。
·通过红外线遥控设定参数，在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。
·智能电磁流量计转换器具有自诊断报警输出，空负载检测报警输出，流量上下限报警输出，两极流量值报警输出等功能。
·智能电磁流量计不仅可用于一般的过程检测，还适用于矿浆、纸浆及糊状液的测量。
3、详细参数 
仪表型号
KN-LDB型（执行标准：JB/T9248-1999）
仪表通经 
DN10-DN3000
公称压力 
0.6 ～ 70MPa
精度等级 
0.5级或1.0级
安装方式 
法兰安装，可选法兰夹持、螺纹连接
环境温度 
-25℃～+60℃
介质温度 
分体型： 氯丁橡胶衬里、聚氨酯衬里：-10℃～+8℃    PTFE衬里、PFA衬里、F46衬里：-10℃～+160℃   一体型： -10℃～+80℃
介质电导率 
>5μs/cm
可测最低流速 
0.1米/秒
可测最高流速 
15米/秒
量程比 
1:20，可按客户要求订制
显示器 
标配
信号输出 
脉冲/4-20mA（负载电阻0-750Ω）
供电电源 
220VAC,允差15%或+24VDC，纹波≤5%
通讯接口 
可选RS485/RS232
通讯协议 
MODBUS、HART、Profibus等
测量管体（衬里）材质  
氯丁橡胶、聚氨酯、PTFE、PFA、F46等耐腐材料
测量元件（电极）材质 
316L不锈钢、钛合金、哈氏合金、钽合金、铂铱合金、碳化钨等
防爆等级 
Exd[ia]qIICT5/ExmbⅡT4
结构形式
一体型、分体型、沉浸型、防爆型
防护等级 
IP65、IP68可选 （IP65：尘密、防喷水；IP68：尘密、可连续浸水，只限分体型）
整机功耗 
<15W

常用流速-流量对照表流速（m/s）； 流量（m3/h） 口径（mm）
0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
0.14
0.28
0.57
0.85
1.1
1.4
1.7
2.
2.3
2.5
2.8
15
0.32
0.64
1.3
1.9
2.5
3.2
3.8
4.5
5.1
5.7
6.3
20
0.57
1.1
2.3
3.4
4.5
5.7
6.8
7.9
9.0
10
11
25
0.88
1.8
3.5
5.3
7.1
8.8
11
12
14
16
17.6
32
1.4
2.9
5.8
8.7
12
14
17
20
23
26
28.9
40
2.3
4.5
9.0
14
18
23
27
32
36
41
45.2
50
3.5
7.1
14
21
28
35
42
49
57
64
70
65
6.0
12
24
36
48
60
72
84
96
107
119
80
9.0
18
36
54
72
90
109
127
145
163
180
100
14
28
57
85
113
141
170
198
226
254
282
125
22
44
88
132
177
221
265
309
353
397
441
150
32
64
127
191
254
318
382
445
509
572
636
200
57
113
226
339
452
565
678
791
904
1017
1131
250
88
177
353
530
707
883
1060
1236
1413
1590
1767
300
127
254
509
763
1017
1272
1526
1780
2035
2289
2545
350
173
346
692
1039
1385
1731
2077
2423
2769
3116
3464
400
226
452
904
1356
1809
2261
2713
3165
3617
4069
4523
450
286
572
1145
1717
2289
2861
3434
4006
4578
5150
5725
500
353
707
1413
2120
2826
3533
4239
4946
5652
6359
7069
600
509
1017
2035
3052
4069
5087
6104
7122
8139
9156
10180
700
692
1385
2769
4154
5539
6924
8308
9693
11078
12463
13847
800
904
1809
3617
5426
7235
9043
10852
12660
14469
16278
18086
900
1145
2289
4578
6867
9156
11445
13734
16023
18312
20602
22891
1000
1413
2826
5652
8478
11304
14130
16956
19782
22608
25434
28260
1200
2035
4069
8139
12208
16278
20347
24417
28486
32556
36625
40694
1400
2769
5539
11078
16617
22156
27695
33234
38773
44312
49851
55390
1600
3617
7235
14469
21704
28938
36173
43407
50642
57876
65111
72346
1800
4578
9156
18312
27469
36625
45781
54937
64094
73250
82406
91562
2000
5652
11304
22608
33912
45216
56520
67824
79128
90432
101736
113040
涡街流量计涡街流量计(5张)
适用介质：蒸汽、气体、液体
仪表精度：±1.0%R, ±0.5%R,
仪表材质：不锈钢
现场液晶显示：带
口径范围：DN15—DN300mm
安装方式：法兰卡装
1、概述
LUGB型涡街流量计是根据卡门（Karman）涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。
该仪表采用先进的差动技术，配合隔离、屏蔽、滤波等措施，克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题，并采用了独特的传感器封装技术和防护措施，保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式，基本型测量单一流量信号；复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构，以适应不同的安装环境。
2、仪表特点与用途
特点：
无可动部件，长期稳定，结构简单便于安装和维护
采用消扰电路和抗振动传感头，具有一定抗环境振动性能
采用超低功耗单片微机技术，1节3.2V10AH锂电池可使用5年以上
由软件对仪表系数非线性进行修正，提高测量精度
压力损失小，量程范围宽
采用EEPROM对累积流量进行掉电保护，保护时间大于10年
用途：
本仪表可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理，油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。
3、技术参数
公称通经（mm）
15，20，25，40，50，65，80，100，125，150，200，250，300
仪表材质
1Cr18Ni 9Ti
公称压力（Mpa）
PN1.6Mpa；PN2.5Mpa； PN4.0Mpa
被测介质温度（℃）
－40～+250℃；－40～+350℃
环境条件
温度－10～+55℃，相对湿度5%～90%，大气压力86～106Kpa
精度等级
测量液体：示值的±0.5
测量气体或蒸汽：示值的±1.0、±1.5
量程比
1:10；1:15
阻力损失系数
Cd<2.6
输出信号
可选4-20mA或脉冲
供电电源
传感器：+12VDC 、+24VDC（可选）
变送器：+24VDC
现场显示型：仪表自带3.2V锂电池
信号传输线
STVPV3×0.3（三线制），2×0.3（二线制）
安装方式
法兰夹持或一体化法兰连接
传输距离
≤500m
信号线接口
内螺纹M20×1.5
防爆等级
ExdIIBT6
防护等级
IP65
允许振动加速度
1.0g

测量范围与压力等级
仪表口径（mm）
液体测量范围（m3/h）
气体测量范围(m3/h)
DN15
1.2-6.2
5-25
DN20
1.5-10
8-50
DN25
1.6-16
10-70
DN32
1.9-19
15-150
DN40
2.5-26
22-220
DN50
3.5-38
36-320
DN65
6.2-65
50-480
DN80
10-100
70-640
DN100
15-150
130-1100
DN125
25-250
200-1700
DN150
36-380
280-2240
DN200
62-650
580-4960
DN250
140-1400
970-8000
DN300
200-2000
1380-11000

科诺服务
秉承客户至上，以诚为本，以信待人的经营理念，追求产品的高质量，高技术及服务的高效率、高水准的目标，逐步成长为流量仪表的先进企业。
所有产品保质保量，质保18个月，两年内免费效验，竭诚为客户服务，达到客户满意为止。