标题：托利多称重传感器
概述
托利多公司以制造出世界上第一台替代法单盘天平而闻名的梅特勒-托利多集团，是全球领先的精密仪器制造商之一，并且是世界上最大的制造及销售实验室、工业和食品零售业用称重设备的厂商。同时，集团在几个运用称重相关技术的分析仪器行业中占据前三位的位置，并在应用于药物及化学聚合物研究开发自动化学反应系统市场上名列前茅。此外，集团也是最大的生产线及包装用金属检测机的制造和销售商。
产品广泛用于航空航天、化纤、机械、能源、交通建筑、钢铁、环保、制药、矿山、建筑机械、给水排水、石油天然气、化工冶金、水利电力、热力造纸、市政管理等领域中的电子秤、汽车衡、配料秤、全电子汽车衡、电子地上衡电子台秤、电子吊称、定量包装系统。
多年来，梅特勒-托利多始终致力于产品的开发和应用，在世界衡器及仪器领域方面一直拥有处于领先地位的新技术及新产品。集团总部位于瑞士的苏黎士，在全球范围内已拥有近八千名员工，在三十七个国家设有销售及服务机构并在瑞士、美国和中国等国家建立了生产基地；除METTLER TOLEDO这一品牌外，集团还拥有梅特勒-托利多GARVENS，INGOLD，Thornton等一批著名商标。
梅特勒-托利多在全球范围内拥有近40多家分公司和销售机构，并在瑞士、德国、美国和中国等国家拥有生产基地。在中国，我们在常州和上海设有运营中心、生产工厂及研发试验室，并在全国范围内建有三十多家办事处，与两百多位分销商紧密合作。我们素质过硬、反应迅捷的专业服务队伍，能够为客户提供全方位的便捷服务。
型号
SB-5,SBF-11.25 GD-15 GD-20 GD-30 GD-50
剪切梁式传感器：SBC-0.5 SBC-1 SBC-2 SBC-3 SBH-0.25 SBH-0.5 SBH-1 SBH-2 SBH-3 SBH-5
SBS-250 SBS-500 SBS-1000 SBS-2000 SBS-5000 SBT-0.5 SBT-1 SBT-2 SBT-3 SBT-5
SB-0.5 SB-1 SB-2 SB-3 SB-5 SB-10 SB-15 SB-20 SB-30
S型传感器： TSC-50 TSC-100 TSC-200 TSC-300 TSC-500 TSC-1000
TSB-2 TSB-3 TSB-5 TSH-200 TSH-300 TSH-500 TSH-1T TSH-2T TSH-3T TSH-5T
单点传感器：IL-150 IL-250 IL-500 IL-1000 IL-2000
MT1022-3 MT1022-5 MT1022-7 MT1022-10 MT1022-15 MT1022-20 MT1022-30
MT1041-10 MT1041-15 MT1041-20 MT1041-30 MT1041-50 MT1041-75 MT1041-100
MT1241-50 MT1241-100 MT1241-150 MT1241-200 MT1241-250
MT1260-50 MT1260-75 MT1260-100 MT1260-150 MT1260-200 MT1260-250 MT1260-300 MT1260-500 MT1260-635 MT1260-750 SSH-50 SSH-100 SSH-200 SSH-300 SSH-500 SSH-1000
ssp-1022-6 ssp-1022-10 ssp-1022-30 ssp-1241-30 ssp-1241-50 ssp-1241-100 ssp-1241-200 ssp-1241-300
ssp-1260-150 ssp-1260-300 ssp-1260-500 
ssp-IL-1000 ssp-IL-2000 
桥式传感器：SBD-10 SBD-20 SBD-25 SBD-30
波纹管传感器：MTB-5 MTB-10 MTB-20 MTB-50 MTB-75 MTB-100 MTB-200 MTB-300 MTB-5OO
轮辐式称重传感器：SBF-2.25 SBF-4.5 SBF-11.25 SBF-22.5 SBF-45
摇柱式传感器：GD-15 GD-20 GD-30 GD-50 GD-100 GD-200 GD-250 GD-300 GD-400 GD-500
PGD-2 PGD-5 PGD-10 PGD-20 PGD-30 PGD-50
ZY-15 ZY-20 ZY-30
高温传感器：GD（G）-15 GD（G）-20 GD（G）- 30 GD（G）-50 GD（G）-100 
GD（G）-200 GD（G）-250
称重模块： FW-0.3 FW-0.5 FW-1 FW-2 FW-3 FW-5 FW-10 FW-20 
CW-0.3 CW-1 CW-2 CW-3 CW-5 CW-10 CW-15 CW-20
FWC-0.22 FWC-0.55 FWC-1.1 FWC-2.2 FWC-4.4 FWC-9 FWC-13.6 FWC-20 
CWC-0.22 CWC-0.55 CWC-1.1 CWC-2.2 CWC-4.4 CWC-9 CWC-13.6 CWC-20
GW-15 GW-20 GW-30 GW-50 GW- 100 GW-200 GW-250 GW-300 GW-400 GW-500
GWA-15 GWA-20 GWA-30 GWA-50 GWA-100 GWA-200 GWA-250 GWA-300 GWA-400 GWA-500
UW-5 UW-10 UW-20 GW-50 UW-75 UW-100 UW-200 UW-300 UW-500
PGW-2 PGW-5 PGW-10 PGW-20 PGW-30 PGW-50
PGWA-2 PGWA-5 PGWA-10 PGWA-20 PGWA-30 PGWA-50
DGW-50 DGW-100 DGW-200 DGW-250 DGW-300 DGW-400 DGW-500
DGWA-50 DGWA-100 DGWA-200 DGWA-250 DGWA-300 DGWA-400 DGWA-500
型号说明
TSH S型称重传感器
产品名称：TSH
产品类型：称重传感器TSH – 不锈钢，全密封
拉伸S-形称重传感器
不锈钢
全密封激光焊设计结构
IP68 保护等级
规格- TSH – 不锈钢，全密封
最大称量值200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 kg
装备选项拉伸
应用悬浮漏斗称
可选配仪表
产品说明：
* 不锈钢制品
*金属焊接密封
*量程5~50t
*综合精度0.02%
*防护等级IP68
应用范围：
汽车衡
Mettler Toledo TSC/TSB S型称重传感器
产品名称：TSC/TSB
产品类型：称重传感器TSC/TSB – 合金钢罐装结构
拉伸S-形称重传感器
镀镍合金钢
TSC 具有IP65 保护等级
TSB 具有IP67 保护等级
规格- TSC/TSB – 合金钢罐装结构
最大称量值50,100,200,300,500,1000kg,2,3,5t 
装备选项拉伸
应用经济型悬浮漏斗称
可选配仪表车衡、轨道衡、轴重计、配料秤、筒槽计量
MTB波纹管称重传感器
产品特点：
获得荷兰NMI颁发的OIML R60 C3证书
安装高度低
不锈钢材质
焊接密封，防护等级IP68
防爆性能满足EEx ib tlc T4 要求
同HBM Z6兼容
可提供高温传感器，最高工作温度为200℃
适用于包装秤、皮带秤和化工、医药、食品等行业的配料称重控制
技术参数：
额定容量
kg
20，50，100，200，300
灵敏度
mV/V
2±0.002
不重复性
%R.O.
≤0.01
滞后
%R.O.
≤±0.02
非线性
%R.O.
≤±0.02
蠕变（30分）
%R.O.
≤±0.02
零点输出
%R.O.
≤±1
温度补偿范围
℃
-10～+40
工作温度范围
℃
-20～+65
灵敏度温度系数
%Load/ ℃
≤±0.002
零点温度系数
%R.O./ ℃
≤±0.002
输入阻抗
Ω
387±4
输出阻抗
Ω
350±1
绝缘电阻
MΩ
≥5000(直流50V)
建议激励电压
V(DC/AC)
5～15
最大激励电压
V(DC/AC)
20
安全过载
%R.C.
150
极限过载
%R.C.
300
防护等级
IP68
电缆长度
m
3
MT1041单点式称重传感器
产品特点：
单点式传感器
获得荷兰NMI颁发的OIML R60 C3证书
防护等级IP67
四角偏差已补偿
可用于计价秤、包装秤、过程称重设备等
技术参数：
额定容量
kg
10，15，20，30，50，75，100
灵敏度
mV/V
2±10%
精度等级
OIML R60 C3
零点输出
%R.O.
≤±10
温度补偿范围
℃
-10～+40
工作温度范围
℃
-20～+65
输入阻抗
Ω
410±10
输出阻抗
Ω
350±1
绝缘电阻
MΩ
≥5000（直流50V）
建议激励电压
V(DC/AC)
5～15
最大激励电压
V(DC/AC)
20
安全过载
%R.C.
150
极限过载
%R.C.
300
防护等级
IP67
最大台面尺寸
mm
400 × 400
电缆长度
m
2
MT1260单点式称重传感器
产品特点：
单点式传感器
获得荷兰NMI颁发的OIML R60 C3证书
防护等级IP67
四角偏差已补偿
可用于计价秤、包装秤、过程称重设备等
技术参数：
额定容量
kg
50，75，100，150，200，250，300，500，635
灵敏度
mV/V
2±10%
精度等级
OIML R60 C3
零点输出
%R.O.
≤±10
温度补偿范围
℃
-10～+40
工作温度范围
℃
-20～+65
输入阻抗
Ω
410±10
输出阻抗
Ω
350±1
绝缘电阻
MΩ
≥5000（直流50V）
建议激励电压
V(DC/AC)
5～15
最大激励电压
V(DC/AC)
20
安全过载
%R.C.
150
极限过载
%R.C.
300
防护等级
IP67
最大台面尺寸
mm
600 × 600
电缆长度
m
2
Mettler Toledo MT1022产品说明：　Mettler Toledo MT1022-50kg 单点式称重传感器采用弯曲梁式设计可使安装简便符合“Mettler Toledo MT1022系列”设计。 
特点与应用：　Mettler Toledo MT1022-50kg 单点式称重传感器是属于铝制单点式传感器， 表面钝化，防护等级IP67 。Mettler Toledo MT1022-50kg 单点式称重传感器MT1022 1022-3kg,MT1022-5kg,MT1022-7kg,MT1022-10kg,MT1022-15kg,MT1022-20kg,MT1022-30kg,MT1022-50kg,MT1022-100kg MT1241-50称重传感器特点与应用：
Mettler Toledo MT1241单点式称重传感器材质类型是属于采用不锈钢材质生产的传感器、弯曲梁传感器，应用小量程台秤及商用衡器 
MT1241-50称重传感器　
产品说明： Mettler Toledo MT1241单点式称重传感器材质类型是属于采用不锈钢材质生产的传感器、弯曲梁传感器，应用小量程台秤及商用衡器,恶劣有腐蚀性的环境。