标题：医用液晶监视器
监视器是什么？
监视器是闭路监控系统（cctv）组成部分，是监控系统的显示部分，是监控系统的标准输出，有了监视器的显示我们才能观看前端送过来的图像。作为视频监控不可缺的终端设备，充当着监控人员的“眼睛”，同时也为事后凋查起到关键性作用。
与普通显示器的区别
1、支持DICOM PART14的标准：一个专业的医用显示器必须支持DICOM PART14的标准，也就是说必须具备调整DICOM标准曲线的能力，使其和DICOM标准相吻合，从而保证影像的显示质量。
2、尺寸：显示器尺寸是以对角线长度来表达，一般以英寸为单位。普通显示器主流尺寸为15”、17”、19”；医用显示器常见尺寸为18”、20”、21”，尺寸基本与X胶片相仿。
3、支持灰阶显示：灰阶度是黑白医用影像非常重要的特性，它反映了黑白图像之间的层次。灰阶显示要求显卡支持，医疗专用显示器应当配有专用显卡；普通显示器有：8bit- 256灰阶，用于显示彩色图象，无灰阶要求，使用普通显卡；医用显示器有：10 bit-1024灰阶，用于显示X光灰阶图象，于诊断相关，要求：10bit11bit（1024*2048灰阶）。
4、支持SBC功能（稳定的亮度控制）：显示器的亮度是会随着时间而衰减的，普通显示器由于没有稳定的亮度控制和校准，不但衰减较快，平时使用时，也由于受环境的影响，其亮度不能长时间的维持在一个队人体肉眼合适的水平上，而专业的医用灰阶显示器考虑到这一个问题，采取了稳定的亮度控制技术，对显示亮度所反馈的信息随时进行校准，使其始终保持在标准亮度之上，符合临床的阅片标准。
5、亮度：亮度就是显示器上显示图像有多么明亮，显示越明亮图像中的能够产生的动态范围就越大，使人们在图像中分辨更多的色调，这种动态范围必须提供全8bit灰阶图像（即256不同色调）。普通显示器有：200-300cd/m2无亮度恒定的要求；医用显示器有：600-700 cd/m2经过校正设定的亮度在400-500 cd/m2之间；要求3万小时甚至10万小时亮度值保持不变。亮度恒定对医用显示器而言很重要，保证显示器亮度不随时间变化。　　实验研究证明，显示器亮度与肉眼敏感度的关系，当亮度在500 cd/m2时，肉眼敏感度为700，当亮度在800 cd/m2时，肉眼敏感度为777（最大），理想亮度在400~500 cd/m2，所以选择亮度≥700 cd/m2就可以了。　　6、分辨率：单位面积内实际显示像素的数量，如800*600、1200*1600等。普通显示器有：1024*768，1280*1204；基本上是横屏显示，不需要横/竖屏转换；医用显示器有：根据影像的需要，可以横/竖屏转换，　1024*1280（竖屏）/1280*1024（横屏），称为1百万像素（1MP），常用横屏显示， 多适用于CT、MRI、数字胃肠机；　　1200*1600（竖屏）/1600*1200（横屏）；称为2百万像素（2MP），简称1K，常用竖屏显示， 多适用于CR、DSA、数字胃肠机、，PACS阅片工作站；1536*2048（竖屏）/2048*1536（横屏）；称为3百万像素（3MP），简称1.5 K，常用竖屏显示， 多适用于CCD-DR、PACS诊断工作站；2048*2560（竖屏）/2560*2048（横屏）；称为 5 百 万像素（ 5MP ），简称 2 K ，常用竖 屏显示，多适用于平板DR、乳腺机、PACS诊断工作站；医用显示器的分辨率与价格成正比，与放射设备的分辨率正相关，相应的设备应当配套相应分辨率的显示器。
7、响应时间：响应时间指的是液晶显示器对输入信号的反应速度，也就是液晶由转亮或由亮转暗的反应时间。通常都是以毫秒（ms）来计算。响应时一般说来分为两个部分—Rising（上升时间）和Falling （下降时间），而我们所说的响应时间指的就是两者之和。人眼存在“视觉残留”的现象，也就是运动画面在人脑中会形成短暂的印象，人能够接受的画面显示速度一般为24张/秒，这也是电影每秒24格的播放速度的由来，如果显示速度低于这一标准，人就会明显感到画面的停顿和不适。按照这一标准计算，每张画面显示的时间需要小于40ms，根据液晶的实际使用情况，响应时间：30ms（1/0.03=33.3 祯 /秒），还是会出现拖尾现象，不适合动态医疗影像的实时播放。响应时间在25ms以下（1/0.025=40祯/秒）可以满足临床心血管DSA的实时播放。　　在医用显示器的选配上，CR、DR静态影像对响应时间无过高要求。但是在播放动态影像的系统配置时，如心血管机和数字胃肠机，就要首选响应时间在25ms以下的医用显示器。
8、认证：普通显示器有： 有环保、电磁学相关认证，如：医用显示器有： 不仅有环保、电磁学相关认证，更重要的是有医疗行业认证，才可以进入医疗领域，被法律承认。台湾MOYOSUN魔言医用液晶显示器有：　　欧盟UL认证,中国CCC 认证。
9、安全：普通显示器有： 无液晶屏的保护板，电源为内置方式无特殊要求。医用显示器有：由于教学的要求和医生的习惯，专配有液晶屏的保护板 ， 针对医用环境配有医疗专用电源。
10、对比度：对比度也叫动态范围，对比度率是描述显示器能显示黑与白之间的差别，表达显示器最亮值和最暗值之比。彩显不过多要求，医用显示器要求来表达灰阶影像的黑白之间的程度。普通显示器有：300:1~400:1；医用显示器有：600:1~1000:1；医用显示器对比度率高达1000：1，能够显示所有色调需要大的比度率，一般选择对比度≥600较好。
11、显卡：显卡精度的高低直接影响输出图像质量的好坏，在条件允许的情况下应尽量选择高bit的显卡较理想。普通显示器有： 内存、速度、3D指标、常用AGP插槽；医用显示器有：常用PCI插槽、显示模式、一卡两显、主副显示互换、彩色—黑白转换、10bit、12bit灰阶输出；横/竖屏转换；
⑴ 显示模式：由于诊断工作站需要两台或多台显示器时，显卡应当有灵活的显示模式，便于医生的诊断。　　如：台湾MOYOSUN魔言医疗专用灰阶系列显卡， 显示模式有：独立显示、扩展显示、复制显示。
⑵ 一卡两显：当一台工作站配有两台显示器时，显卡有两个输出口。
⑶ 主副显示互换：当工作站有一台普通显示器，同时有一台或多台医用显示器时；设定普通显示为主显，医用为副显时，普通显示器和医用显示器分别显示彩色和灰阶图像时，彩色不应有缺色，灰阶不应有断层，但是，医用显卡很难两全其美。往往是普通显示器为主显时，医用显示器会有灰阶断层现象；医用显示器为主显示时，彩显会缺彩色，且程序菜单打开时，总出现在高分辨率的医用显示器上字很小、单色，使用起来很不方便，这是医用显卡普遍存在的一个技术难题，台湾MOYOSUN魔言医疗专用灰阶系列显卡，完全解决了主副显示设置时出现的彩色不彩，灰阶不连续的问题，无论是医用显示器还是普通显示器为主显时，彩色和灰阶都不出现问题，解决了PACS公司和医院在该问题上的困扰。
⑷ 彩色—黑白转换：医用显卡（灰阶显卡），配医用显示器，显示彩色图象时，RGB 三原色信号，往往只使用 G 色表现灰阶图象，使彩色图象显示成灰阶图象时，丢失了R、B 二个原色的信息。台湾MOYOSUN魔言医疗专用灰阶系列显卡，通过技术处理，将RGB 三原色信号完整的显示在灰阶显示器上，不丢失任何颜色信息。　　  ⑸ 10bit 灰阶输出：普通显卡技术是建立在 WINDOWS 技术平台上的，所以是 8bit 输出信号，灰阶应当是 256 灰阶，由于 WINDOWS 系统调色盘独占去了 20 个灰阶，显示器实际显示的灰阶成了 236 个灰阶，有些影像会出现明显的灰阶断层，这也是普通显卡不能替代医用显卡的原因。　　医疗专用显卡考虑到10bit、11bit的输出问题，但是有些缺附带有开发包，需要PACS公司进行二次开发，不太适合我国国情。　　台湾MOYOSUN魔言医疗专用系列显卡3MP、5MP采用10bit技术，显示灰阶为1024,且不需要二次开发，使用方便，兼容性好，是一种拿来就用的专业显卡。
⑹ 横/竖屏转换；普通显卡：有横屏显示，如：1024*768、1280*1024。医疗专用显卡：有横/竖屏显示设置，一般CT、MRI、DSA、乳腺用于横屏显示，CR、DR胸片用于竖屏显示；即： 1MP：1024*1280（竖屏）/ 1280*1024（横屏）称为1百万像素，常用横屏显示，多适用于CT、MRI、数字胃肠机；　　2MP：1200*1600（竖屏）/ 1600*1200（横屏）称为2百万像素，简称1K，常用竖屏显示，多适用于CR、DSA、数字胃肠机，PACS阅片工作站；3MP：1536*2048（竖屏）/ 2048*1536（横屏）称为3百万像素，简称1.5K，常用竖屏显示，多适用于CCD-DR、PACS诊断工作站；5MP：2048*2560（竖屏）/ 2560*2048（横屏）称为5百万像素，简称2K，常用竖屏显示，多适用于平板DR、乳腺机、PACS诊断工作站目前的医用显示器都是灰阶的，而市场上的显卡一般为彩色，无法精确表达出灰阶的差异。
12、校准方式：医用显示器是极其精致的，定期的性能检验是非常必要的，这个性能检验称之为校准。医用显示器相对于普通显示器昂贵的价格，也因为其校准上的高要求。医用显示器的校准方式主要有两种：外置式和内置式，内置式又分前置式和后置式。显示器校准，严格讲应该是通过“显示链路”对显示器的“显示效果”进行校准。其目的，是保持数字影像显示的标准性和一致性。　　校准的对象，主要是显示器上各个像素的亮度值(一般用ftL即英尺流明数)，其次是空间畸变(如画一直线结果显示成一曲线、画一正方形结果显示一长方形或梯形)。医用显示器区别于普通显示器的重点是亮度值的校准。　　亮度值主要校准三个值：最大亮度值、最小亮度值、线性度。　　参数性能上要满足上面这些要求，生产量大概不到普通显示器的百万分之一，医用显示器的价格能不昂贵吗？目前，医用显示器的选购配置成了医院和PACS集成商关注的焦点，了解医用显示器与普通显示器在技术性能和质量的差别，根据本单位的具体情况，搭配不同类型、不同档次显示器，在满足影像质量前提下节约医院资金，体现合理性与经济性。　　医用显示器还有一些不同与普通显示器的参数，这里不再赘述。
监视器发展史
CRT监视器的发展史1876年，英国科学家克鲁克斯发明了阴极射线管(Cathode Ray Tube,简称CRT显像管)，随后，CRT显像管被广泛应用于电视机，显示器，监视器领域。
1923年，俄裔美国科学家兹沃里金申请到光电显像管、电视发射器及电视接收器的专利，他首次采用全面性的“电子电视”发收系统，成为现代电视技术的先驱。电子技术在电视上的应用，使电视开始走出实验室，进入公众生活之中。
1925年，苏格兰的贝尔德公开展示了他制造的一台机器，成功地传送了人的面部活动，分辨率为30线，重复频率为每秒5帧。从此，电视开始了它神奇的发展历程。
1928年，美国纽约31家广播电台进行了世界上第一次电视广播试验，由于显像管技术尚未完全过关，整个试验只持续了30分钟，收看的电视机也只有十多台，此举宣告了作为社会公共事业的电视艺术的问世，是电视发展史上划时代的事件。
1929年美国科学家伊夫斯在纽约和华盛顿之间播送50行的彩色电视图像，发明了彩色电视机.
1933年兹沃里金又研制成功可供电视摄像用的摄像管和显像管。完成了使电视摄像与显像完全电子化的过程，至此，现代电视系统基本成型。今天电视摄影机和电视接收的成像原理与器具，就是根据他的发明改进而来。
1935年，贝尔德与德国公司合作，成立了第一家电视台，每周播放三次节目。
1938年，德国人弗莱彻西格提出三枪三束彩色显像管设想；
1949年，美国首次研制出世界上第一只三枪三束彩色显像管；
1957年研制出全玻璃壳彩显管；
1964年研制出全玻壳矩形显像管；
1969年研制出黑底显像管使亮度提高了一倍；
1968年，日本索尼公司研制成一枪三束彩显管；
1972年，美国研制成功自动校正会聚误差彩显管。至此，彩色电视的发展进入成熟期。
1994年，为了减小球屏四角的失真和反光，新一代的“平面直角”显像管诞生了。当然，它并不是真正意义上的平面，只是其球面曲率半径大于2000毫米，四角为直角。它使反光和四角失真程度都减轻不少，再加上屏幕涂层技术的应用，使画面质量有了很大的提高。从此，各个电视机，显示器，监视器厂商都迅速推出了使用“平面直角”显像管的电视机，显示器，并逐渐取代了采用球面显像管的电视机，显示器，监视器。
1998底开始，一种崭新的完全平面显示器出现了，它使CRT显示器达到了一个新的高度。这种显示器的屏幕在水平和垂直方向上都是笔直的，图象的失真和屏幕的反光都被降低到最小的限度。例如LG公司推出的采用Flatron显像管的“未来窗”显示器，它的荫罩是点栅状的，使显示效果更出众。与LG的Flatron性能类似的还有SamSung的丹娜（DynaFlat）显像管。另外，ViewSonic、Philips等也推出了自己的完全平面显示器。
2000年前后，随着安防监控行业的发展，需要更加稳定，显示效果好的安防专业监视器来替代早前使用的电视机来作为专业安防监控系统的显示终端，国外的索尼，JVC，松下，三星，国内的深圳英特（创维代工），珠海石头，深圳虎将，广州新视宝等安防厂家纷纷推出用于安防监控系统显示的专业CRT监视器。2010年后，伴随三星、夏普等国外厂家研发出BSV液晶面板，利用BSV液晶拼接技术实现了液晶监视器拼接功能。能够让液晶监视器同时显示一个画面或多个画面，任意显示、放大显示等。液晶监视器的发展史液晶监视器的发展史可以追述到19世纪。
19世纪末，奥地利植物学家就发现了液晶，即液态的晶体。
20世纪60年代，第一块液晶显示器即LCD诞生。
1973年日本的声宝公司首次将它运用于制作电子计算器的数字显示。
1998年开始，液晶显示技术进入台式机显示器的应用领域。这一伟大的发现在商业应用上终于产生超大的价值。
2003年以前，液晶监视器品牌一度是国外品牌的天下，价格都特别昂贵，成本太高，在安防监控工程中所用甚少。而电脑用液晶显示器又不太适合安防监控显示的需要，无法像液晶监视器那样做到24小时工作，真实还原安防监控画面，随着国内监视器厂家如TCL，SUNLOON，HIZOR,USER,虎将,石头等，在原有显示器技术的基础上，将方案经过改良，都研发出自己的适用于安防领域的液晶监视器产品，推出市场，经过逐年价格竞争以及各家的量产，已经将行业内使用监视器的生产成本降低很多，从而也降低了工程使用液晶监视器的成本。
由于CRT监视器物理结构的限制（超大，笨重，安装不方便，运输麻烦，售后复杂）和电磁辐射的弱点，人们开始寻找更新的安防显示媒体--液晶监视器，安防专用液晶监视器无辐射、全平面、无闪烁、无失真、可视面积大、体积重量小、抗干扰能力强，而视角太小、亮度和对比度不够大等缺陷也随着技术的提高有了相当的进步，TCL，创维，台电，虎将等公司纷纷推出新产品——LCD监视器，也就是液晶监视器。随后，国内很多安防品牌（包括以前做安防其它设备或以前就做传统CRT监视器的厂家）如USER,HIZOR,G&S等等纷纷跟进，加入生产液晶监视器的行列。
2006年，韩国三星电子推出的新一代液晶显示技术Digital Information Display（简称DID），广泛应用于各行各业（水电生产调度，军事指挥，城市管理，矿业安全，环境监控，消防气象海事等指挥系统。）的安防监控，（政府企业视频会议，金融证券，机场地铁商场酒店通迅信息等的）信息发布，（剧院体育场馆博览会集会演唱会Party媒体广告等的）展示系统以及显示设备的商业租赁等领域的液晶显示器中。作为其独有的显示技术与普通的液晶显示器的不同在于改善了液晶分子排列结构,可以横向纵向吊顶放置。高亮度，高清晰度（1080P），超长寿命，运行稳定，维护成本低。被各大厂家所采用。
2009年开始，液晶监视器大有完全取代传统CRT监视器的趋势，尤其是进入09年以来，由于监视器用显像管用量的逐年递减，使得CRT监视器的上游厂家如北松（北京松下），三星等等供应商不得不采取限制生产的措施，这严重影响了监视器厂家的供货周期，如虎将监视器在09年的12月份，21寸纯平逐行扫描监视器HM-2100P供不应求，供货周期往往超过10天，这种局面不光虎将监视器一家，包括响石，浪维，石头等等生产CRT监视器的厂家同样面临这样的问题，使安防工程商和系统集成商广泛采用液晶监视器来作为安防监控系统的主流产品。         
2010年，虎将（Hizor）公司与TCL智能楼宇科技采用开发出高清安防专用监视器主板，使各自液晶监视器画质提升到一个新的高度，拉小了与传统纯平监视器（CRT监视器）在监控画面还原效果的差距，被业内工程商和系统集成商广泛使用。
2011年，以USER，SUNLOON，HIZOR，TCL等等品牌为代表的大屏幕液晶拼接系统，成了国内安防监控中心，指挥中心，调度中心等等集成系统的显示平台的主流产品。这一年，陆陆续续出现很多从事大屏幕无缝拼接，液晶拼接系统，液晶拼接屏，液晶拼接盒，液晶拼接器，液晶拼接系统集成的公司。
选配和购置
配置一套影像诊断工作站（CR、DR、CT、MRI）或配置PACS、RIS系统，医用显示器的选配从哪几个方面入手。
1、从功能上选：　　选配能进行DICOM校正的医用显示器，有专用校正软件；　　显示器背面有光学传感器接口，可以接入光学传感器进行校正，否则无法进行校正。　　选配有亮度恒定装置的医用显示器，以保证显示器的亮度不随时间变化，它可以保证系统显示器的一致性和整体性。　　由于教学的要求和医生的习惯，国内外医生都习惯用笔在胶片或显示屏上指点示意，来表达对影像具体细节的观点，液晶屏材料是易破损材料，为了适应医用环境，显示器厂家会负责任的在生产时安装上液晶屏的保护板。 所以，选配医用显示器要有液晶屏的保护板。
2、 从参数上选：　　诊断工作站建议配置3MP、5MP显示器，无乳腺机和平板DR的以选3MP为主。　　观察、教学工作站建议配置2MP、1MP显示器。选配医用显示器有配套的专用显卡，有10bit输出灰阶的。　　     
3、从认证方面选：　　选配有CCC认证的，才是医疗界被认可的医用显示器。
液晶监视器分类
按尺寸分液晶监视器分为3.5寸液晶监视器/5.6寸液晶监视器/8寸液晶监视器/10.4寸液晶监视器/12寸液晶监视器/15寸液晶监视器/17寸液晶监视器/19寸液晶监视器/20寸液晶监视器/22寸液晶监视器/24寸液晶监视器/26寸液晶监视器/32寸液晶监视器/37寸液晶监视器/40寸液晶监视器/42寸液晶监视器/46寸液晶监视器/47寸液晶监视器/52寸液晶监视器/55寸液晶监视器/65寸液晶监视器/70寸液晶监视器/82寸液晶监视器等。按色彩分彩色，黑白监视器 。CRT监视器才按扫描方式分：隔行，逐行扫描等，而液晶监视器是没有按扫描方式区分的 。按品牌分SONY液晶高清监视器、skyworth液晶监视器、TCL液晶监视器、乐博液晶监视器、NDS液晶监视器、松下液晶监视器、Asianda液晶监视器、HIZOR液晶监视器，蓝盾液晶监视器、TYALUX液晶监视器、JVC液晶监视器、QCTFT奇创液晶监视器、stonesonic液晶监视器、SATOW液晶监视器、三星液晶监视器。　　按照用途分　　医用监视器、安防监视器，监控监视器，广电监视器，工业监视器，电脑监视器等。
国内知名液晶监视器厂家
监视器目前都是国内的知名品牌，有实力的生产厂家和产品齐全的有：sony（广州颢璟）创维（创维群欣）、TCL（TCL集团）、响石（潮州响石）、BSV（武汉博视）等基本上是2003年之前出来至今为止在行业内有知名度的品牌，随着安防市场发展形势，进几年市场上出现一批新生代生产监视器品牌，有鱼龙混杂的、也有真正有实力的品牌，品牌的好与坏只有真正了解过与实地考察过才能更好说明。
医用安防市场是一项安全防范，目的是防止不法分子犯罪，保护人身财产安全，为了能让用户能使用产品质量过硬的品牌，工程商与集成商应慎重选择供应商，需要进行对供应商多重考核：厂家实地考察，厂家是否具备国家强制性CCC认证，厂家在行业内是否存在信誉不良问题等一些措施，不要以价格进行来选择供应商，不然就太片面了，对用户是一种不负责任的表现！