标题：伏安特性综合测试仪
仪器概述
伏安特性综合测试仪是一台全自动型测试仪器，仅需进行数字设定，设定测试最高输出测试电压、最大输出电流和步长，装置将自动从零逐步升压。测试全过程自动记录数据，并自动地将伏安特性曲线描绘并显示出来，省去手动调压、人工记录、整理、描曲线等烦琐劳动。概述
互感器综合特性测试仪是一款全自动化的PT、CT特性测试仪器，仪器可以完成的试验包括： CT伏安特性试验、PT伏安特性试验，CT极性试验、PT极性试验，CT变比极性试验和PT变比极性试验，自动计算CT的任意点误差曲线，CT/PT变比比差等结果参数，仪器具有以下特性：
1.仪器操作安全方便，全微机化装置，内置进口高性能CPU，可靠性高，按界面提示设定测试值后，不需人工接触被测试设备，仪器自动完成测试，使试验人员远离高压电路，确保其人身安全。 
2.输出容量大，伏安特性试验最大输出电压高达1000V，变比测试最大电流高达600A，仪器输出容量为5KVA。
3.可选配件包括外接升压器，外接升流器，外接调压器，外接升压器最高电压可升至2000V，3A，外接升流器可升至1000A，外接调压器最大输出可达1500V，20A，采用外接升压器时，最高可做500KV等级1A电流互感器的伏安特性试验。
4.大屏幕320*240点阵汉字图形界面，测试完成后可直接显示伏安特性曲线图，图形清晰，美观，易于分析，自带微型打印机，可随时打印曲线和测试结果。
5.仪器使用旋转鼠标作为输入设备，操作方便简单，使用寿命长。
6.仪器内置Flash存储器，数据保存后掉电不丢失，现场试验完成后，可在室内查看和打印试验结果。
7.仪器带有RS232通信接口，可通过串口连接线与计算机联机，实现PC机和仪器通信，试验人员可以利用计算机控制仪器进行试验或从仪器上传试验数据，仪器所带PC机应用程序功能强大，外形美观，操作简单，可实现试验结果的保存、打印，并可将试验数据导出为EXCEL格式文档进行编辑。
8.仪器电源可实现AC220V和AC380V自适应供电。
主要技术特点
全自动型测试仪 仅需进行数字设定，设定最高测试电压、最大电流和步长，装置将自动从零逐步升压。可全自动地将伏安特性曲线测试描绘出来，省去手动调压、人工记录、整理、描曲线等烦琐劳动。快捷、简单、方便。无需计算机知识，极易掌握。
功能全面 可测试保护CT伏安特性、5%和10%误差曲线，变比、极性，还可以输出大电流用于测试CT的二次回路。
不接触测试，安全性高 全微机化装置，设定好后完全不需人工接触而全自动进行测试。可使测试人员远离高压电路，确保测试人员安全，可靠性高。
可外接调压器进行试验 若装置单机的输出电压、电流不能满足要求，也可以采用用户自备的调压器与装置连接进行测试。外接调压器试验接线和测试方法非常简单。
输出容量大 伏安特性试验最大输出高达1000V、10A，短时可达20A。采用外接调压器最大输出可达1500V、20A；变比测试最大电流高达600A。
可选外接升压器、升流器 选配的外接升压器最高可升至2000V、3A，选配的升流器可升至900A，3000VA。采用外接升压器可用于做500KV等级1A电流互感器的伏安特性试验。
大屏幕图形LCD、全汉化图形界面 测试时直接显示伏安曲线图，清晰美观，直观方便。面板自带打印机，可随时打印曲线图及测试数据。
旋转鼠标操作 采用光电旋转鼠标进行操作。全面取消面板按键、开关、控制旋钮等各种常规控件。操作非常方便简单，使用寿命长。
大容量存储器，可存储多组测试数据 数据掉电不会丢失，可测完回办公室调出打印以及上传至电脑保存。
双操作方式 设置有RS232通信接口，可以联接笔记本电脑进行操作。单机操作的数据可以保存，上传至电脑保存、显示、编辑、打印。
方便携带 体积小，重量轻，便于流动试验。
技术参数
输入电压 输出范围 测量范围 测量精度
装置主机 220V 0～550V, 0～20A 0～550V, 0～20A < 0.5%
装置主机 380V 0～950V, 0～20A 0～950V, 0～20A < 0.5%
配套外升压器 220V 0～1650V，0～3A 0～1650V，0～3A < 0.5%
380V 0～2000V，0～3A 0～2000V，0～3A < 0.5%
外接调压器 0～1000V，0～30A < 0.5%
装置主机升流器 220V 0～600A 0～600A 变比测量精度< 1%
装置工作电源 AC 220V±10%，50/60Hz 工作环境温度 -10℃ - +50℃
测量用功率电源 AC 220V or AC 380V 体积 300×300×400mm&sup3
CT伏安测试仪
1、仪器操作安全方便，全微机化装置，内置进口高性能CPU，可靠性高，按界面提示设定测试值后，不需人工接触被测试设备，仪器自动完成测试，使试验人员远离高压电路，确保其人身安全。 
2、输出容量大，伏安特性试验最大输出电压高达1000V，变比测试最大电流高达600A，仪器输出容量为5KVA。
3、可选配件包括外接升压器，外接升流器，外接调压器，外接升压器最高电压可升至2000V，3A，外接升流器可升至1000A，外接调压器最大输出可达1500V，20A，采用外接升压器时，最高可做500KV等级1A电流互感器的伏安特性试验。
4、大屏幕320*240点阵汉字图形界面，测试完成后可直接显示伏安特性曲线图，图形清晰，美观，易于分析，自带微型打印机，可随时打印曲线和测试结果。
5、仪器使用旋转鼠标作为输入设备，操作方便简单，使用寿命长。
6、仪器内置Flash存储器，数据保存后掉电不丢失，现场试验完成后，可在室内查看和打印试验结果。
7、仪器带有RS232通信接口，可通过串口连接线与计算机联机，实现PC机和仪器通信，试验人员可以利用计算机控制仪器进行试验或从仪器上传试验数据，仪器所带PC机应用程序功能强大，外形美观，操作简单，可实现试验结果的保存、打印，并可将试验数据导出为EXCEL格式文档进行编辑。
8、仪器电源可实现AC220V和AC380V自适应供电。
CT伏安特性参数：
输入电压 
输出范围 
测量范围 
测量精度 
仪器主机 
220V
0～600V、0～20A 
0～600V、0～20A 
0.5%
380V
0～1000V、0～20A 
0～1000V、0～20A 
0.5%
220V
0～600A 
0～600A 
变比测量精度0.5%
外接升压器 
220V
0～1650V、0～3A 
0～1650V、0～3A 
0.5%
380V
0～2000V、0～3A 
0～2000V、0～3A 
0.5%
外接升流器 
220V
0～1000A 
0～1000A 
变比测量精度0.5%
外接调压器 
0～1000V、0～30A 
0.5%
仪器工作电源 
AC 220V/380V 50HZ
外形尺寸
420×330×320㎜
重量
24㎏

试验参数设置
进入CT测试主界面后，转动旋转鼠标将光标移动至 伏安特性 选项，按下旋转鼠标即可进入伏安特性试验参数设置界面，通过旋转鼠标可以改变当前所选择选项的数值，将光标移动至 返回 ，按下鼠标则可返回至CT测试主菜单界面，CT伏安特性参数设置界面的各参数含义如下：
1) 测量方式选择：伏安特性试验有“单机”﹑“调压器”﹑“升压器”三种试验方式，用户可根据实际需要来选择试验方式。
2) 额定输出电压：额定输出电压是指CT伏安特性试验时的电压停止条件，如果不太确定可设为400V进行试探性的试验，如果试验完成后，400V时CT还没有达到饱和则可将此电压值设高，在AC220V电源输入情况下最大输出电压为600V，在AC380V电源输入情况下最大输出电压可达1000V。
3) 额定输出电流：设置CT伏安特性试验时的额定输出电流值，此值一般设置为CT的额定二次电流，例如：600A/5A则二次最大电流一般设为5A。600A/1A则二次电流一般设为1A，仪器内置互感器二次侧所测量的最大电流范围为1-20A。
4) 分段点电流：估计的分段点电流值，分段点一般为CT额定电流的0.1-0.2倍，可据此设置一个分段点电流值，分段点范围一般可设为是：0.1-1.0A，“分段点电流” 与下面的“分段点前步长” 、“分段点后步长”结合在一起，对试验过程的电压电流数据个数进行控制。
5) 分段点前步长：分段点电流以前的电流采集，按这个设定值的n倍进行记录，电流和电压数值的采集是同步进行的，分段点前步长数据采集范围可以设定为：0.01-0.50A。
6) 分段点后步长：分段点电流以后的电流采集，按这个设定值的n倍进行记录，分段点后步长记录范围为：0.1-2.5A，且是0.1A的倍数。