标题：继电保护测量仪
概述
继电保护校验仪是在原有JBC的基础上，新开发的高智能化，多功能继电保护校验仪器。
本仪器采用单片微机技术，由自动同期数字毫秒表，逻辑控制单元，多功能数显单元，高精度数据采集及处理单元，电流、电压输出单元，过载及超量程保护单元等部分组成，自带打印及显示，测试过程全自动，大大提高测量精度及工作效率。 
该仪器还具有外形美观，性能可靠，操作简便，功能较齐全等优点，是校验继电保护装置理想的仪器。
功能
1、本机可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏，可测试各种继电器的吸合电压（电流）值,释放电压（电流）值，各种触头（常开、常闭、转换、延时）的吸合时间和断开时间，均自动测试三次并储存数，并自动计算三次均值的返回系数且打印, 可重复显示及打印测试结果。
2、本机可方便地测试重合闸继电器的各项参数。
3、本机采用了精密的计时基准(10微秒)及长达999秒的计数器 ，所以可单独作为精密毫秒计取代传统的秒表。
特点
1、由于本机采用了微机控制， 面板上仅有16个触摸开关，就可方便的完成各种测试功能，改变了老式继保仪必须关断电源，切换多个开关，才能转换电源种类的弊病，操作简单。本机还设有自检，报错功能，极大地方便了检查、维修。
2、本机设有全面的自检，自我保护功能，开机后本机立即投入自检，在过载和过量程时，保护电路将快速切断输出并发出声、光提醒，极大地降低了因误操作带来的不必要损失。
3、本机智能化程度高，仅按一个键，即可测出通用继电器的全部参数，并自动打印全部数据，使您从繁锁的测试操作中解脱出来。
4、本机显示屏有功能显示单元，从显示屏上能清楚的反映本机的工作状态。
5、本机打印的数据全部使用汉字，如“吸合电压”、“断开电压”、“常开吸合时间”等。
主要技术参数
1、交流电压输出
0～250V连续可调，最大输出容量600VA,过量程保护260V，误差为±1%。
2、交流电流输出
0～50A，0～100A连续可调，误差为±1%。
0～50A时，开路电压10V。
0～100A时，开路电压5V。过载保护动作电流120A。
3、直流电压输出
0～250V连续可调，最大电流2A，过量程保护260V,过载保护动作电流2.1A±5%。纹波系数S≤0.1%
4、直流电流输出
0～200mA　0～5 A连续可调，误差为±1%。
0～200mA时，开路电压48V，过载保护动作电流230mA。
0～5A时，开路电压24V,过载保护动作电流5.2A。
5、直流电压固定输出
单独输出110V或220V时，电流可达2.5A，但和交流电压电流，直流电压同时输出时。其总容量不能超过产品相册(3张)600VA，误差
为±1%。
6、数字毫秒表
最大量程：100小时
分辨率：0.01毫秒
精　度：0.01%±1个字
7、仪表准确度 采用四位半A/D转换，精度0.1%读数±1个字
8、整机测量精度：≤1%
9、体积：440×320×280mm
10、重量：18Kg。
应用
继电保护测试仪（继电保护测试装置、继保） 英文名称：RXRelay Tester.　　继电保护微机型测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展，应用最新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。
工作原理
继电保护测试仪器分为主回路和辅回路两个回路，主回路采用大旋钮调节，辅回路采用小旋钮调节，主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量，并且每切换一种输出的同时，仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出，测量可外附万用表测量。继电保护测试仪器主回路原理输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端，通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2（兼职升流器），升流器分三个抽头输出，一个抽头为AC0-250V输出，额定电流为3A；该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压；第二个抽为15V（10A），该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0-10A交流电流，一路经电阻输出0-500mA交流电流，一路经继电器转换可输出0-10A或0-500mA直流电流；第三个抽头为10V（100A）大电流端，该抽头穿过传感器一次侧直接输出100A电流，该回路带负载能力较强，但输出稍有过载，不能长时间处于大电流状态下。热继电器校验仪继电保护测试仪器辅回路继电保护测试仪器辅回路与主回路一样，AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量，通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压，此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关，调节小旋钮即可输出。测量回路由大旋钮调节的主回路输出量交流“0-250V”、“0-500mA”、“0-10A”、“0-100A”，直流“0-350V”、“0-500mA”、“0-10A”通过设备内线路板上继电器转换，每切换一个档，便函可监视所对应的输出量。其中“0-500mA”档包括在“0-10A”档中。使用时，在“0-10A”两下即是“0-500mA”监视。时间测量设备内置6位数显秒表，电秒表可内部启动，也可外部启动。内部启动时，按下“输出控制”开关，即可启动秒表，通过接点短接设备面板上停表端子即可停止秒表。秒表单独设有电源开关，不用时可将秒表关掉。声光提示电路设备内置声光提示电路，在被测断电器接点动作时，可将接点接入试验箱声光提示插孔，试验箱内发出报警声或发光，提示断电器接点动作情况。
特性
1、嵌入式主机，配备超大规模可编程逻辑器件（CPLD）　　主机采用高速高性能嵌入式微机系统配备CPLD，响应速度快，传输频带宽，对基波可产生每周波500点的高密度拟合正弦波，输出波形光滑，无谐波分量。由于输出点数多，且通过精确的滤波电路，波形的失真度极小，在谐波输出时，即使对 9次谐波、450Hz也可以达到每周波55点的高密度。而软件具有非常强的人机对话及在线帮助功能，可对任意试验参量实施控制。　　2、单机12路D/A同时输出　　采用16位高精度DAC芯片，确保拟合波形精度高，线性度好。可同时输出12路模拟信号，满足变压器保护、备用电源自投等全方位测试。　　3、高精度线性功放，同时输出6相电压及6相电流　　精心设计的电压、电流放大器实现交/直流共享，输出级采用独有的高精度超线性放大技术。精度高，可靠性好，同时输出6相交流电压和6相交流电流，每相交流电压输出高达130V、70VA，交流电流全并输出高达180A。直流电压输出可达300V、130VA。　　4、大屏幕LCD，接口完整，主机一体化单机箱结构　　本机采用640×480点阵8.0’’大屏幕高分辨率图形液晶显示屏，操作界面和试验结果是全中文显示，全部操作过程均在显示屏上设定，显示直观清晰。装置可用自带键盘操作，亦提供外接键盘/鼠标口。还提供2个USB口、2个RS232口，可与外部计算机及其他设备通信。只需交流220V电源，开机即可工作。携带方便，非常适合流动试验及野外工作。　　5、辅助直流源(选配)　　本机可选配独立的两组直流电源，一组110VDC/1.0A，另一组220VDC/0.6A，开机自动同时输出，可用作保护供电电源，无需通过软件设置和调整。　　6、智能型自我保护　　采用最新设计的散热结构，保证最好的通风状况。并可同时判断过流、过压、过载、短路、温度过高、数据异常等危及装置本身安全的现象，即便是操作错误也不致损坏装置。另外，当危险信号如外部电压通过端子进入测试仪时，装置告警指示灯变红，并自动切断功放。　　7、接点丰富、软件功能强大　　本装置具有八路开关量输入（A B C R a b c r）和4路开关量输出。输入接点为空接点和0-250V电位接点兼容方式，可智能识别。装置由面板上的23个按键通过大屏幕液晶显示屏进行操作，所有界面均中文显示。能完成现场大多数试验的检定工作。亦可方便地完成ABB、Siemens、AREVA等国外厂家的保护装置试验。　　装置立卧式放置均可，可脱机操作，亦可外接PC机操作，测试结果能自动整理、记录成试验报告，以备查阅，亦可使用U盘直接保存且方便传送到外接PC机中编辑、打印等处理。软件升级简单快捷，直接通过U盘升级或外部PC机下传，无需改动任何硬件。　　软件辅助计算功能强大，可自动计算正、负、零序电压电流，一、二次侧有功、无功、功率因数。6相电压及6相电流输出可进行备用电源自投切双组试验及变压器三相差动试验，接线非常简便。　　8、 铁路专用特殊设计　　特殊设计电铁差动试验菜单，根据电铁牵引变压器差动保护的工作原理，自动测试变压器的比例制动特性特性。　　9、分相差动试验菜单　　根据变压器差动保护的工作原理，自动测试变压器的比例制动特性、谐波制动特性以及直流助磁特性。
技术指标
交流电压输出0～250V连续可调，最大输出容量600VA,过量程保护260V交流电流输出0～50A，0～100A连续可调　　0～50A时，开路电压10V。　　0～100A时，开路电压5V。过载保护动作电流120A。直流电压输出0～250V连续可调，最大电流2A，过量程保护260V,过载保护动作电流2.1A±5%。直流电流输出0～200mA　0～5 A连续可调　　0～200mA时，开路电压48V，过载保护动作电流230mA。　　0～5A时，开路电压24V,过载保护动作电流5.2A。标准12路电流电压输出，灵活组织可12路（6路电压、6路电流）同时输出　　可6路电流或6路电压单独输出