标题：高低温湿热试验机
基本信息
规格型号列表容积（单位：L）工作室尺寸（D*W*H）mm[1]外型尺寸（D*W*H）mmLRHS-101B-LS450×450×5001200×1000×1650LRHS-225B-LS500×600×7501300×1150×1900LRHS-504B-LS700×800×9001450×1400×2100LRHS-800B-LS800×1000×10001550×1600×2250LRHS-1000B-LS1000×1000×10001850×1600×2250显示器试验箱采用进口日本“OYO”数显触摸按键温湿度控制仪，P.I.D高精度控制，杜绝长期运行不稳定现象；湿度为直观显示控制，摒弃原有温湿度相对照的缺陷[2]
显示分辨率 
温度：0.1℃（显示范围）
时间：0.1min
湿度：0.1%RH（温湿度试验设备）
感温传感器：PT100铂金电阻测温体
控制方式：热平衡调温调湿方式
温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定
附属功能 
故障报警及原因、处理提示功能
断电保护功能
日历定时功能（自动启动及自动停止运行）
自诊断功能
分类
低温控制方式制冷循环均采用逆卡若循环，该循环由两个等温[3]过程[4]和两个绝热过程组成，其过程如下：制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力，消耗了功使排气温度升高，之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量
  林频产品实物图
进行有效的调节，使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。产品用途高低温湿热试验机适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验； 是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备； 特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。符合标准GB/T5170.5-2008 湿热试验设备方法
GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件
GB/T2423.1-2008试验A 低温试验方法
GB/T2423.2-2008试验B 高温试验方法
GB/T2423.3-2006试验Ca 恒定湿热试验方法箱体结构高低温湿热试验机采用进口温湿度控制器,箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，  操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
补水箱置于控制箱体右下部，并有缺水自动保护.。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。
箱体左侧配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。高低温湿热试验机底部采用高品质可固定式PU活动轮控制系统高低温湿热试验机采用日本进口数显触摸按键，P.I.D微电脑SSR温度控制器；外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能，可节约70%能耗电器控制，主件采用进口“施耐德”元件，更好地控制温度；
保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导
具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳。制冷系统制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 
美国“艾高”干燥过滤器，意大利“卡士妥”电磁阀
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率可程式控制器温湿度控制仪表采用（触摸屏）全进口超大屏幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易。
控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示。
具有120组程式12000段999循环步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分。
资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机。
具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能。
具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。冷冻及风路循环系统制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温湿度分布均匀。
风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。
技术参数
性能指标温度范围A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃湿度范围30~98% R?H波动/均匀度≤±0.5℃ /±2℃温度偏差+2%、-3%R?H升温时间-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min降温时间25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min温湿度运行控制系统控制器进口微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数）精度范围设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H温湿度传感器铂金电阻?PT100Ω加热系统完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器加湿系外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器除湿系统采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器供水系统加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗制冷系统全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式循环系统耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮箱体结构特点 
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
补水箱置于控制箱体右下部，并有缺水自动保护，更便利操作者补充水源。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
加湿系统管路与控制线路板分开，可避免因加湿管路漏水发生故障，提高安全性。  
水路系统管路电路系统则采用门式开启，方便维护和检修。
门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。
箱体左侧配直径25mm或50mm或100mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。(孔径或孔数须增加定货时说明)
机器底部采用高品质可固定式PU活动轮 
控制系统:进口数显触摸按键，P.I.D微电脑S.S.R温度控制器（日本OYO仪表）
外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能，可节约70%能耗 
电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅兰日兰”元件，更好地控制温度； 
保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导 
具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。 
冷冻及风路循环系统 
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。 
采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温湿度分布均匀。 
风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。 
升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。 
符合标准: GB/T2423.1-2008 GB/T2423.2-2008 GB/T2423.3-2006 
规格与技术参数 
型号(CM) LP/GDS-100 LP/GDS-225 LP/GDS-500 LP/GDS-800 LP/GDS-010 
工作室尺寸 45*45*50 50*60*75 70*80*90 80*100*100 100*100*100 
外形尺寸 120*100*165 130*115*190 145*140*210 155*160*225 185*160*225 
功率（-40℃） 5.5(KW) 6.0(KW) 9.0(KW) 11.5(KW) 12.5(KW) 
温度范围 A:-20℃～150℃ B:-40℃～150℃ C:-60℃～150℃ D:-70℃～150℃ 
湿度范围 30～98%R.H 
波动/均匀度 ±0.5℃/±2℃ 
湿度偏差 +2、-3%R.H 
升温速率 1.0～3.0℃/min 
降温速率 0.7～1.0℃/min 
控制器 进口LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器 
精度范围 设定精度：温度±0.1℃、湿度±1%R.H，指示精度：温度±0.1℃、湿度±1%R.H 
传感器 铂金电阻.PT100Ω/MV 
加热系统 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 
加湿系统 外置隔离式，全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 
除湿系统 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 
供水系统 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 
制冷系统 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 
循环系统 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 
外箱材质 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 
内箱材质 SUS304不锈钢优质镜面光板 
保温材质 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵 
门框隔热 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 
标准配置 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（25、50、100mm）1个 
安全保护 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 
电源电压 AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制 
使用环境温度 5℃～+30℃ ≤85%R.H 
注：1、“LP/GDS”为高低温湿热试验箱型号。
2、以上数据均在环境温度（QT）25℃.工作室无负载条件下测得
3、可根据用户的具体要求定做非标型高低温湿热试验室
本技术信息，如有变动恕不另行通知