标题：深圳市创智联科技发展有限公司
百科名片
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠—深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技企业。公司所代理和开发的仪器仪表广泛应用与各个工业领域,例如:钢铁、铝、石化、化工、电力、水泥、矿山、环保、医药、食品等行业,并获得用户好评。[1]
  
企业简介
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠—深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技企业。公司所代理和开发的仪器仪表广泛应用与各个工业领域,例如:钢铁、铝、石化、化工、电力、水泥、矿山、环保、医药、食品等行业,并获得用户好评。
自公司成立之日起,创智联与国外同行保持密切联系,不断引进国外先进的自动化技术以及仪器仪表服务与中国的各大工业领域,努力为中国的自动化事业贡献自己的力量。
创智联公司是美国巴毕罗公司和澳大利亚超动力公司中国总代理,负责美国巴毕罗公司粉尘含量检测仪等系列仪表以及澳大利亚超动力公司在线微波水分监测仪以及磁化率计等产品在中国市场的销售和技术服务工作。创智联公司拥有强大的销售团队和售后支持团队,我们本着诚心、诚信、诚实的态度以及过硬的技术实力真诚为中国广大工业用户服务。[1]​
公司产品
粉尘含量检测仪DET3000可以简单的，无需校准并且满足
"即插即用"的安装在收尘器或者布袋除尘器上工作，可靠的传感器探头安装在除尘器烟气管道的出口处. 当粉尘颗粒经过的探头附近时，一个微弱的电荷信号被探头感应出来,通过特殊的同轴电缆传送到控制单元.该信号经控制单元处理后输出一个线性比例于微粒质量含量的绝对输出值，就地显示微粒含量值或报警并且提供4-20mA输出值。
在实际的应用过程中,为了避免导电性粉尘、凝析油雾或水雾等对测量信号造成的影响, 我们提供了专有的探头保护技术确保探头在这些恶劣条件下能正常工作。传感器探头无需空气吹扫，耐磨耐腐蚀。
粉尘含量分析仪DET4000可以简单的，无需校准并且满足
"即插即用"的安装在收尘器或者布袋除尘器上工作，可靠的传感器探头安装在除尘器烟气管道的出口处. 当粉尘颗粒经过的探头附近时，一个微弱的电荷信号被探头感应出来,通过特殊的同轴电缆传送到控制单元.该信号经控制单元处理后输出一个线性比例于微粒质量含量的绝对输出值，就地显示微粒含量值或报警并且提供4-20mA输出值。
在实际的应用过程中,为了避免导电性粉尘、凝析油雾或水雾等对测量信号造成的影响, 我们提供了专有的探头保护技术确保探头在这些恶劣条件下能正常工作。传感器探头无需空气吹扫，耐磨耐腐蚀。
粉尘含量变送器DET3000-T是一款可靠的粉尘排放监视和布袋泄漏探测仪。采用2线制4-20mA配置可方便的直接与PLC以及其它数据记录设备通讯。
DET3000-T分一体式（T1）和分体式（T2）两种型号可选，对于温度和压力等参数要求较高的场合可选DET3000-T2（分体式）。
在除尘器的正常工作中，通常会出现两个不同的微粒粉尘排放量，一个是较低的排放水平和一个较高的排放水平。当除尘器正常除尘工作时的排放量为一个是较低的排放-基线排放水平（除尘器大多数时间的排放量是处在这一水平），当脉冲除尘器进行反吹清洁时，通常会出现一个较高的排放水平。
DET3000允许用户设置报警点,当基准低排放量在增加或当除尘器反吹清洗中出现高排放量或两者都有时，用户可以通过对基值和峰值的观测进行正确的报警设置。[1]
粉尘含量报警开关DET3000-A是一款可靠的粉尘排放监视和布袋泄漏探测仪。采用2线制24V供电，继电器输出配置可方便的直接与PLC以及其它数据记录设备通讯。  
DET3000-A分A1和A2两种型号可选，A1在性能和参数方面优于A2.两款产品都有极高的性价比。
A1型可以检测导电的、磨损的、腐蚀性颗粒，A2型必须检测干燥粉尘颗粒。两款型号具体区别请参考详细参数。
粉尘浓度开关从布袋除尘器、电除尘等粉尘收集器中出来的粉尘排放已经成为了重要的工业问题，巴毕罗公司有两款产品可以监控这些过程，以帮助减少粉尘的排放。DET2000粉尘浓度开关可以在一个过滤器发生泄漏之前侦察测到并且起  到预报的作用或者直接关闭该过滤器。而DET3000粉尘含量分析仪则可以给出粉尘泄漏的水平和连续报告粉尘排放的数据。DET3000适合在需要满足EPA法规的场合。
DET2000是设计用来侦测和预报布袋除尘器或者粉尘收集器中的粉尘含量。此外，我们也可以在自由落体或者气力输送场合将它用来做一个检测小颗粒和粉末的有流无流开关。
当粉尘颗粒经过探头附近，一个微弱的电量被探头感应并传导给电子单元处理。这种电荷转换被称为静电摩擦效应，或者称为静电感应。
DET2000包括封装在NEMA 4X等级外壳内的电子单元部分，15英尺的低噪声同轴电缆和连接器以及封装在防爆外壳内的316L不锈钢探头。
DET2000的输出是经过电子部分的继电器输出，该输出可以是通过声音报警或者其它的控制方式。
液雾含量分析仪巴毕罗LM4000液雾含量检测仪用来检测各种场合管道中的流动的细微小液滴。如除雾器、洗涤塔、过滤器等。  
标准的远传电子单元可以方便人员的操作，而现场的传感器探头则是被动感应原理，几乎免维护，可以在各种不同的压力温度条件下工作，而且非常可靠。 
一个高精度的信号放大器使得LM4000可以探测非常细微的小液滴而且实现非常精确的探测水平。 
LM4000有多种输出方式，如：继电器、4-20mA模拟量、Modbus and Ethernet。
自动调零和满量程功能可选。[1]
温度压力流量一体监测仪PTF100型压力温度流量监测仪是采用压差传感法来实现烟气流速的测量。利用皮托管、压力传感器和温度传感  器测出烟气的动压、静压和温度，这些参数与被测烟气流速呈一定比例关系，从而可定量烟气的流速。
PTF100型温度压力流量监测仪由S型皮托管、热电阻（或热电偶）、微压差/绝压传感器组、反吹单元和信号控制处理器等组成，整机为一体式结构。机箱自带法兰，皮托管和箱体的连接采用可快速分离的抱箍式结构，安装拆卸便捷，便于运输和搬运。
S型皮托管和铠装热电阻采用具有高耐腐蚀性能的316L不锈钢材料，同时外加不锈钢保护套和抱箍端盖集成为一体式探头结构。
信号控制处理器采集各传感器信号进行处理计算并控制反吹单元，同时有源输出烟气的流速、动压、静压和温度的4~20mA电流信号，用户可根据需要选择接入这些信号。信号控制处理器自带显示模块，通过按键选择需要观察的数据，方便用户检修和调试。
反吹单元由双电磁阀和双气罐组成。它根据信号处理控制器发出的指令，定时对皮托管进行反吹，防止发生皮托管堵塞现象。反吹单元配备气罐以保证有足够的脉冲气体进行反吹。
微波水分仪微波是一种高频电磁波，微波透射介质时产生的衰减、相位改变主要由介质的介电常数、介质损耗角正切值决  定。水是一种极性分子，水的介电常数和介质损耗角正切值都远高于一般介质。通常情况，含水介质的介电常数和损耗角正切值的大小主要由它的水分含量决定。微波从位于输送皮带下方的UM微波水分仪C型框架下臂的微波发射源发射出来，透过皮带及物料后被皮带上端的位于C型框架上臂的微波接收器接收。根据微波功率的衰减和相位移的改变，即可计算物料中的水分含量。
由于微波完全穿透过程物料，所以所有的物理性水份都能被测定。这不仅适用于表面的水份，而且也适于内部的水份。该技术保证了装置很高的测量准确性和精度，物料的颜色和表面结构不会影响测量结果。
射频(RF)液位开关BLS6000射频（RF）液位开关
低价位、高效率  
BLS6000是一款普通的液位开关，它可以检测所有的液体液位，但是不能检测固体物料物位。
和巴毕罗其他的液位开关一样，BLS6000同样采用射频阻抗桥来检测被测物料的存在与否。这项技术使其具备忽略来自粘覆在探头上物料导致的错误信号的能力，并且在温差大的环境中可以稳定的工作，因此无须周期性标定。
所有的电路部分都封装在防爆外壳内，标定和指示都在电路主板上，所以你只需要一个小螺丝刀即可完成。
探头直径1/2〞，材质为316不锈钢非常坚固。如果探头太长，锯短即可。同样如果探头太短，可以焊接探头加长。巴毕罗提供所有需要的长度探头。
BLS7000射频（RF）液位开关
最通用的液位开关
BLS7000具有BLS6000的所有的功能，同时更多的功能使其成为一款今天市场上最为通用的液位产品。
BLS7000电路自带保险和浪涌抑制器以保护在电压不稳定时不被损坏。
静电保护功能使BLS7000可以工作在塑料颗粒等带静电的物料场合。
电路集成故障处理端口，以便能方便的解决出现的故障。
时间延迟功能使用户能选择“继电器开”或“继电器关”操作。时间延迟从1/8至2小时可调。定时器可以用于忽略罐内产生的错误波动，也可以用于单探头检测泵抽油缸的场合。
BLS8000射频（RF）液位开关
BLS8000在危险区域或者电路部分不方便直接连接探头的场合是完美的选择。
探头由在防爆外壳内免维护的、环氧树脂封装的发射器组成。发射器和接受器之间由双绞线、双屏蔽线连接。接受器连接电源和标定调节装置，故障安全保护和时间延迟调节装置以及继电器输出。
标定BLS8000可以不需要爬高塔，探头可以安装在离电源最远1英里的地方。
电子部分远传不会影响BLS8000的稳定性，可靠性和性能。这使巴毕罗公司的液位计闻名于世。
两线制射频(RF)液位开关BLS2100两线制射频(RF)液位开关可以测量几乎所有的液体或干燥固体颗粒。它甚至可以检测出油和水的差异。  专有的射频（RF ）电路有着广泛的调谐范围和特殊的温度稳定性。
传感器装好后，在探头没有接触被测材料的情况下标定。当被测材料接触到的探头时，将会输出mA信号以指示液位/物位的变化。
两线制的设计使得BLS2100完美的兼容PLC和DCS系统。通常，一般的仪表线都可以使用
激光气体流量计L2B激光双光束气体流量计开发应用于气体速度变化范围大以及大管径气体流  速测量场合，L2B不受被测气体组分变化的影响，即使传感器测量部分受到污染也不影响测量。　
L2B通过测量过程气体涡流对激光光束造成的扰动来测量气体流速。
L2B 激光气体流量计的设计、制造、审查以及测试均符合美国机械工程师协会ASME标准Section VIII，Division I，并且该流量计也是根据该协会的建议来设计、制造和测试的。
L2F激光双光束气体流量计开发应用于气体速度变化范围大以及大管径气体流速  测量场合，L2B不受被测气体组分变化的影响，即使传感器测量部分受到污染也不影响测量。
L2F通过激光光束来测量过程气体中细微固体小颗粒的速度来测量气体流速。
L2F激光气体流量计的设计、制造、审查以及测试均符合美国机械工程师协会ASME标准Section VIII，Division I，并且该流量计也是根据该协会的建议来设计、制造和测试的。
二氧化碳变送器GDT-CO2智能二氧化碳变送器，采用了最先进的超大规模集成电路技术、国际标准智能化技术水准设计技术及专有数字模拟混合通讯技术而设计的完全智能化的气体变送器。产品具有通讯和自诊断功能、安装维护方便，典型的智能化现场监测仪表的先进性能得到了充分的展理，极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求，广泛应用于环境保护、试验设备、医疗设备、化工医药等行业应用。
压力变送器DPT20和SPT20差压/压力变送器是坚固耐用的低压变送器，用于监测和控制布袋除尘器、  挥发性有机化合物消除器、粉末加工、通风系统和任何具有高的过程微粒的场合。可在10″WC量程内精确测量，可在较大温度变化范围内工作，同时防止堵塞，它是那些机械式和电子式压力变送器的完美替代品。
对于静态压力变送器可以使用在任何需要测量静态压力的场合，对于差压变送器而言，则需要将齐平膜的一端安装在布袋除尘器的脏气体一端。而参考端安装在布袋除尘器干净气体的一端。
标准输出是4-20mA信号，可以联接到PLC，DCS或图表记录器。一个远传的电子单元可选，用于实现现场显示，PID回路控制，继电器报警和现场总线通信。DPT20也可以直接连接到巴毕罗公司的布袋除尘器控制系统（B-PAC布袋除尘器智能控制系统）和IntelliPULSE计时器。
DPT20和SPT20采用了完美的，最先进的电容式传感元件，自带温度补偿。任何作用与薄膜表面的正压或者负压均会导致陶瓷膜片传感元件产生细微的变形。电路部分将会输出一个正比与正压或者负压的精确的，线性的4 - 20mA信号
简易型烟尘分析仪AIM 2075是一款经济型的光学式烟尘分析仪表，它可用于各种工业场合，  如：燃煤燃油锅炉、布袋除尘器、电除尘器以及烟囱排放等场合，也可用于大气排放场合，如：车间、隧道以及各种测量管道直径小于0.9米的场合。用于检测各种烟气、废气中的粉尘含量。
AIM 2075由发射单元中固态的电子调制信号源发射出一束连续光，经过烟气中的粉尘颗粒阻挡后由接收单元接收信号，信号经放大处理后输出4-20mA信号。低维护量、精度高。性价比突出。