标题：上海沪杏光学仪器有限公司
百科名片：
  上海沪杏光学仪器有限公司原系沪星仪表厂，前身主要为国家高科研、军用定向生产尖端仪器仪表，建厂历史悠久，产品质量过硬，科研水平领先，长期保持光荣的传统和优良的作风。改制后的我们，秉承原有的开创精神，经过几代人的卓越奋斗，已发展成为集研制和生产光学计量测试仪器以及先进高效的光学冷加工设备的综合性企业。
我们的产品设计独特、结构新颖、成像清晰、质量上乘、操作方便。销售服务网点覆盖了全国各大主要城市和港澳地区，为国内多家知名企业及众多在华外企输送了成千上万的沪杏产品，并已出口到东南亚、以色列、澳大利亚、加拿大、葡萄牙等地区，深受广大用户青睐。  
公司主要产品：金相显微镜、偏光显微镜、测量显微镜、显微镜、体视显微镜、视频显微镜、检测显微镜、读数显微镜、工具显微镜、显微镜测量软件、光学仪器配件等。产品广泛应用于机电、冶金、农牧、轻工、生化、水产等行业以及卫生、教育、国防等部门及各大专院校 、科研单位。
业务介绍：
总部位于上海的沪杏光学仪器有限公司是在光学及光电子学领域处于领先地位的一家全球性的公司，为半导体技术，工业光学，生命科学，医疗，眼科和视光学等领域的顾客提供产品和服务。沪杏光学在中国以医疗、工业测量、半导体工业设备、电子显微镜以及显微镜设备的经营为主，并在上海和苏州拥有自己的生产线。 沪杏在广州拥有生产眼镜镜片的工厂并通过代理商销售望远镜及天文演示系统。
公司年鉴：
1957年     应“两弹一星”的科研要求，在机电部与中科院光电研究所的共同支持下，成立“沪星仪表厂”
1963年     成功制造出第一台HT自动检测仪，用于我国第一颗原子弹的研发中
1972年     响应国家备战需要，开始研发和制造军用望远镜
1978年     为提高和改善光学望远镜镜头的质量问题，派遣大批技术人员去一些老牌光学仪器厂深造学习T镜头镀膜技术
1985年     应国家对武器摩托化、现代化的要求，组织大量老技术工程师定向研制和开发在狙击步枪上的定向瞄准镜
1987年     扩大生产规模，工厂职员一度达到千余人
1993年     按国家关于国企改革需要，企业开始进行体制改革
1998年     应国家经济体制改革需要，精兵简政，大量裁员
2001年     在厂领导和老工程师的共同努力下大家共同集资重新办活企业，并开始光学仪器镜头的研制和显微镜方面的专项研发
2003年     更名为“上海沪杏光学仪器有限公司”
2004年     开始规模制造体视显微镜、立体显微镜、显微镜，并扩大生产规模
2005年     开始规模生产金相显微镜、偏光显微镜、荧光显微镜。
2007年      应市场需求和客户反馈信息，派遣技术工程师去德国、日本等著名显微镜厂家学习显微镜镜头精加工技术.
2009年     聘请德国卡尔思鲁厄大学光学专家Dr. Alain Schweitzer来我司做技术顾问，带队研发和改善显微镜镜头的光学性能
现    在      我们一直努力让国内客户为使用国产显微镜而自豪，让中国光学仪器再一次腾飞而奋斗，让我们的客户对产品质量不再担心，并努力打造成国内知名品牌的显微镜厂家！
主营产品：
  [1]一、仪器功能：
BX-300系列便携式现场金相显微镜是主要适用于现场多种大型工件的金相检查，失效分析的显微镜。它不用切割取样，直接在工件上打磨、抛光，从而保证工件的完整性。
显微镜底座带有强磁力吸座，可直接吸附在工件上观察其金相组织结构从而进行现场金相检验。现场金相显微镜主要应用于航空制造、机械制造、车辆制造、锅炉及压力容器的制造及检验，也可应用于石油化工、铁路、造船、电厂、电站、设备安装、大型模具的安全检测，质量监督和理化试验室等行业，仪器还被广泛的应用在工厂、实验室进行铸件质量的鉴定、原材料检验或对材料处理后金相组织的研究分析等工作。
二、仪器特点：
★ 配套齐全，集现场样本制备、显微观察及显微数码照相于一体，使用简便、快速。可进行机械、电解、化学 等方法的样本制备。
★ 显微镜采用大视场目镜和平场消色差物镜，亮度可调，有微调机构，焦点稳定，成象清晰。有聚光镜卤素灯光源，视场均匀平坦。
★ 显微镜底座配有可通断磁的高磁性二线型底脚，能稳固吸附在工件上，可适应各种直径管道及平面，视场可在X-Y平面调节。
★ 配有连接金相显微镜的显微摄影镜头、照相机，可直接在现场照相。
三、技术参数   
1、目镜
类 型
放大倍数
视场(mm)
目镜
10X
ф20
12.5X
ф16
2、物镜
类 型
放大倍数
数值孔径NA
工作距离（mm）
平场消色差
物镜
10X
0.25
8.9
20X
0.45
7.8
40X
0.60
3.2
3.光学总放大倍数：100×-500×
4.转 换 器：三孔转换器
5.微型调速磨光机：转速5000～37000rpm，配80#-700#磨头
6.电磁底座：吸力25N/cm，并配置磁力开关
7.照明电源：非球面聚光镜，6V/15W卤素灯，亮度可调、交流 220V（50Hz）.
充电电池：6V/20W 充电一次可连续工作2小时(选购)
8.包 装 箱：475×280×160mm(铝合金)，仪器重量：1公斤
四、仪器扩展配置
BX-300 仪器主机（包括：物镜，目镜，电源，便携式抛光机）
BX-300D：1.BX-300主机 2.高像素数码相机 3.数码相机接口
BX-300P：1.BX-300主机 2.摄像头 3.图象采集器 4.视频接口 5.计算机(选配)
五、选购件
1.目镜WF15X、20X ；物镜60X、 80X     
2.电解抛光机              3.测微目镜10X    4.软轴磨光机              5. 复膜纸：厚度：0.034mm       
6.金相分析软件          7.充电池
  倒置型[2] 一、仪器介绍：    
4XB系列倒置金相显微镜是用户鉴别和分析各种金属和合金的组织结构。该仪器被广泛地应用在工厂或实验室进行铸件质量的鉴定，原材料的检验或对材料处理后金相组织的研究分析等工作。
二、光学技术参数
1.目镜
类别
放大倍数
视场直径（毫米）
平场目镜
10X
18
12.5X
15
分划目镜
10X
17
2.物镜
类别
放大倍数
数值孔径(NA)
系统
工作距离（毫米）
消色差物镜
10X
0.25
干
7.31
半平场消色差物镜
40X
0.65
干
0.66
消色差物镜
100X
1.25
油
0.37

3.光学总放大倍数:100X-1250X             
4.机械筒长:160mm                      
5.粗微动调焦机构: 调焦范围: 7mm ，刻度格值:0.002mm                
6.粗动调焦范围:7mm          
7.机械工作台:75*50mm        
8.照明灯泡:6v 12w溴钨灯     
9.仪器重量：5kg       包装箱体积：360*246*360mm
三、仪器配置 
电脑型金相显微镜(4XB-PC): 1、金相显微镜 2、适配镜 3、摄像器(CCD)
4、A/D(图像采集)     5、计算机
数码型金相显微镜(4XB-DC): 1、金相显微镜 2、适配镜 3、数码相机
四、总放大参考倍数
4XB-PC型：100--2600倍（17寸显示器为例）
4XB-DC型：100--2200倍 (专用数码相机)
五、选购件
1.目镜：5X 15X 12.5X 20X               2.物镜：5X 25X 100X
3.高像素成像系统                              4.金相图像分析软件
  研究型[3]  

一、仪器介绍