标题：线缆长度测试器
内容
概   述
NF-838型多用途LCD线缆测试 & 查线器是本公司最新研发出来的  诺方舟精明鼠NF-838一款具有更多新型功能的查线器。本产品由发射器(NF-838-M)简称
发射器, 接收器(NF-838-R)简称接收器和远端识别器(NF-838-S)简称
远端识别器组成。该新型仪表外观流畅, 手感好和贴心的人性化设计。
它具有寻线、对线及线路状态测试三大功能, 具有快捷、准确的特点, 
是通信线路, 综合布线线路等弱电系统安装、维护工程技术人员的实
用工具。广泛应用于电话系统, 计算机网络及其它涉及金属导线线路
等领域。
产品特性
● LCD液晶屏, 显示效果更直观形象, 更清晰。
● 可以在连接任何型号以太网交换机/路由器/PC终端开机的情况下直
接找线。
● 可检测5E, 6E, 电话线, 同轴电缆, USB线, 1394线等多种线缆测试
故障。
● 可直接寻找5E, 6E, 电话线, 同轴电缆, USB线, 1394线等多种线缆。
● 含有RJ45/RJ11/BNC/USB/1394等多种接口, 无需复杂转换。
● 可选开/关机功能和开关背光显示。
● 各种线路状态声音提示功能。
● 9V电池供电, 低电压提示功能。
技术指标
(1). 外形尺寸
发射器: 185X80X32mm;        接收器: 218X46X29mm;
远端识别器: 107X30X24mm 
(2). 电源，2节9V叠层电池
(3). 显示，大屏幕LCD断码显示(有效视区54X26mm)
(4). 测试电缆类型，RJ45/RJ11/BNC/USB/1394等多种类型
(5). 探测电缆类型，RJ45/RJ11/BNC/USB/1394及各种金属导线等
(6). 工作环境温度，-10℃ ~ +60℃
(7). 信号传输距离，大于3km
(8). 线序和电缆故障定位，故障检测, 开路, 短路, 反接, 交叉和串绕
功能NF-308型多用途网络线缆测试 & 查线仪是本公司最新研发出来的一款具有更多新型功能的线缆测试和查线仪表。本设备由主测试器(NF-308),接收器(NF-838-R)和远端识别器三部分组成。该新型仪表外观流畅, 手感好和贴心的人性化设计。它具有寻线、对线及线路状态测试三大功能，具有快捷、准确的特点, 是通信线路, 综合布线, 线路等弱电系统安装、维护工程技术人员的实用工具。广泛应用于电话系统, 计算机网络及其它涉及金属导线线路等领域。
技术指标：
(1). 外形尺寸:主测试器:185X105X50mm;  接收器:218X46X29mm。  诺方舟精明鼠NF-308(2). 电源:主测试器:9V叠层电池;  接收器:9V叠层电池。
(3). 显示:专用4X16字符大屏幕LCD点阵(有效视区61.6X25.2mm)。
(4). 测试电缆类型:STP/UTP 双绞线，同轴电缆，电话线。
(5). 探测电缆类型:可直接寻找5E, 6E, 电话线, 同轴电缆, USB线等多种线缆。
(6). 工作环境温度:-10℃ ~ +60℃。
(7). 测试仪器口和探头:
主测试器:RJ45主端口(MAIN),RJ45 副端口(LOOPBACK),
RJ45寻线端口; 接收器探头;远端识别器RJ45端口(R)
附加BNC及RJ11转换器可测量同轴电缆, 电话线连通性。
(8). 双绞线长度测量: 范围: 1-350米(3-1200英尺)
校准精度: 3%(+/-0.5M, 或+/-1.5ft)。(校准电缆>5米)
出厂精度: 5%(+/-0.5M, 或+/-1.5ft)。(AMP, AT&T5类线)
显示: 米或英尺。
(9). 长度校准
用户可用已知长度的电缆线, 自设校准系数, 校准线缆长度大于5米。
(10).线序和电缆故障定位:故障检测, 开路, 短路, 反接, 交叉和串绕。
(11).电缆定位:8个远端被动测试插口(ID1-ID8)。
(12).自动延时关机时间:30分钟不操作。
功能特点：
◆单人即可进行线缆的连通性测试。
◆可直接寻找5E, 6E, 电话线, 同轴电缆, USB线等多种线缆。
◆可检测5E、6E、同轴电缆及电话线的接线故障, 包括: 开路, 
短路, 跨接, 反接和串绕。
◆接线/连接错误的定位。  诺方舟精明鼠NF-308◆测量线缆长度, 并确定开路、短路的距离。
◆电缆长度动态校准功能, 使长度测量精度高达97%。
◆简单易用, 大屏幕显示使测试结果一目了然。
◆便于携带, 电池寿命长(待机50小时)。
◆自动延时关机和背光显示。
◆有无插上远端识别器均可进行长度和配对的测量。
◆电缆定位, 8个远端被动测试插口(识别号1D1-ID8)。
◆远端识别器具单频提示功能。
◆自检功能, 能自动补偿电池电量变化, 环境温度变化的影响。
◆单片机软件看门狗设计, 运行可靠。
典型应用：
◆电信网络线路工程和日常维修工作
◆计算机网络线路工程
◆其它金属导线线路工程和维护工作
区别
NF-8208型多用途网络线缆测试 & 查线仪是本公司最新研发出来的一款具有更多新型功能的线缆测试和查线仪表。本设备由主测试器(NF-8208),接收器(NF-838-R)和远端识别器三部分组成。该新型仪表外观流畅, 手感好和贴心的人性化设计。它具有寻线、对线及线路状态测试三大功能，具有快捷、准确的特点, 是通信线路, 综合布线, 线路等弱电系统安装、维护工程技术人员的实用工具。广泛应用于电话系统, 计算机网络及其它涉及金属导线线路等领域。
技术指标：
(1). 外形尺寸:主测试器:180X80X40mm; 接收器:218X46X29mm。  诺方舟精明鼠NF-8208(2). 电源:主测试器:4节五号电池; 接收器:9V叠层电池。
(3). 显示:专用4X16字符大屏幕LCD点阵(有效视区61.6X25.2mm)。
(4). 测试电缆类型:STP/UTP 双绞线, 同轴电缆, 电话线。
(5). 探测电缆类型:STP/UTP 双绞线, 同轴电缆, 电话线及各种金属导线等。
(6). 工作环境温度:-10℃ ~ +60℃。
(7). 测试仪端口和探头:
主测试器:RJ45主端口(MAIN), RJ45 副端口(LOOPBACK),RJ45寻线端口(SCAN); 
接收端探头远端识别器RJ45端口(R)
附加BNC及RJ11转换器可测量同轴电缆, 电话线连通性。
(8). 双绞线长度测量:     范围: 1-350米(3-1200英尺)
校准精度: 3%(+/-0.5M, 或+/-1.5ft)。(校准电缆>5米)
出厂精度: 5%(+/-0.5M, 或+/-1.5ft)。(AMP, AT&T5类线) 
显示: 米或英尺。
(9). 长度校准:用户可用已知长度的电缆线, 自设校准系数, 校准线缆长度大于5米。
(10).线序和电缆故障定位:故障检测, 开路, 短路, 反接, 交叉和串绕。
(11).电缆定位:8个远端被动测试插口(ID1-ID8)。
(12).自动延时关机时间:30分钟不操作。
功能特点：
◆单人即可进行线缆的连通性测试。
◆音频探测及寻线功能。
◆可检测5E、6E、同轴电缆及电话线的接线故障, 
包括: 开路, 短路, 跨接, 反接和串绕。
◆接线/连接错误的定位。
◆测量线缆长度, 并确定开路、短路的距离。
◆电缆长度动态校准功能, 使长度测量精度高达97%。
◆简单易用, 大屏幕显示使测试结果一目了然。
◆便于携带, 电池寿命长(待机50小时)。
◆自动延时关机。
◆有无插上远端识别器均可进行长度和配对的测量。
◆电缆定位, 8个远端被动测试插口(识别号1D1-ID8)。
◆远端识别器具单频提示功能。
◆自检功能, 能自动补偿电池电量变化, 环境温度变
化的影响。
◆单片机软件看门狗设计, 运行可靠。
典型应用：
◆电信网络线路工程和日常维修工作
◆计算机网络线路工程
◆其它金属导线线路工程和维护工作