标题：X射线异物检测仪
原理
X射线(X-ray)检测机是在不损坏被检物品的前提下使用低能量X 光，快速  检测出被检物品的内部质量和其中的异物，并通过计算机显示被检物品图像的测试手段。
当待检品经X射线照射后，物质的密度和原子序数越大，物质吸收X射线的比率也会越大。而食品中的蛋白质、碳水化合物、脂肪、水分以及骨头（钙质）、玻璃（硅质）、金属和毛发等成分均对X射线有不同的吸收比率。X射线检测系统就是根据上述原理实现。
产品输送至X射线照射区，检测装置将自动测定X射线的透射比率。由于食品中异物成分比食品成分更能吸收X射线能量，因此，当含有异物的产品经X射线照射后，其能量会被大量吸收，X光检测器测量透过被检测物的光束强度，来检测物品中是否含有不同于产品本身物质成分的异物。
用途
1.工业用途:主要用于检测工业产品中的金属杂质.比如:　　
食品行业：检测粮食、菌类、果蔬、水产品、保健品、添加剂和调味品等食品中的铁金属以及非铁金属杂志的检测。
化工行业：橡塑颗粒、检测混合物。医药行业：片剂、粉剂。 
服装行业:玩具、服装、鞋、箱包手袋等行业检测是否残留断针、钉子、以及产品结构和粘合剂度等。能检测出多种产品内的铁、非铁金属、SUS(Mesh/Wire)、石头、玻璃、骨头等异物质，检测能力为世界一流水准。2.安检用途专为公路、铁路、海关、机场、码头和公共场所安全检测所用，用于检测人体和行李中是否带有管制刀具，枪支。
分类
一、手提式（便携式）X射线异物检测仪
主要特点：
1、主要采用高性能真空陶瓷影像增强器，造型美观，透视物体半径大。
2、安全、轻便、分辨率高，不需要暗室即可看到清晰图像。漏射线剂量低，无需任何防护。
3、便于携带，特别适用于户外使用。
二、输送式X射线异物检测仪 
该类型产品外观比较大，并有输送带，通常检测通道大小不一，主要用于在线检测工业产品中的异物，比如金属，石头，泥巴，塑料，玻璃等。
该类型产品也是国内的主流产品，工作效率比较高，而且功能比较强大，进口产品还配置有剔除功能，就是检测到产品含量有异物，机器会自动剔除，大大提高工作效率。
该类型产品缺点就是价格昂贵，目前进口设备通常价格在30万以上，国内产品也要十万以上。
手提式X射线异物检测仪
低剂量手提式X光机是我单位最早开发研制的高新技术产品,是目前国内外最小的X射线诊断设备.
主要特点：
1、主要采用高性能真空陶瓷影像增强器，造型美观，透视物体半径大。
2、安全、轻便、分辨率高，不需要暗室即可看到清晰图像。漏射线剂量低，无需任何防护。
适用范围：
1、医院骨科、手足外科、儿科、口腔科等部门，在急诊病房及手术中的即时诊断，特别适用于对骨科病号实施闭合复位、穿针及外固定支架时配套使用，也适用于肌肉里取异物时直接透视观察。
2、运动员和野外作业人员以及军事战地人员在遇到伤害时的现场诊断。  手提式X射线异物检测仪3、育龄妇女的节育环检查。
4、工业部门的无损检测，如铝铸件，集成块、高压包等。
5、保安部门、海关、邮电部门的安全检查。
输出图像尺寸： Φ50mm
观 察 厚 度：280mm
分 辨 率：>4LP/mm
输出屏光亮度：>40cd/m2
X 球 管 高 压：35-75kV
X 球 管 电 流：0.2-0.5mA
X 射 线 漏 率：<5mR/h
主 机 重 量：3.6kg
功 耗：80W
电 源：220V50HZ
输送式X射线异物检测仪
分类：5830 高清晰X射线异物检测仪
最小检查体积：0.2*0.2*0.2mm
X射线发生器最大80KV/100W
X射线探测器：0.4/0.8mm像素
X光线长度：112/234/148mm  传送带：速度：25/min
宽度：58cm
限高：29cm
最大负荷：10/20/40kg
计算机：Intel dual-core 2.4G ,1G-RAM
显示屏：22寸触摸屏
操作系统：XP操作系统
文档输出：USB输出
塔灯：3种颜色（红、绿、黄）
遮挡：条形灰色水平遮挡（16种）
产品管理：日月产品分析模式
维护：计算机维护周期管理、修复前平均时间、平均无故障时间，错误记录错误分析
指令：自动/手动可选
图像管理：自动图像存储/打印/缺陷尺寸计算等
X射线泄露：1&micro;SV/小时（X射线检查系统适用于所有应用法律法规）
体积：60*30cm(最大通道)
重量：280/380/500KG
工作温度：0℃ ~ 35℃(43℃) 湿度30-85%
防护系统：传送带部分（无尘无污染）
电压：220V 单相 50/60HZ
工业高清晰X射线异物检测仪
产品介绍
作为可以自动检测出肉眼无法看到的食品中的异物（金属，石子，玻璃，塑料。骨头等）以及产品内部的缺陷(Void, cracks)的装置，具有可以自动检测出异物的基本功能，还可以同时检测出包装后的产品的遗落以及不良品。
主要特性
- 适用对象  - 食品加工
- 肉加工
- 农畜加工
- 制果 面类
- 制果 面类
- 检出异物:
- 金属（Fe, Sus, Pb, Cu 等），玻璃，
石子，塑料等
- 用户满意最大化
- 自动设定新规生产模型检测规格
- 装备水洗设计
- 日/月/模型别生产管理
- MTBF, MTTR 分析及设备管理
- 形象储存（1个月自动储存）/打印/分析
- 可以打印报告
- 系统报警功能
- 月度警报信息打印功能
- 工场有危险时自动报警功能
检测功能
型号及特点ND-300ND-400ND-600最少检出能力Lead(Pb)0.2mm, Fe sphere &Oslash;0.28SUS wire &Oslash;0.28 x 1mmX-ray 输出Max.65kV/120kVMax.65kV/120kVMax.65kV/120kV195W/480W195W/480W195W/480W集装箱检测速度Max. 60m/分Max. 75, 43m/分Max. 75, 43m/分Min 10m/分Min 10m/分Min 10m/分宽度270mm420mm620mm最大通过高度145mm/165mm170mm/190mm300mm最大荷重10kg(5kg带面 速度超过40m/min时)带面高度750 ± 50mmControl computerPentium-4 15" Touch ScreenMonitorOperation SystemWindows 2000 Professional不良形象管理存储于USB port, 移送可能(HACCP 对应)修饰功能模型注册功能产品图像，形象 亮度 修饰功能（总16种）/最大10,000个可以产品注册(HACCP 对应)Product ManagementDaily/Month/Model Product Capacity AnalysisEquipmentMTBF, MTTR, Error Log, Error AnalysisManagementTeachingAuto Teaching, Manual teachingImage ManagementImage Save/ Print/ Analysis(Defect Size measurement) (HACCP 对应)WashingIP66, Easy to wash(Water Washing)X-ray派出量最大派出量< 1uSv/Hour启动环境0°C ~ 35°C电源/产品重量220V 端口 Max.320kg220V 端口 Max.480kg220V 端口Max.580kg外形尺寸1700x809x655.5mm (HxWxD)1700x1200x775mm (HxWxD)1800x1800x1155mm (HxWxD)消费电力0.8kw0.9kw1.6kw
X射线异物检测仪参数
诺鼎产品型号性能特点21EHERO-50XA1、视场：￠75mm； 2、空间分辨率：≥50IP/cm； 3、输出屏亮度：≥25cd/m2； 4、灰度等级：≥7级； 5、对比度：4% 6、主机重量：10kg； 7、光管电压：75kv 8、光管电流：0.4mA； 9、可容最大厚度：200mm； 10、可容最大深度：600mm； 11、电源：24v； 12、功率：50w21EHERO-50XB输出图像尺寸： Φ50mm 观 察 厚 度： 280mm 分 辨 率： >4LP/mm 输出屏光亮度：>40cd/m2 X 球 管 高 压：35-75kV X 球 管 电 流：0.2-0.5mA X 射 线 漏 率：<5mR/h 主 机 重 量： 3.6kg 功 耗： 80W 电 源： 220V50HZ21EHERO-75XA输出图像尺寸： Φ75mm 观 察 厚 度： ≤320mm 分 辨 率： >4LP/mm 输出屏光亮度： >25cd/m2 X 球 管 高 压： 50-90kV X 球 管 电 流： 0.2-0.5mA X 射 线 漏 率： <5mR/h 主 机 重 量： 6.2kg 功 耗： 80W 电 源： 220V50HZ
优点
1、声光报警 满足条件时发出声音和报警灯信号 
2、网络接口 可以连接局域网，多个终端同时检查行李 
3、射线更安全 射线发射自动控制，避免误发射 
4、一键关机控制 关机时只需一个动作：旋转一下钥匙，设备自动安全关机，不需要复杂的多步操作，更方便，简洁 
5、鹰眼 可以方便地看到当前放大的区域 
6、故障自诊断 出现故障自动判断，并给出提示信息，便于维护
通用尺寸：
通用尺寸：500mm×300mm（简称ND-5030）；
650mm×500mm（简称ND-6550）；
800mm×650mm（简称ND-8065）；
1000mm×800mm（简称ND-10080）；1000mm×1000mm（简称TD-100100）
下面仅以ND-5030单能量安检机和ND-6550多能量安检机为代表：
通道尺寸500mm×300mm
500mm×300mm（简称ND-5030）单能量安检机，采用逐行扫描方式和智能算法，使得图像稳定清晰、分辨率高，便于对金属武器等小件物品进行检查。设备体积小、重量轻、耗电低，自诊断功能完善，便于操作和维修，适用于机场、海关、车站、港口、核电站、政府机关、邮检中心、法院、大使馆、会议场所及等地对小件物品的安全检查。