标题：色差仪
分类
色差仪根据性能参数、精度范围和使用要求，可以分为：1、手持式色差仪——又称色彩色差计，能直接读取数据，不能连电脑，不带软件。使用方便、价格便宜，但精度较低。在颜色管理的一般领域使用广泛。
2、便携式色差仪——又称便携式分光测色仪，能直接读取数据外，还能连电脑，带软件。体积较小，便于携带，精度较高，价格适中。
3、台式色差仪——又称台式分光测色配色仪，有读数窗口，连电脑时使用测色、配色软件，具有高精度的测色和配色功能，体积较大，性能稳定，价格较高。  色差仪高清图
3nh技术参数
作为精密色差仪的加强版，3nh在研发、设计、创新技术、细节改进等方面进行提升，产品品质全面升级。仪器采用卤钨灯作为测试光源，具备多点平均测量、黄度白度测试、中英文切换等功能。
该仪器获得国家计量认证，是按照CIE和国家相关标准研制成的一种全新测量颜色色差的仪器。可以精确测出不同颜色差值、查看所测量颜色的L*a*b*值。
3nh是一款界面美观、设计人性化、功能强大、操作简单、性能稳定、性价比高、可用电池和AC-DC外接电源供电的高精密测量色差的精密仪器。
产品特征：
1：获得国家计量认证； 2：专业设计标准，强大功能配置；
3：通过黑白校准功能，提高每次测量准确性；4：同类产品性价比高；
5：中英文切换操作； 6：人体工程学设计；
7：能通过手动输入设置L*a*b值；8：能实现黄白度测试；
9：大量数据存储 10：能多点测试求平均值；
11：PC电脑数据管理； 12：3nh加强版；
13：适合企业内，外部色彩评价和数据管控；14：显示精度0.01；
15：重复精度标准差值0.08
照明/受光系统
8/d（8°照明/漫射受光），含镜面反射光（SCI）
测量口径
约Φ8mm
显示模式
色度值:L*a*b, L*c*h, ΔE*ab, XYZ, 相对RGB值;
色差值:Δ( L*a*b),Δ(L*C*H);
白度值:亨特白度，甘茨白度;
黄度值:YI .
测量范围
L*:1～100
测量条件
CIE 10°标准观察者CIE D65光源
重复性
标准偏差∆E*ab0.6以内（测量条件：测量白色校正板30次）
存储
标准样100组，每组标准样下测试样100组
测量时间
约0.5秒
测量光源
卤素灯
界面语言选择
中文、英文
电源
4节AAA1.5V碱性电池或镍氢电池、专用适配器DC5V
接口
USB 2.0 ，打印机
工作温湿度
0°C～40°C，相对湿度80%以下（35°C），无凝露
重量
550g
尺寸
77*86*210mm

主要特点
1、自动比较样板与被检品之间的颜色差异，输出CIE_Lab三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据，提供配色的参考方案。 
2、具有样品和单次两种测量模式，满足不同场所测量的需要，操作简洁、测量精确。 
3、仪器为便携式。有电池和外接电源两种供电方式，方便实用。 
4、安装有USB的扩展接口，可以与电脑连接显示。
使用方法
上海发瑞仪器总代理NH310高品质色差仪1、取下镜头保护盖。
2、打开电源POWER至ON开的位置。
3、按一下样品目标键TARGET，此时显示Target L a b。
4、将镜头口对正样品的被测部位，按一下录入工作键，等“嘀”的一声响后才能移开镜头，此时显示该样品的绝对值：Target L **.* a +-**.* b +-**.*。
5、再将镜头对准需检测物品的被测部位，重复第4点的测试工作，此时显示该被检物品与样品的色差值：dL **.* da +-**.* db +-**.*。
6、根据前面所述的工作原理，由dL、da、db判断两者之间的色差大小和偏色方向。
7、重复第6、7点可以重复检测其他被检物品与第4点样品的颜色差异。
8、若要重新取样，需按一下TARGET，在由4点开始即可。
9、测试完后，盖好镜头保护盖，关闭电源
相关分析方法
自动比较样板与被检品之间的颜色差异，输出L、a、b三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据。 
△E总色差的大小　 
△L+表示偏白，△L-表示偏黑　 
△a+表示偏红，△a-表示偏绿　 
△b+表示偏黄，△b-表示偏蓝　 
台式色差仪
简单描述  台式色差仪测量物体（纸张等）反射的颜色和色差、测量ISO亮度（蓝光白度R457）以及荧光增白材料的荧光增白度、测量CIE白度（甘茨白度W10和偏色值TW10）、测量陶瓷白度、测量建筑材料和非金属矿产品白度、测量亨特系统Lab和亨特（Lab）白度、 测量黄度、测量试样的不透明度、透明度、光散射系数和光吸收系数、测量油墨吸收值。 
相关参数 
型号: YT-48A 
详细介绍 
1 用途
1.1 测量物体反射的颜色和色差。
1.2 测量ISO亮度（蓝光白度R457）以及荧光增白材料的荧光增白度。
1.3 测量CIE白度（甘茨白度W10和偏色值TW10）。
1.4 测量陶瓷白度。
1.5 测量建筑材料和非金属矿产品白度。
1.6 测量亨特系统Lab和亨特（Lab）白度。
1.7 测量黄度。
1.8 测量试样的不透明度、透明度、光散射系数和光吸收系数。
1.9 测量油墨吸收值。
2 执行标准
本仪器执行以下标准：
GB 7973：纸浆、纸及纸板漫反射因数测定法（d/o）。
GB 7974：纸及纸板白度测定法（d/o）。
GB 7975：纸及纸板颜色测定法（d/o）。
ISO 2470：纸和纸板蓝光漫反射因数测定方法（ISO白度）。
GB 3979：物体色的测量方法。
GB 8940.2：纸浆白度测定法。
GB 2913：塑料白度试验方法。
GB 1840：工业薯类淀粉测定方法。
GB 13025：制盐工业通用试验方法，白度的测定。
纺织行业标准：化学纤维用浆白度测定方法。
GB T/5950：建筑材料与非金属矿产品白度测量方法。
GB 8425：纺织品白度的仪器评定方法。
QB/T 1503-1992：日用陶瓷白度测定方法。
GB 9338：荧光增白剂的白度测定方法。
GB 9984.1：工业三聚磷酸钠白度的测定。
GB 13176.1：洗衣粉白度的测定。
GB/T 13835.7：兔毛纤维白度试验方法。
GB 4739：日用陶瓷颜料色度测定方法。
GB 6689：染料色差的测定，仪器法。
GB 8424：纺织品颜色和色差的测定方法。
GB 11186.1：涂膜颜色的测量方法。
GB 11942：彩色建筑材料色度测量方法。
GB 13531.2：化妆品色泽三刺激值和色差△E*的测定。
GB 1543：纸的不透明度测定法。
ISO 2471：纸和纸板不透明度测定法。
GB 10339：纸及纸浆的光散射系数和光吸收系数测定法。
GB 12911：纸和纸板油墨吸收性测定法。
GB 2409：塑料黄色指数试验方法。
3 主要技术特性
3.1 模拟D65照明体照明。采用CIE 1964补充色度系统和CIE 1976（L*a*b*）色空间色差公式。
3.2 采用d/o照明观测几何条件。漫射球直径150mm，测试孔直径25mm，设有光吸收器，消除试样镜面反射光的影响。
3.3示值精度: 色品坐标0.0001,其余0.01。
3.4测量值的稳定性: 预热后，30min内， ≤0.1。
3.5重复性: Rx、Ry和Rz s≤0.10
色品坐标 s≤0.0010
R457值 s≤0.10 
3.6 试样尺寸：测试平面不小于Φ30mm ，厚度不超过40 mm 。
3.7 电源：交流220V ± 10%, 50Hz，0.4A。
3.8通信接口: RS-232
3.9 工作环境：温度5～35℃，相对湿度不超过85%。
3.10尺寸和重量：364×264×400（mm），17kg。