标题：低温试验箱
规格型号
型号规格
工作室尺寸（D*W*H）mm
外形尺寸（D*W*H）mm
温度范围
BJYSL-GDW-100
450×450×500
1150×1050×1750
A:-20℃～室温
B:-40℃～室温
C:-60℃～室温
BJYSL-GDW-225
500×600×750
1200×1100×1900
BJYSL-GDW-500
700×800×900
1450×1400×2150
BJYSL-GDW-800
800×1000×1000
1500×1550×2200
BJYSL-GDW-010
1000×1000×1000
1720×1580×2280
容积（单位：L）[1]
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101-LD
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS-225-LD
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-LD
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-800-LD
800×1000×1000
1550×1600×2250
LRHS-1000-LD
1000×1000×1000
1850×1600×2250

供电条件
电源要求：AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率：总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用（建议电源开关容量：32A）
环境条件
环境温度：5℃～+30℃（24小时内平均温度≤30℃）
环境湿度：≤85%RH
低温控制方式
为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求，本[1]试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点  低温试验箱林频实物图
制冷工作原理
制冷循环均采用逆卡[2]若循环，该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成，其过程如下：制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力，消耗了功使排气温度升高，之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。
节能设计
制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。
产品用途
低温试验箱可以用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化，产品表面产生低温环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响，设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差不大于8%，且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。
符合标准
低温试验箱满足GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001等国家标准。
箱体结构
低温试验箱箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。  title箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用
温湿度箱的选择
1． 温湿度箱容积的选择
将被试产品（元器件、组件、部件或整机）置入气候环境箱进行试验时，为了保证被试产品周围气氛能满足试验规范所规定的环境条件，气候箱工作空间尺寸与被试产品外廓尺寸之间应遵循以下几点规定：
a 被试产品的体积（W×D×H）不得超过试验箱有效工作空间的（20-35）（推荐选用20）。对于在试验中发热的产品推荐选用不大于30 。
b 被试产品的迎风断面积与该断面上试验箱工作腔总面积之比不大于（35-50）（推荐选用35）。
c 被试产品外廓表面距试验箱壁的距离至少应保持100-150mm，（推荐选用150mm）。
控制系统
温度控制采用日本RKC数显触摸按键，触控式设定、数位及直接显示，温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。如发生错误时，会提供警示迅号。
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
低温试验箱采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。
整体设备超温；整体设备欠相/逆相；整体设备过载；制冷机组超压；整体设备定时；
其它还有漏电、运行指示，故障报警后自动停机等保护。
技术参数
十、基本参数
型号
YSL-DW-100
YSL-DW-225
YSL-DW-500
YSL-DW-800
YSL-DW-010
工作尺寸D×W×H
450×450×500
500×600×750
800×700×900
800×1000×1000
1000×1000×1000
外形尺寸D×W×H
1150×1050×1750
1200×1100×1900
1450×1400×2150
1500×1550×2200
1720×1580×2280
功率A/B/C/D(kw)
3.0/4.0/4.5/6.0
3.5/5.0/5.5/ 6.5
6.0/7.0/7.5/ 8.5
7.0/9.0/11.0/12.5
9.0/10.0/11.5/13.0
性能指标
温度范围
A:RT～-20℃B: RT～-40℃C: RT～-60℃D: RT～-80℃
波动/均匀度
±0.5℃/±2℃ 
升温时间
1～3℃/min
降温时间
0.7～1℃/min
温度运行控制系统
控制器
进口LED数显P·I·D+S·S·R微电脑集成控制器
精度范围
设定精度：温度0.1℃，指示精度：温度0.1℃
温湿度传感器
铂金电阻 PT100Ω/MV
加热系统
全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
使用材料
外箱材质
优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质
SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质
聚氨酯硬质发泡、超细玻璃纤维绵
门框隔热
双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置
多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（25、50、100mm）1个
安全保护
漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
定时功能
0.1～999.9（S、M、H）可调
电源电压
AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度
5℃～+30℃ ≤85%RH
十一、操作须知
本试验箱绝对不能用于对下列物体或含有这些物体的试验：
（一）、爆炸物：
1、 硝化甘醇（乙二醇二硝酸酯）、硝化甘油（丙二醇三硝酸酯）、硝化纤维素及其它爆炸性的硝酸酯类。
2、 三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚（苦味酸）及其它爆炸性的硝基化合物。
3、 过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。
（二）、可燃物： 
1、 自燃物：
金属：“锂”、“钾”、“钠”、黄磷、硫化磷、红磷。
赛璐璐类：碳化钙（电石）、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。
2、 氧化物性质类：
（1） 氯酸钾、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类。
（2） 过氧酸钾、过氧酸钠、过氧酸锭以及其它的过氧酸盐类。
（3） 过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的无机过氧化物。
（4） 硝酸钾、硝酸钠以及其它的硝酸盐类。
（5） 次氯酸钾及其它的次氯酸盐类。
（6） 亚氯酸钠及其它的亚氯酸盐类。
(三)、易燃物：
(1) 乙醚、汽油、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到－30℃的物质。
(2) 普通乙烷、氧化化烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在－30℃以上而小于0℃的物质。
(3) 甲醇、乙醇、二甲苯、醋酸戊酯及其它燃点在0℃以上，小于30℃的物质。
(4) 煤油、轻油、松节油，异戊醇、醋酸及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。
（四）、可燃性气体：
氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在 温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体。
操作规程
2.1.1 打开总电源开关
2.1.2 将样件摆放在试验箱内产品相互之间不得接触关闭试验箱门。
2.1.3 打开温度控制仪按规定的要求设定温度操作方法如下 点击一次“SET”键仪表下排数码管闪烁用“《”位移键可移动数字用“”减少键和“”增键可改变设定值。设定完毕点击“SET”键两次可以回到测量面。注T1的数值为“0”严禁改变
2.1.4 按启动按钮再按时间控制开关将时间控制仪打开按规定的要求设定时间操作方法如下 仪表上点击“◣”键下排视窗闪烁用“▲”键即可修改时间运行时间完毕后待视窗不再闪烁后点击“回”运行键仪表开始计时。
2.1.5 做完高温试验后按停止按钮待自然降温0.5h1h 后取出样件
2.1.6 取出的样件放置空气中自然冷却1h2h后观察样件表面变化情况并记录在【低温试验箱报告】中 。
使用注意事项
1.使用前低温试验箱内应加入液体介质，且加入的液体介质页面不能低于工作台板20mm；
2.当要求低温试验箱的工作温度低于5摄氏度时，液体介质一般选用酒精；工作温度在5～80摄氏度时，液体介质一般选用纯净水，工作温度在80～90摄氏度时，液体介质一般选用水油混合液，工作温度在90～100摄氏度时，液体介质一般选用油；
3.在使用低温试验箱是，一般情况下不要自行修改各个参数，除测量值修正可以修改；
4.低温试验箱使用电源50Hz 220V，电源的功率一定要大于或者等于一起的总功率，电源必须要有良好的"接地"装置；
5.低温试验箱一起应该安置在通风干燥处后背及两侧离开障碍物300MM距离；
6.低温试验箱使用完毕后，所有开关置关机状态，方可拔下电源插头。