标题：护理床
概念
护理床，分为电动护理床及手动护理床，是行动不方便的病人在住院时使用的病床。
电动护理床及手动护理床的技术参数
电动护理床的技术参数标准的电动护理床一定要用好的各构成条件如下： 　
1、规格：2200×900×500/700㎜。 　
2、床面采用上海宝钢Q195冷轧钢板1.2㎜厚 ，一次冲压成型，  表面无焊点；筐架采用1.5mm壁厚钢管，使用二氧化碳气体保护焊满焊工艺。 　
3、床头床尾板采用进口ABS材质整体吹塑成型，表面光滑；开关设在外面，可轻松装卸，可插床头卡。 　
4、ABS护栏，采用阻尼器装置控制速度及噪音，护理人员一只手用微小的力可轻松操作升降 　
5、配置φ130中控制动脚轮，高稳定性连动系统，刹车稳定方便。脚轮主体采用铝合金压铸工艺，密封轴承，防水、防尘，双轮饼设计以增加着地面积，增加稳定性。聚氨脂材料不掉色，耐磨擦。 　
6、配置丹麦LINAK安全电压直线电机，性能稳定可靠，带有蓄电池，连续断电工作4小时。无噪音，使用寿命长，是一般国产电机的3倍。 　
7、床两侧备有两只可折起的输液架插孔以及四支引流挂钩；床下配有脸盆架 　8、可由手持开关控制各种功能：整体升降500-700㎜；背板与水平面夹角0-70度，小腿板与水平面夹角0-20度，大腿板与水平面夹角0-30度；床面整体前倾、后倾角度≥12度。 　
9、病床整体采用瑞士“金马”全自动流水喷涂线，采用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜艳，附着牢固。
手动护理床的技术参数：标准的手动护理床一定要用好的各构成条件如下： 　
一、手动护理床按功能基本技术规格可分为：  ABS手动三摇床|高档病床
1、手动三摇床的规格常用规格定为：2150*1000*520/720mm。
2、手动双摇床的规格常用规格定为：2150*1000*520mm。
3、手动普通病床的规格常用规定定为：2020*900*500mm。
二、手动护理床主要技术参数指标：
1、三摇床、双摇床及普通病床的外形要整齐，表面不得有锋棱，焊接应牢固、焊缝应光滑、均匀；
2、床架弯圆处的管子外径应圆滑喷塑层应光滑平整、色泽均匀；
3、床身与床架装配后应固定牢固，不得松动。手柄转动灵活，不用时可折回；
4、三摇床背位床面可调整范围：80°±5°，大腿位调节范围：40°±5°及整体升降范围：520～720mm；双摇床背位床面可调整范围：80°±5°，大腿位调节范围：40°±5°；普通病床即固定的高度为500mm左右。
电动护理床及手动护理床各结构组成
电动护理床结构组成1、头板架
2、脚板架
3、床框
4、背位床面
5、固定床面
6、大腿位床面
7、背位床面手柄
8、腿位床面手柄
9、控制整体升降手柄。
10、脚轮
11、控制器
手动护理床结构组成1、头板架
2、脚板架
3、床框
4、背位床面
5、固定床面
6、大腿位床面
（选配：背位床面手柄及腿位床面手柄。）
适用范围
用于病人的治疗和康复用。主要应用于医院和家庭。
产品安装
将床头架与床脚分别与床框用螺丝固定，注意低床头在手柄一端。
使用方法
1、体位调整：握紧头位控制把手，使气弹簧解除自锁，其活塞杆伸出，同时驱动头位床面缓缓升起，升到需要的角度时，松开手柄，床面即锁定在该位置；同样握紧手柄并向下施力则下降；大腿位床面的升降由大腿位摇柄控制；足位床面的升降由足位控制手柄控制，当握紧时，使拔销脱离定位孔，靠自重下降，到所需角度时，松开手柄则足位床面12即锁定在该位置；协调运用控制把手和以及摇柄，可使病人获得从平卧到半卧、曲腿、平坐、端坐各种体位姿势。另外，病人在平卧状态下，若想侧卧，首先将一侧小床头拉出，翻下该侧护栏，一只手按下床面外侧的控制按钮，使侧位气弹簧解除自锁，其活塞杆伸出，同时驱动侧位床面缓缓升起，升到需要角度时，松开控制按钮床面即锁定在该位置，从面完成侧卧姿势。注：反向使用相同操作。  
2、解便装置的使用：顺时针转动解便摇柄，便孔盖自动打开，同时便器载体沿横向自动送到病人臀下，病人可进行大小便或清洗下部，逆时针转动解便手柄，则便孔盖关闭与床面保持齐平，同时便盆自动送到操作者一侧，以便护理人员拿走清洗，清洗的便盆放回便盆载体，以备下次使用。
3、护理床的护栏的使用横握侧护栏顶边，垂直向上提约20毫米，向下翻转180度，即可放下护栏，病人上床后，将护栏向上提翻转180度后，垂直按下即可完成侧护栏升起。注：足位护栏使用方法相同。
4、生活台面的使用：将生活台背面塑料件的开口对准侧护栏的上侧，压下即可。一手压住护栏，另一手向上抬生活台面，即可卸下。
5、输液吊架的使用：无论床面处于任何状态，均可使用输液架，使用输液架时，首先将两段输液架拧成一根，再将输液架下面弯钩，对准上面横管，同时将上面的钩头对准侧护栏上面管的圆孔压下即能使用，向上提输液吊架即拆下。
6、制动闸的使用：用脚或手下压动闸时为制动，上抬为松开。
7、安全带的使用：当患者使用本床或需改变体位状态时，必须系好安全带，（安全带的松紧度根据个体的不同适当调节），防止发生危险。
8、洗脚装置的操作：当足位床面水平时，调整大腿位摇柄，抬起大腿位床面，以防患者滑落；握紧足位控制手柄，把足位床面放到适当位置，翻下足位活动板，再摇动大腿位摇柄使足位活动板保持水平，放上水盆，即可洗脚。当洗完脚，取下水盆，把足位活动板，复位到原处。握紧足位控制手柄，向上提起足位床面到水平位置即可。
护理床的分类
目前国内护理床的生产厂家很多，大多集中在河北，广东，江苏等地.
根据动力电动护理床：价格较高，适合病人自己控制不需他人帮助 
手动护理床：价格适中，需要有人简单护理陪护
床体可翻折数两折 ：可以实现长坐位功能 
三折 ：可以实现端坐功能可以当轮椅使用方便病人自我移动 
四折 ：可以实现坐椅子一样的舒适体位 
带侧翻：可以实现侧翻功能避免褥疮的生成 
根据材质的不同可分为：全不锈钢、碳钢、ABS的、木质的、喷塑
特殊功能家居床（设计成家居环境） 
多功能床（带洗头洗脚功能 ） 
翻折后可当轮椅使用的 
手摇式自动输送便器 
尿湿报警器 
电动遥控装置线控装置
护理床安装
安装步骤1、脚轮，有两个带制动闸，把带有制动闸的两脚轮对角安装在床架床腿上的螺孔内；再把剩余的两个脚轮安装在其余两个床腿的螺孔内。  
2、背位床面的安装：将背位床面与床架用背框销轴连接好，再把销轴用开口销锁好。
3、床头的安装：分别将床头对准背位床面两侧的孔位插入，拧紧两侧的紧固螺丝。
4、背位气弹簧的安装：向上推起背位床面至90度角，将背位气弹簧带有螺丝的一端拧入背位床面底部的气弹簧支撑座再把气弹簧下支撑座与床体大架的U字用销轴连接在一起，再用开口销把销轴锁好。
5、侧位气弹簧的安装：侧位气弹簧的安装与背位气弹簧的安装相同，只需轻抬侧位床面，将侧位气弹簧下撑座与床体按下U字用销轴连接起来，再用开口销把销轴锁好。然后按下侧位控制按钮将侧位床面置水平位置。
6、足位床面的安装：首先将足位床面翻过来，把孔管与孔管上支撑座用销轴连接在一起，用开口销锁好。再回旋孔管滑套支架两侧的螺丝，把孔管滑套两侧孔对准支架上的螺丝，用扳手拧紧螺丝。拿起足位床面与大腿位床面的连接孔对接用足框销轴穿好，再用开口销锁好即可。
7、足位护栏的安装：把两个足位护栏分别紧固到足位床面的安装孔内，穿上螺丝拧紧即可。
8、安全带的安装：取出安全带，绕过头位床面的软垫，穿过头位床面背后的两个限位孔即可。
安装注意事项1、当需要左右侧翻功能时，床面必须为水平位置，同样，背位床面升降时，侧位床面必须降置水平位置。
2、采取坐姿解便，轮椅功能或洗脚时，都需升起背位床面，请注意在此之前先将大腿位床面升至适当高度，以防病人下滑。
3、不要在崎岖不平的路面上行进，也不要在有斜坡的路上停放。
4、每年对丝杠螺母，销轴部位加少许润滑油。
5、请经常检查各活动销轴，螺丝，护栏对丝，防止松动脱落。
6、严禁推拉气弹簧。
7、丝杠等传动部件，请不要用力操作，出现故障请检修后使用。
8、足位床面升降时，请先向上轻提足位床面，再提起控制把手，防止折断把手。
9、严禁在床的两头坐人。
10、请使用安全带，禁止儿童操作。一般来说护理床的保修期为一年（气弹簧、脚轮保修半年）。
选购参数
一、护理床的一个安全稳固性。一般护理床都是针对行动不便，长期卧床的一个病人。这样就对床的安全及稳固性提出了更高的要求。用户在选购时一定要对方出示一个产品在药监局的一个注册证及生产许可证。这样就保证了护理床的医用护理安全性。  
二、实用性
护理床有电动和手动之分，手动适用于病人一个短期的护理需要，在短期里解决一个护理难问题。电动适用于家里有长期卧床行动不便病人的家庭，这样不仅大大减少了护理人员及家人的负担，最重要的是这样患者可以自己操作控制自己的生活大大提高生活的信心，不仅在生命上完成了一个人的需求，还在生命质量心里上达到了自我满足，有利于患者疾病的康复。
三、 经济性
电动护理床在实用性上是强于手动护理床，但价格是手动护理床的几倍(五六千)甚至有的功能齐全的达到了数十万。在选购时这个因素也要考虑。
四、单摇两折、双摇三折、四折等
这个适合一些骨折恢复期病人，及长期卧床患者的健康护理。方便特殊患者的睡眠、学习、娱乐等需要。
五、带便器及洗头洗脚装置尿湿报警器等
这些装置有利于患者平时的一个自我清洁护理及大小便失禁患者，有利于患者大小便的护理。[1]
护理床的功能介绍（电动）
一、 升降功能
1、 床头床尾同步升降：
1.1可根据医护人员身高及临床需要，在1-20cm空间度范围内任意调整床体高度；
1.2增大地面与床体底部空间，便于小型X光机、临床检查和治疗仪器的底座插入；
1.3便于维修人员对产品的检查于保养；
1.4便于护理人员对污物的处理。
2、 后升前降（即床头升床尾降）
可在0°-11°范围内任意倾斜，便于对心脑血管患者及相关危重病人的临床检查、治疗和护理。
3、 前升后降（即床尾升床头降）
4、 可在0°-11°范围内任意倾斜，便于对术后患者及相关危重病人的检查、治疗和护理（如：吸痰、洗胃等）。
二、 坐起躺下功能
除平躺外，床体背板可在0°-80°范围内任意升降，腿板可在0°-50°范围内任意降升。患者可在床上选取适宜起坐角度，以满足进餐、吃药、饮水、洗脚、读书看报、看电视及适度肢体锻炼的需要。
三、 左右翻身功能
三点弧式翻身设计，可使患者在0°-60°范围内左右任意翻身，防止褥疮生成。有定时翻身和需要时随时翻身两种。
四、 解手功能
4.1内嵌式座便器，移动式座便器盖，便池前端的活动挡板，冷热储水箱，冷水加热装置，冷热水输送装置，内置式热风机，外挂式热风机，冷、热水枪等部件，组成了一个完整的解手系统。
4.2半失能患者（偏瘫、截瘫、年大体弱、术后待恢复病人）可在护理人员帮助下完成解手、冲水、热水洗阴、热风烘干等系列动作；也可由患者单手一键式操作，自动完成解手的所有程序；另外专门设计了大小便监测和报警功能，对于全失能和无知觉患者的解手，护理床可以自动监测并处理，彻底解决了患者床上大小便的难题。
五、洗头、洗脚辅助功能
由于长期卧床，肌肉、血管被挤压的原因，失能、半失能患者的下肢血液流动往往较慢。经常洗脚可以有效地科长下肢血管，加快血液循环，对恢复健康非常有帮助。而定期的洗头即可使患者止痒活血、保持清洁，又能使他们保持愉悦的心情，增强和疾病抗争的信心。具体操作流程：
坐起后，将专用洗脚架插在脚踏上，盆内倒入湿度的热水，就可以为患者每天洗脚；取下枕头和头部下方的床垫，放上专用盥洗盆，盆底部引水管穿过背板上的造型孔，放入污水桶中，开启卡于床头之上的活动式热水喷头（喷头软管与热水桶内的水泵出口相连，水泵插头与三孔保险插座相连），操作非常简单、方便，一位护理人员即可独立完成患者的洗头。