标题：空气粒子计数器
HLC100粒子计数器
HLC100手持式空气粒子计数器是用于测量洁净环境 中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。 其基本原理是光学传感器的探测激光经尘埃粒子散射后被光敏元件接收并产生脉冲信号，该脉冲信号被输出并放大，然后进行数字信号处理，通过与标准粒子信号进行比较，将对比结果用不同的参数表示出来。 仪器的测量参数设定、测量结果显示、按键、定时、打印、时间、日期、数据存储等均由内置微机（MCU）控制和实现，仪器可同时显示环境的温湿度并监测报告 激光粒子传感器的工作状态 。该粒子计数器按照国际通用标准设计(空气采样流量为2.83升/分),能同时对设定的六个粒径档进行检测，采样时间可根据用户需要任意设定，最长时间59分59秒。采样数据可储存在内置的闪存内，并可通过USB下载。该仪器 在引进美国的技术上进一步创新,具有测量精度高,性能稳定,功能强,体积小,操作简单方便,达到或超过了国际同类产品的性能指标。
特性
日期和时间显示； 
USB高速通信接口； 
RJ－45远程控制通信接口； 
内置COM串行打印机接口； 
计数超限报警： 仪器可设置10级、100级、1000级、10000级、100000级、1000000级六个级别（对应ISO的4到9级）的计数超限报警 ； 
数据存储器，可存255组测量结果； 
内置传感器能测量温度、湿度并记录存储； 
6个粒径通道可同时测量0.3μm ,0.5μm，0.7μm，1.0μm，2.0μm，5.0μm，10.0μm的粒子 ； 
测试范围：10级～100万级（对应ISO的4到9级） ； 
重复性：相对标准偏差≤10% ； 
粒径准确度：相对误差≤30% ； 
光 源：采用激光二极管作为传感器的光源 ； 
流 量：2.83升/分（0.1cfm）（误差≤±5%） ； 
最大采样时间：59分59秒 ； 
自净时间：≤20min； 
计数模式：累积计数模式、差分计数模式、浓度计数模式 ； 
显 示：液晶240×160,全中文界面，操作简单； 
电 源：Ni-MH电池（6.0V/3300mAH）或AC适配器（输入：180～240V，输出：9V/1000mA） ； 
电池工作时间：连续测试时间约为4小时（Ni-MH电池） ； 
重 量：约950g（含电池） ； 
工作环境温度：5～40℃相对湿度：≤75% ； 
标准附件：AC适配器、自净过滤器、等动力采样头、手提箱 ； 
选 件：三角架、打印机（含电缆）、外置温湿度传感器
HLC200粒子计数器
HLC200 手持式空气粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数量和粒径分布的仪器。 其基本原理是光学传感器的探测激光经尘埃粒子散射后被光敏元件接收并产生脉冲信号，该脉冲信号被输出并放大，然后进行数字信号处理，通过与标准粒子信号进行比较，将对比结果用不同的参数表示出来。 仪器的测量参数设定、测量结果显示、按键、定时、打印、时间、日期、数据存储等均由内置微机（MCU）控制和实现，仪器可同时显示环境的温湿度并监测报告 激光粒子传感器的工作状态 。该粒子计数器按照国际通用标准设计(空气采样流量为2.83升/分),能同时对设定的两个粒径档进行检测，采样时间可根据用户需要任意设定，最长时间59分59秒。采样数据可储存在内置的闪存内，该仪器在引进美国的技术上进 一步创新,具有测量精度高,性能稳定,功能强,体积小,操作简单方便,达到或超过了国际同类产品的性能指标。
主要技术指标
两者区别：200A型固定粒径为：0.3μm，可调粒径为：0.5μm，0.7μm，1.0μm，2.0μm，3.0μm，5.0μm ,10.0μm； 
200型固定粒径为：0.5μm，可调粒径为：0.5μm，0.7μm，1.0μm，2.0μm，3.0μm，5.0μm； 
测试范围：10级～30万级（对应ISO的4到9级）； 
重复性：相对标准偏差≤20% ； 
粒径准确度：相对误差≤35% ； 
光 源：采用激光二极管作为传感器的光源 ； 
流 量：2.83升/分（0.1cfm）（误差≤±5%） ； 
最大采样时间：59分59秒 ； 
接 口：串口（外置打印机接口） ； 
自净时间：≤20min； 
计数超限报警：10级～30万级（对应ISO的4到9级）； 
计数模式：累积计数模式、差分计数模式、浓度计数模式 ； 
显 示：液晶128×64, 4行×8个（中文） ； 
数据存储：最大存储量为999组数据 ； 
电 源：Ni-MH电池（6.0V/3300mAH）或AC适配器（输入：180～240V，输出：9V/1000mA） ； 电池工作时间：连续测试时间约为8小时（Ni-MH电池） ； 
外形尺寸：95（W）×180（H）×65（D）mm； 
重 量：约950g（含电池） ； 
工作环境温度：5～40℃相对湿度：≤75% ； 
标准附件：AC适配器、自净过滤器、等动力采样头、手提箱 ； 
选 件：三角架、打印机（含电缆）、外置温湿度传感器
HLC300粒子计数器
HLC300台式空气粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。其基本原理是光学传感器中的探测激光经尘埃粒子散射产生信号脉冲,然后对其输出的脉冲信号进行数字信号处理,仪器的测量参数设定、测量结果显示、按键、定时、打印、时间、日期、数据存储等均由内置微机(MCU)控制和实现,仪器可同时显示环境的温湿度并监测报告激光粒子传感器的工作状态。 
该粒子计数器按照国际通用标准设计(空气采样流量为2.83升/分),能同时对设定的两个粒径档进行检测，采样时间可根据用户需要任意设定，最长不超过59分59秒，采样数据可储存在内置的闪存内。该仪器在引进美国的技术上 进一步创新,具有测量精度高,性能稳定,功能强,体积小,操作简单方便,达到和超过了国际同类产品的性能指标。
主要技术指标
两者区别：300A型固定粒径为：0.3μm，可调粒径为：0.5μm，0.7μm，1.0μm，2.0μm，3.0μm，5.0μm ,10.0μm； 
300型固定粒径为：0.5μm，可调粒径为：0.7μm，1.0μm，2.0μm，3.0μm，5.0μm； 
测试范围：10级～30万级 
重复性：相对标准偏差≤20% 
粒径准确度：相对误差≤35% 
光 源：采用激光二极管作为传感器的光源 
流 量：2.83升/分（0.1cfm）（误差≤±5%） 
最大采样时间：59分59秒 
自净时间：≤20min 
显 示：液晶192×64, 4行×12个（中文） 
数据存储：最大存储量为950组数据 
电 源：Ni-MH电池（6.0V/3300mAH） 或220V交流电源（输入：180～240V，输出：9V/1000mA） 
电池工作时间：连续测试时间大于5小时（Ni-MH电池） 
待机时间：大于10小时，如果连续20分钟没有操作，系统自动关机 
外形尺寸：（230W）×（118H）×（208D）mm 
重 量：约2860g（含电池） 
工作环境温度：5℃～40℃相对湿度：≤75% 
标准附件：等动力采样头、220V交流电源线 
选 件：温湿度传感器 
功能：
日期和时间显示 
内置串行打印机 
计数超限报警： 仪器可设置4级（十级）、5级（百级）、6级（千级）、7级（万级）、8级（十万级）、9级（百万级）六个级别的计数超限报警 
数据存储器，可存950组测量结果 
全中文界面，操作简单 
外置传感器能测量温度、湿度并记录存储
METONE粒子计数器
成都波谱分析仪器有限公司 
产品型号：227A/B
所 在 地：四川成都
产品描述：
型号： Royco330A/330B MetOne 237A/237B 
制造商： PSI 
应用： 测定各种场所的尘埃粒子数目 
特点： 便携式，电池操作，以0.1cfm采样测量 0.3或0.5微米粒子 
可同时测量2-6种粒径通道 
4种计数模式，内置打印机 
相关参数： 粒径通道：2-6种，可按用户要求设定 
采样量 ：0.1cfm（立方英尺/分钟）（237A/B） 
测量位置标号：0-250 
储存数据：500组 
采样时间：1秒-24小时 
间隔时间：1秒-24小时 
循环次数：0-99 
显示　：红色LED显示，7位测量结果 
测量结果：计数总值（个），计数浓度值（个/立方英尺或个/升） 
重叠损失：每200万粒子/Ft3小于5% 
打印机 ：内置 
电池电源：可连续工作3小时 
电源要求： 100V，115或230V，50-60Hz 
符合标准： 
其它： 随机附件： 
等动力采样头、自净过滤器、说明书、交直流转换器 
可选附件： 
温/湿度传感器、高压气体扩散器、外置打印机、手提箱、下载软件
MetOne粒子计数器
成都波谱分析仪器有限公司 
产品型号：2100/2200
所 在 地：四川成都
产品描述：
型号： Royco MA100/MA200 MetOne 2100/2200 
制造商： PSI 
应用： 监视及测量无尘室、HVAC系统、计算机房、食物及饮料包装设备、医院、室内空气等的污染情况。 
6通道粒径： MetOne2100 6ch 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 
MetOne2200 6ch 0.2 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 
采样量： 1CFM（28.3L/min） 
流速控制： 电子调速计（在后背板） 
真空泵： 无碳刷往复式真空泵，避免污染超净环境 
零计数： 每5分钟少于1个 
光源： 氦氖激光管 
显示： 7位红色LCD 
输出： RS232/RS485到电脑及内置打印输出 
取样及间隔时间：1秒到24小时 
计数报警： 1到9,999,999颗每通道 
位置标记： 0到999 
测量结果： 浓度值个/立方英尺 个/立方米 
重叠损失： 在40,000个颗粒/立方英尺时，少于5% 
数据记录： 400组 
S209E算法： 平均值、标准偏差、标准误差、UCL系数 
电源： 交流电源 110VAC 115VAC 或 220VAC 110W 
尺寸： (34W*18H*57Dcm) 
重量： MA100 19公斤 MA200 17.2公斤
环境温度： 操作：12℃到29℃（55℉到84℉）；20%到95%相对湿度、无凝霜 
标准配置： 等动能探头（带三脚架）；清洁过滤器；打印纸、交流线；说明书 
可选购附件： 温湿度传感器；风速传感器；32个口的多点采样器；PortAll软件和
PVO软件；仪器手推车、运输箱；过滤器扫描探头、电子型（光和声
音报警）；过滤器扫描探头、非电子型；高压扩散器
三通道粒子计数器
成都波谱分析仪器有限公司 
产品型号：CW-HPC300
所 在 地：四川成都
产品描述：
三通道激光尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和分布的仪器. 它是吸收国外先进的高灵敏度微型传感器技术的基础上自主开发出的集空气动力学, 数字信号处理, 光机电一体化的高科技产品. 其基本原理是激光经尘埃粒子散射后, 对光学传感器输出的脉冲信号进行数字信号处理, 测量参数设定, 结果显示、按键、定时、打印、时间、日期、数据存储等都由内置微机(MCU)控制和实现, 并可监测激光粒子传感器的工作状态。
该粒子计数器按照国际标准ISO14644-1和GMP设计和中/英文双语带背光显示, 能同时对三个粒径档(用户可任意设定待测粒径)的进行检测，采样时间长达59分59秒，多达1000组的采样数据可存储在内置的闪存内，并可通过USB或RS232接口高速方便下载。该仪器具有测试精度高, 性能稳定, 多功能性强, 操作简单方便, 达到和超过了国际同类产品的所有性能指标. 成为世界上体积最小最薄的手持式粒子计数器. 它可广泛应用于为各省市药检所、血液中心、防疫站、疾控中心、质量监督所等权威机构、电子行业、制药车间、半导体、光学或精密机械加工、塑胶、喷漆、医院、环保、检验所等生产企业和科研部门. 
尘埃粒子计数器
成都波谱分析仪器有限公司 
产品型号：HPC600
所 在 地：四川成都
产品描述：
高精度六通道手持式激光尘埃粒子计数器能实时准确地测量所在环境的微粒数量和分布, 各种测量参数设定, 如自动实时显示、粒径选择、定时、延时和自动重复测量平均、时间和日期设定、数据存储和打印、计数超限报警等都功能均由内置微机控制和实现, 并可监测激光粒子传感器的工作状态。
高精度六通道手持式激光尘埃粒子计数器按照国际标准ISO14644-1设计和中英文双语带背光显示, 新颖的FPGA技术保证六个用户任意设定待测粒径通道同时进行实时检测的可靠性和准确性，多达1000组的采样数据可存储在内置的闪存内，并可通过USB或RJ45接口实现高速数据下载和远程遥测。该仪器以其测试精度高, 性能稳定, 多功能性强而超过了国际同类产品的所有性能指标. 它是质量监督所等权威检验机构、超大规模集成电路超净车间(室), 电子行业、医疗卫生、食品加工、光学或精密机械等生产企业和航空航天等科研部门检测净化环境、无尘室洁净级别的理想仪器。
主要性能和特点· 兼备便携式功能优点随机打印充电· 同时对用户任意自设六个粒径通道采样分析· 超大屏高分辨背光显示可更换锂电池· 自动定时延时采样和超限报警· USB/RJ45/RS-232接口可用于数据高速下载, 软件升级和远程遥测· 外置温湿度传感器以保证测试精度 应用领域 · 超净环境检测· 室内外环境检测· 过滤器效率分析测试· 检查污染源分析· 粒径分布分析· 环境洁净度等级判定依据 主要性能指标测试粒子粒径用户可根据需要，在0.3～5μm粒径之间按0.1μm的步长以及在5～25μm粒径之间按1μm的步长任意设定六个待测通道的粒径光 源激光二极管(寿命大于100000小时)一致性损失当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5%流 量2.83 升 /分钟（0.1cfm）计数效率50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm 检定标准JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源)采样时间用户自设定 (1秒～59分59秒)采样延时用户自设定 (1秒～59分59秒)采样频率1到99次或连续报警级别1～100,000级(FED209E 标准)或2～9级 (ISO14464-1标准)测试方式单一/重复/连续/定时/平均数据内存容量1000组(次)或6000个测量数据错误指示超过最大计数，激光功率衰减，超过校准流量（>±5%），电池电量不足接 口USB、RJ45、RS232最大通讯速率12Mbps电 源可充电Li-ion锂聚合物电池（7.4V/2800mAh）或AC适配器（输入：AC 100～240V，输出：DC 9V/1A）电池工作时间连续测试时间大于6小时外形尺寸93（W）× 48（D）× 185（H）mm(手持式主机)F 152 × 97 (H) mm (底座)重 量主机：约600 克（含电池）底座：约400克环境条件工作环境5～45℃, <90%RH储藏环境：-20～60℃, <90%RH标准附件打印、下载、充电一体式多功能机座，AC适配器，清零过滤器，等动力采样头, 便携式保护箱, 应用软件安装光盘（含使用手册） 选配件外置温湿度传感器，三角架，串口打印数据线