标题：淄博淄分仪器有限公司
公司简介
淄博淄分仪器有限公司成立于2000年，是分析仪器的专业生产厂家，主要产品有：微量水分测定仪、运动粘度测定仪、开口闪点测定仪、闭口闪点测定仪、张力测定仪、石油和合成液抗乳化性能测定仪、破乳化度测定仪、脱气振荡仪等，经过多年发展，已在国内相关行业具有一定的影响力，产品广泛应用于电力、石油、化工、制药、农药、食品、电池、环保、生物、电子、汽车制造等行业，并与山东大学、山东理工大学、北京化工大学、中国农业大学、中国石油大学等高等学府及众多科研机构建立了广泛的合作。产品质量公司坚持“质量是生存之本，创新是发展之道”的企业宗旨，专业致力于高性能、高起点、系统先进、品质卓越的分析仪器的研发、制造，保证了淄分仪器始终处于国内领先水平，并获得了多项国家专利。公司按规范化、合理化、标准化、人性化等科学严谨的、先进的管理方法，使产品在生产过程中有一套完善的控制和检测程序，力求产品尽善尽美。服务是生存之源、质量是生存之根。我们将以“诚信为本、信誉为保证”，秉承“质量第一，用户至上”为宗旨，以更优的质量、更先进的产品、更周到的服务来回报一直关心、支持本公司的新老客户。售后服务淄博淄分仪器有限公司建立了完善的售后服务制度。并作出以下承诺：
（一）产品保修一年，在保修期内，无论何种零件损坏，都由我方无偿提供，并免费服务。
（二）终身跟踪服务，凡超过一年保修期的设备，对损坏零件的调换，仅收取零件的成本费，实行免费服  务；常年供应各种零配件。
（三）用户在使用过程中，如遇到的各种操作及技术故障问题，可随时通过电话、传真或E-mail等形式及时与我公司取得联系，我们的工作人员将以热情、周到的服务给您解答！
微量水分测定仪：
产品特点：淄博淄分仪器有限公司生产的SF系列微量水分测定仪采用卡尔·费休库仑法（又称电量法），具有以下特点：
1、体积小、重量轻。
2、检测速度快、准确。
3、操作简单，测试准确 。
4、用途广泛，可用于绝大部分液体、固体粉末/颗粒、气体样品含水量测定。
5、微电脑控制，产品性能稳定。
6、重复性高。符合标准：1、GB/T7600-1987《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》
2、GB6283-1982《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法（通用方法）》
3、SH/T0246《轻质石油产品中水含量测定法（电量法）》
4、GB/T11133-1989《液体石油产品中水含量测定方法（卡尔费休法）》
5、GB/T7380-1995《表面活性剂含水量量的测定（卡尔费休法）》
6、GB10670-1989《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》
7、GB10670-1989《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定》
8、GB/T606-2003《化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》
9、GB/T8350-2001《变性燃料乙醇》
10、GB/T3776.1-1983《农药乳化剂水分测定法》
11、GB/T6023-1999《工业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休库仑法》
12、GB/T12717-2007《工业用乙酸酯类试验方法》 部分产品技术指标：部分型号技术参数：SF101性微量水分测定仪  显示方式7吋宽屏彩色触摸屏液晶显示器，中文提示操作，界面友好直观。电解电流0-400mA自动控制测量范围3μg-200mgH2O灵 敏 度0.1μgH2O准 确 性不含进样误差，3μg-1mgH2O为±1μg，1mgH2O以上为±0.3%打    印热敏打印机打印输出记录存储存储256条记录故障自检自动检测并提示进样方式体积进样、称重进样和稀释进样自动换算自动换算ppm、百分含量、mgH2O\L及其平均值功    率最大60W环境温度5℃-45℃环境湿度环境湿度≤80%外形尺寸350mm×230mm×180mm   重量8kg电    源AC220V±11V 50Hz±2.5HzSF-3型微量水分测定仪
  测定方法卡尔-费休库仑法单位&micro;g电解电流控制0-300mA 自动控制显示4位LED数字显示测定范围3μg-100mgH2O灵敏度1μgH2O准确度测定范围内不大于±0.3%（不含进样误差）电源220V ± 10% 50Hz功率小于40W使用环境温度5-40 ℃使用环境湿度≤80%外型尺寸320*260*90mm
SF-5型微量水分测定仪
  
测定方法
卡尔费休库仑法（电量法）
显示
五位高亮LED数字显示
测定范围
0.1μg~100mgH2O（0.1ppm~100%含水量）
过碘显示
过碘指示灯
终点指示
声音警告/终点灯提示。
读出单位
&micro;gH2O
电解电流
0-300mA自动控制
灵敏度
0.1&micro;gH2O
准 确 度
不含进样误差：0.1μg-1mg水时误差不大于±0.3% ，大于1mg 水时误差不大于±0.5%
自检功能
有仪器自检键
漂移补偿
微处理器自动控制。
搅拌速度
用户可调控制
电源
220V ± 10% 50Hz ；功率：不大于40W；
使用环境
温度：5-40 ℃，湿度：≤80%
外型尺寸
320*260*90mm

YDN101运动粘度测定仪
产品简介：YDN101型运动粘度自动测定仪，用于测定液体石油产品(指牛顿液体）的运动粘度、动力粘度和乌氏粘度，该仪器采用先进的单片机，彩色中文液晶显示，触摸屏控制，采用模糊控温方式，高精度德国进口感温元件，控温准确、精度高，自动精确计时，自动计算运动粘度值和动力粘度值，自动打印并存储测定结果，采用20L双层浴缸，温度稳定，分体式结构，是一款先进的运动粘度自动测定仪。符合标准：1、SY/T5651-93《石油产品运动粘度试验器技术条件》
2、GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》
3、GB1660-1982《增塑剂运动粘度的测定法（品氏法）》
4、GB 1841-1980 《聚烯烃树脂稀溶液粘度试验方法》
5、毛细管粘度计：符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》；
符合JJG155《工作毛细管粘度计检定规程》；技术参数：显示方式
5吋彩色LCD，触摸屏控制，中文提示
运动粘度测定范围
0.5~20000mm2/s
动力粘度测定范围
0.3~40000mPa.s
控温范围
室温~150℃（如果设定温度在100℃以上时，在介质中加添加剂）
控温精度
±0.01℃
计时精度
±0.1s
浴缸容积
20L双层水浴缸
加热功率
主加热器8000W，辅助加热器1000W
搅拌转速
1300转/分
实验孔数
4孔
打印机
热敏微型高速打印机，纸宽58mm
日期
自动跟踪日期
存储功能
掉电存储数据，可存储256个历史记录
工作电源
220V±10%；  50HZ
环境温度
5~45℃，相对湿度<80%

KS-3型开口闪点自动测定仪
产品简介与符合标准：KS-3型开口闪点自动测定仪是按GB3536-1991、GB267-88的标准方法设计、制造的新一代石油产品开口闪点测定仪。仪器采用大屏幕液晶显示中文菜单，由单片机自动控制操作过程，仪器启动后按设定的标准方法自动升温、升降、通燃气、自动电点火、自动扫描、自动锁定闪点值、自动存储、打印测定结果，实现了工作过程全部自动化。具有测量准确度高、重复性好、性能稳定可靠、操作简单等特点，是石油、化工、电力、商检、科研等部门进行闪点测试的理想仪器。技术参数：  测定范围
80℃ ~400℃
精度
0.1℃
准确度
±2℃
重复性
a、 闪点值≤150℃，不大于±2℃
b、闪点值>150℃，不大于±4℃
闪点检测方式
PULL开口闪点热电偶微分检测
温度检测方式
PT100
显示方式
5.7英寸大屏幕彩色液晶，显示预置温度、样品温度、闪点值、选择的标准号。
打印机
20个字符，中文输出。
冷却方式
强制风冷
功能
全自动升温、升降、划扫、电子引火、大气压修正、打印。
燃气
煤气或液化石油气，压力0.2-0.5MPa ；
电源和仪器功率
220V±10%; 50Hz±5%；600W。
使用环境
使用温度：10~40℃，相对湿度：<85%

BS-3型闭口闪点自动测定仪
产品简介与符合标准：BS-3型闭口闪点自动测定仪是现行的石油产品闭口闪点仪的换代产品，该仪器符合国标GB261-83及国际标准ISO2719-88的规定要求，整个测定过程按标准规定自动进行，其间不需要人工干预。仪器具有测定准确、液晶显示、中文菜单，性能稳定,自动大气压校正、自动打印和仪器故障自诊功能.完全满足石油、化工、电力、科研等部门测定石油产品闭口闪点的需要。技术参数：  显 示
大屏幕中文LCD信息显示，中文菜单
标准
国标GB261-83和国际标准ISO2719-88
测定范围
室温 - 200℃
精度
0.1℃
准确度
±2℃
重复性
国家标准:闪点值<104℃时允差2℃， 闪点值≥104℃时允差4℃，国际标准:闪点值<110℃时允差2℃，闪点值≥110℃时允差4℃
检测方式
热电偶微分检测
冷却方式
强制风冷
自诊功能
按键.显示.打印机.控制等
打印机
20个字符,汉字输出
燃 气
煤气或者液化石油气，压力0.2-0.5MPa ；
电源
AC220V±10% ; 50Hz±5%；功率： 350W
使用环境
温度：5-40 ℃，相对湿度：30%-80%

CL-3型自动张力测定仪
产品简介与技术参数：CL-3型自动张力测定仪符合GB/T6541标准要求，采用圆环法在非平衡的条件下,测定各种液体表面张力(液-气相界面)及矿物油与水的界面张力(液-液相界面).该仪器采用了微型计算机技术,自动化程度高、操作简单、工作可靠、被测样品注入样品杯后,只要按动启动键,仪器便可自动完成对试样的测定，并能自动根据输入的具体参数计算出被测试样的张力值.技术参数：  显示方法
四位十进制数字显示,信息指示
测量方法
圆环法
测量范围
5-95mN/m
运动速度
快速:1mm/s
慢速:0.3mm/s - 0.4mm/s 
灵敏阈
0.1mN/m
准确度
± 0.5mN/m
电源
交流220V 50Hz 
功率
20VA
适用温度
5-40 ℃
适用湿度
≤85%
外型尺寸 
190*280*370mm

DZD100全自动振荡仪
产品特点：1、采用电热管加热避免了远红外线渗透而引起试样的理化性质发生变化，升温快速，为实验节省了时间。 2、采用先进的触摸屏大屏幕液晶显示器，中文菜单，人机界面友好，操作更方便直观。 3、采用先进的模糊控制加热方式，保证了控温精度，避免了温度过冲现象，克服了PID控制的温度过冲的难题，再次节省了时间（其他厂家的振荡仪温度过冲，会需要很长时间等待自然降温）。 4、根据不同的试验要求，设计了三种振荡时间模式程序，操作方便，提高工作效率。 5、具有开盖停止加热和停止振荡功能，保证了安全。 6、具有温度校正功能，保证了温度准确可靠。 7、往复式振荡，振荡频率准确稳定,噪声小。 8、上开盖结构，取放样品方便，体积小，重量轻。符合标准：1、GB /T259—1988 《石油产品水溶性酸及碱测定法》； 2、GB7598—1987《运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法（比色法）》； 3、DL/T703—1999《绝缘油中含气量的气相色谱测定法》； 4、GB/T17623—1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》； 5、SD304—1989《绝缘油中溶解气体组分含量测定法（气相色谱法）》。 6、适合于要求恒温定时往复式振荡的其它标准。技术参数：  1、显示：触摸屏LCD,中文菜单。 2、控温范围：室温~120℃任意设置。 3、控温精度：室温~60℃±0.3℃,60℃~120℃±0.5℃。 4、振荡频率：275±3次/min，往复式振荡。 5、振荡幅度：35mm。 6、定时精度0~99min±5s。 7、时间控制方式： a、振荡20分钟，静置10分钟报警。 b、振荡5分钟停止振荡，同时报警。 c、0~99分钟内任意设定振荡时间和静止时间。 8、每次振荡样品数量： a、100ml注射器8支。 b、250ml三角烧瓶6支。 9、电源：AC220V±10V，50Hz±5Hz。 10、功率：800W。 11、外型尺寸：460*470*390mm。