标题：电热板
电热板分类及特点
1、Labtech电热板LabTech公司推出的EH系列、EG系列微控、数显电热板是专为实验室设计的电热产品，是样品加热消解、煮沸、蒸酸等处理的好帮手，可以满足物理、化学、生物、环保、制药、食品、饮品、教学、科研等不同行业化学实验室对试剂加热的需要。
产品所获专利：实用新型专利（专利号：ZL 2005 2 0200914.9）；外观设计专利（专利号：ZL 2005 3 0200978.4）多个系列、众多型号的产品群，给客户最大的选择空间!产品分类配蒸酸架产品特点( EH 系列) 加热面积大，加热均匀，升温快 采用微处理芯片精确控制温度，持续加热，抗电磁干扰 特殊防腐材料，耐腐蚀，使用寿命长 设计美观大方。
产品规格及技术指标：
EH系列：
型 号
功 率
类 别
温控范围
工作尺寸
控制方式
温度稳定
EH -20A Plus 
2000W
防腐型
40 -200 ℃
300 × 400mm
位式控制（带数显）
± 5 ℃
EH-20B 
2000W
防腐型
40 -200 ℃
300 × 400mm
PID （带数显）
± 1 ℃
EH-20D 
2000W
防腐型
40 -200 ℃
300 × 400mm
PID （带数显）
± 0.2 ℃
EH -35A plus 
2000W
高温型
40 -350 ℃
300 × 400mm
位式控制（数显）
± 5 ℃
EH-35B 
2000W
高温型
40 -350 ℃
300 × 400mm
PID （数显）
± 2 ℃
EG系列
型 号
功 率
类 别
温控范围
工作尺寸
控制方式
温度稳定
EG -20A plus 
3000W
防腐型
40 -200 ℃
400 × 600mm
位式控制（带数显）
± 5 ℃
EG-20B 
3000W
防腐型
40 -200 ℃
400 × 600mm
PID （带数显）
± 2 ℃
EG -35A plus 
3000W
高温型
40 -350 ℃
400 × 600mm
位式控制（数显）
± 5 ℃
EG-35B 
3000W
高温型
40 -350 ℃
400 × 600mm
PID （数显）
± 2 ℃
2、不锈钢电热板不锈钢调温电热板广泛应用于样品的烘干、干燥和作其他温度试验，是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析市、教育科研的必备工具。其主要特点：
⒈加热器采用浇铸成型工艺制作，高温状态无翘曲变形。
⒉面板选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。
⒊最大加热功率2000W，最大加热面积0.08平方米。
⒋温度由调温旋钮控制，操作简便，使用安全。  不锈钢电热板
技术指标：
型 号
指 标
DB—1
DB—2
DB—3
加热功率
500W
1000W
2000W
加热面积
0.05平方米
0.06平方米
0.08平方米
外形尺寸
250×200×150
300×200×150
400×200×150
3、陶瓷电热板系列埋入式陶瓷远红外辐射电热板,具有辐射率高,整体性好,热稳定性好,绝缘强度高，清洁卫生，同时能控制、温度等优点.
产品特点： 
外壳采用冷轧板拉深，表面静电喷塑工艺。加热板面采用优质陶瓷材料　温度设定自动控温，数字显示具有加热面积大、升温快、温度均匀、控温精确、省时省力。　加热板面采用优质陶瓷材料，抗腐蚀、耐老化、坚固耐用、安全可靠。　造型新颖美观、操作简便、使用效果好，多次冷热交变试验无开裂。无脱落。
适用范围： 
它可配用各种烧瓶。烧杯。锥形瓶，使用于科研。化工。油田。医药。大专院校利工矿鹊ノ坏氖笛槭？化验室和分析室里的各种液体的加热。保温
技术性能： 
有热震性好的陶瓷材料组成。 有远红外辐射性能好的金属氧化物原料组成并放入适量的添加剂提高辐射强度，增强坯轴适应性。 多次冷热交变试验无开裂。无脱落。 冷态绝缘电阻：500V兆欧表≤5‰ 热态绝缘电阻：500V兆欧>0.5MΩ 温度控制精确：≤2℃,最高温度：400℃ 规格：300X300.  陶瓷电热板
铸铝铸铁电热板
一、其主要特点:
1、加热器采用特殊成型工艺制作,高温状态无翘曲变形。
2、工作面板选材铸铁,有优越的抗腐蚀性能, 工作面温度均匀。
3、升温快且均匀,操作简便,使用安全。
二、技术指标
A：模拟控温 B：数显控温
指标 型号 DB-1/2/3/4（A、B） 
加热功率：800W、1000W、1500W、2000W、3000W、4500W、6000W
工作面积：600㎝2 --3500㎝2
电 源：交流 220V±10% 50H
防腐电热板 
DBF系列防腐温控数显电热板的表面经Teflon防腐不沾处理，是样品加热消解、蒸干、煮沸、赶酸的专业实验用电热板。消解罐消解样品后期，用于赶酸。
特点：
1.PID温控，
2.无交叉污染
3.加热均匀， 
4.升温快
5.使用方便寿命长
6.耐腐蚀
7.加热面积大，同时处理多个样品；
Teflon特殊防腐面板，防腐蚀，易清洁，结实耐用，抗表面污损寿命长。
铸铜电热板
铸板式电热圈/板结构与薄壳式电热板一样， 只是板面为金属铸造件， 因此强度大、 板面不易变形， 目前国内大多数采用这种结构。管状元件式电热板是由金属管状电热元件弯成平面螺旋渐开线而形成的电热板， 这种金属管状电热元件是半圆形截面， 板面是平的， 这样的截面使电热板与烹调锅底之间有较大的传热面， 用以提高热效率。
对电热圈的要求是:
（1） 寿命长。要求在正常使用和妥善保管情况下， 能安全使用十年以上； 累计通电使用时间 （寿命试验： 断电 1h， 通电 2h） 应在 ( 2000h )以上。
（2） 热效率高、 耗电省、 成本低。国际上逐渐趋向于增加电热板电功率，以减少热贮体质量， 从而达到增加功率而不增加用电量的目的。功率高、 热贮体小， 则热惯性小， 因此热得快、 烹调或加热速度快， 热效率也高， 使用者耗用的电能反而降低。对生产厂来说， 热贮体减小意味着成本下降。
（3） 温度可调。电热板板面温度应能适应各种不同使用温度的要求。例如， 沸滚、 烧煮类烹调要求温度为 100℃而煎炸类烹调则要求为140～180℃。过低达不到将食品煎炸至焦黄色的要求， 过高则食油易炭化， 因此，板面温度最好在 120～350℃范围内调节。
（4） 便于清洁， 防磨蚀性能要好。[1]
玻璃纤维电热板
相同的加热方法，具有无明火、绝缘、节能、安全等优点。适用于化验室一次多样品加热。
技术参数：电源电压　220V 50HZ 最高温度: 380℃
规格mm: 200×150 400×200 550×400
使用注意事项
1. 此电热元件所装位置接触面应平整无凹凸现象.
2. 此电热元件应放置干燥, 避免浸水以影响它的绝缘性能.
3. 安装时应先检查安装位置与电热元件规格是否相符, 使用电压是否一致.
4. 安装以后应再检查内六脚螺栓, 接线座螺栓及接线螺栓是否锁紧, 以免热胀冷缩影响产品的寿命.
5. 应在指定电压下使用.
电热板使用说明：
1、使用该类电热器件必须注意，其持续使用工作温度应小于240℃，瞬时不超过300℃。 
2、国威硅胶电热器件可工作与受压状态，即用辅助压板使其紧贴受热表面。此时热传导良好，在工作区温度不超过240℃时，其电力密度可达3W/cm2。 
3、粘贴式安装工况下，允许工作温度小于150℃。 
4、若是空中干烧工况，受材料耐温限制，其电力密度应小于1W/cm2；非持续工况，电力密度可达1.4W/cm2。 
5、工作电压选取以大功率-高电压、小功率-低电压为原则，特殊需要可以列外
6、 必须使用与仪器要求相符的电源，电源插座应采用三孔安全插座，并安装地线。
7、 首先使用会有微烟产生，属于正常现象。
8、 使用过程中应防止加热介质溢出器皿，流入箱体损坏电器。
9、 使用中如出现故障应切断电源再进行检修。
10、 禁止空烧。