标题：医用制氧机
用途
制氧机适用于医疗机构和家庭进行氧疗与保健，主要用途有以下几个方面：
1、医疗功能：通过给患者、供氧，可配合治疗心脑血管、  呼吸系统、。慢性阻塞性肺炎等疾病，以及煤气中毒及其它严重缺氧病症。
2、保健功能：通过给氧改善身体供氧状况，达到补氧保健的目的。适用于中老年人，体质较差者，孕期妇女，高考学生等存在不同程度缺氧的人群，也可在重体力或脑力消耗后，用于消除疲劳，恢复身体机能的特点。
3、制氧机适用于城市、乡村、边远地区、山区、高原等中小型医院、诊所、卫生站等。同时也适用于疗养院、家庭氧疗、体育训练中心、高原兵站及其他用氧场所。
类型
富氧膜制氧机富氧膜制氧机这种制氧机采用膜制氧方式，通过膜对空气中氮分子的过滤，达到出口氧气30%的浓度，具有体积小，用电量小等优点。
但是采用这种制氧方式的机子制得的是30%的浓度的氧，可用于长期的氧疗保健，而严重缺氧状态下所需的急救只能用医疗高浓度氧。分子筛式制氧机分子筛式制氧机是一种先进的气体分离技术。
物理方法(PSA法)直接从空气中提取氧气，即制即用，新鲜自然,最大制氧压力为0.2～0.3MPa(即2～3公斤)，不存在高压易爆等危险。化学药剂制氧机化学药剂制氧机是采用合理的药剂配方，在特定的场合下使用。的确能满足部分消费者之急用。　但由于设备简陋，操作麻烦，使用成本教高，每次吸氧都需要投入一定的费用，不能连续使用等诸多缺陷，不适应家庭氧疗!电子制氧机电子制氧机目前在药店较常见，采用的是空气中的氧气在溶液中氧化及还原析出的工艺，因而不会象电解水制氧那样产生危险的氢气.，整机运行比较安静。
但这类产品在搬运及使用的过程中要求非常严格，绝不允许倾斜及倒置，否则其溶液会流入输氧管中喷入鼻腔，对使用者造成严重的损伤。
同时使用制氧过程容易产生其他的氧化物，制出的氧气含有化学物质，此类制氧方式耗电较大，据专家介绍.现在世界上最好的电子制氧机使用寿命也难以超过1000小时，在使用过程中必须保证溶液具备合适的浓度，否则不能正常出氧，选择电子制氧机的顾客维护工作一定要做好!
选购
普通消费者一般可以从以下三个方面来理性选择合适的分子筛制氧机：
1、产品性能
制氧机是否有累计计时功能，它能为日后的保养维护及服务提供客观、准确的依据。
24小时不间断工作状态下的氧气浓度是否仍能保持达标（93%±3%）。
要关注新机的性能，更要关注使用过程中是否长期氧气浓度稳定和长期运行可靠。
2、服务体系
能否提供专业的氧疗服务。
氧气是心肺类药物，氧气治疗是重要的医疗手段，应在医务人员或专业人员指导下使用。如果未能做到规范、安全用氧，不但不能改善病情，还可能对用户产生不良后果。
氧疗用户需要明确了解氧气的供应来源、给氧方式、每日吸氧时间、疗程、以及在静息、活动以及睡眠时的吸氧流量，这样才能真正做到科学用氧。
对于已经伴有低氧血症的慢性阻塞性肺疾病患者，需要全天至少吸氧15小时，使动脉血氧分压至少达到60毫米汞柱，方可获得理想的治疗效果。
能否提供专业的定期维护保养服务。
氧气浓度、氧流量的精度等指标直接影响氧疗效果，定期的维护保养服务至关重要。
3、制造商
制氧机制造商实力雄厚、技术研发能力强及品牌含金量高，其产品性能和服务质量才有最根本的保证。应主要考察公司背景、注册资金、产品面市时间、用户口碑等因素。
选购医用制氧机注意流量，浓度，出氧压力的参数意义
国外（包括美国和印度）做家庭氧疗都用5升机器，原因很简单5升每分钟  ，5升纯氧吸入到肺部时被扩散混和剩下约41%，（我们知道潜水用氧是50%）这是可以长期适合肺泡交换氧的纯度，肺泡浸润在50%及0.06Mpa以下的氧环境是不会发生氧中毒的，50%的肺氧环境是最为有效的体内氧交换环境而又不会发生氧中毒。（一般低流量或低浓度的氧吸入到肺部已经被被扩散混和到和空气相差无几，这和吸空气是分别不大的）。吸氧压力长期过大会损害肺泡，国外严格控制吸氧压力不能超过0.06Mpa 。
适应症
高原反应造成缺氧高原环境特点低压、缺氧，平原人进入高原一般会发生呼吸系统、循环系统、消化系统、神经系统的应激反应。制氧机氧疗可用于高原反应出现的高原肺水肿、急性高山病、慢性高山病、高原昏迷、高原缺氧症等。心脑血管疾病所谓心脑血管疾病就是心脏血管和脑血管的疾病统称。包括高血压、心脏病、冠心病、心肌梗塞、脑血栓、脑缺血、脑眩晕、动脉粥样硬化等。这些病症会造成人体摄入氧气困难，使用制氧机氧疗可及时补充氧气。呼吸系统疾病呼吸系统疾病是一种常见病、多发病，主要病变在气管、支气管、肺部及胸腔，病变轻者多咳嗽、胸痛、呼吸受影响，重者呼吸困难、缺氧，甚至呼吸衰竭而致死。在城市的死亡率占第3位，而在农村则占首位。更应重视的是由于大气污染、吸烟、人口老龄化及其他因素，使国内外的慢性阻塞性肺病(简称慢阻肺，包括慢性支气管炎、肺气肿、肺心病)、支气管哮喘、肺癌、肺部弥散性间质纤维化，以及肺部感染等疾病的发病率、死亡率有增无减。
这些疾病包括肺炎、支气管炎、慢性气管炎、病毒性呼吸道感染、哮喘、肺气肿、肺心病等。
无法正常的摄入氧气对这些疾病的影响是非常大的，甚至是死亡，所以这些疾病的患者需要一台制氧机进行氧疗。其他需要氧疗的症状体弱多病肌体免疫力差的人群、中暑、煤气中毒、药物中毒等。如煤气中毒就是在密闭的居室里使用煤炉取暖、做饭，使用燃气热水器长时间洗澡而又通风不畅时，容易发生煤气中毒事故。煤气中毒后，人往往会头晕、恶心、呕吐、心慌、皮肤苍白、意识模糊，严重者会神志不清、牙关紧闭、全身抽搐、大小便失禁、面色口唇出现樱红色、呼吸和脉搏增快。煤气中毒后供氧非常重要，因为吸入氧浓度越高，氧分压越大，血内一氧化碳分离速度加快，排出越多。研究表明，血中一氧化碳减半时间，在室内需200分钟，吸纯氧时需40分钟。故应用高压氧舱是治疗一氧化碳中毒最有效的方法。将病人放入2～2.5个大气压的高压氧舱内，经30～60分钟，血内碳氧血红蛋白可降至0，并可不发生心脏损害。
特点
安全。医用制氧机是纯物理制氧，不含任何化学剂。安全电压，更不用担心泄漏、爆炸。
方便。插电即出氧，使用、操作都很方便。
经济。使用1小时电费仅需2分钱，并且使用寿命长达20年，平均每天花费不到8角钱(含电费)。
科学。国际标准级富氧，想吸就吸，永无氧依赖和氧中毒，最适合家庭氧疗和氧保健。氧疗方法及注意事项吸氧的主要注意事项有：（1）密切观察氧疗效果，如呼吸困难等症状减轻或缓解，心跳正常或接近正常，则表明氧疗有效。否则应寻找原因，及时进行处理。
（2）高浓度供氧不宜时间过长，一般认为吸氧浓度>60%，持续24小时以上，则可能发生氧中毒。（3）对慢性阻塞性肺病急性加重患者给予高浓度吸氧可能导致呼吸抑制使病情恶化，一般应给予控制性（即低浓度持续）吸氧为妥。
（4）氧疗注意加温和湿化，呼吸道内保持37℃温度和95%～100%湿度是粘液纤毛系统正常清除功能的必要条件，故吸入氧应通过湿化瓶和必要的加温装置，以防止吸入干冷的氧气刺激损伤气道粘膜，致痰干结和影响纤毛的“清道夫”功能。
（5）防止污染和导管堵塞，对鼻塞、输氧导管、湿化加温装置，呼吸机管道系统等应经常定时更换和清洗消毒，以防止交叉感染。吸氧导管、鼻塞应随时注意检查有无分泌物堵塞，并及时更换。以保证有效和安全的氧疗。
氧对人体非常重要，健康人在正常状态下，自然地呼吸空气，并利用其中的氧气，维持新陈代谢需要。在患病或某些异常状态时，就要在家中或诊所、医院通过一定设备吸入氧气。常用的吸氧方法有：
（1）鼻塞和鼻导管吸氧法：这种吸氧方法设备简单，使用方便。鼻塞法有单塞和双塞两种：单塞法选用适宜的型号塞于一侧鼻前庭内，并与鼻腔紧密接触（另一侧鼻孔开放），吸气时只进氧气，故吸氧浓度较稳定。双塞法为两个较细小的鼻塞同时置于双侧鼻孔，鼻塞周围尚留有空隙，能同时呼吸空气，病人较舒适，但吸氧浓度不够稳定。鼻导管法是将一导管（常用导尿管）经鼻孔插入鼻腔顶端软腭后部，吸氧浓度恒定，但时间长了会有不适感且易被分泌物堵塞。鼻塞、鼻导管吸氧法一般只适宜低流量供氧，若流量比较大就会因流速和冲击力很大让人无法耐受，同时容易导致气道粘膜干燥。（2）面罩吸氧法：可分为开放式和密闭面罩法。开放式是将面罩置于距病人口鼻1～3厘米处，适宜小儿，可无任何不适感。密闭面罩法是将面罩紧密罩于口鼻部并用松紧带固定，适宜较严重缺氧者，吸氧浓度可达40%～50%，感觉较舒适，无粘膜刺激及干吹感觉。但氧耗量较大，存在进食和排痰不便的缺点。
（3）经气管导管氧疗法：是用一较细导管经鼻腔插入气管内的供氧方法，也称气管内氧疗。主要适宜慢性阻塞性肺病及肺间质纤维化等所致慢性呼吸衰竭需长期吸氧而一般氧疗效果不佳者，由于用导管直接向气管内供氧，故可显著提高疗效，只需较低流量的供氧即可达到较高的效果，且耗氧量很小。
（4）电子脉冲氧疗法：是近年开展的一种新方法，它通过电子脉冲装置可使在吸气期自动送氧，而呼气期又自动停止送氧。这比较符合呼吸的生理状态，又大大节省了氧气。适宜鼻塞、鼻导管和气管内氧疗。
（5）机械通气给氧法：即用各种人工呼吸机进行机械通气时，利用呼吸机上的供氧装置进行氧疗。可根据病情需要调节供氧浓度（21%～100%）。氧疗的氧源一般多用氧气钢瓶，并安装有压力表表明瓶内的储氧量，供氧时安装流量表，根据需要调节氧流量。