标题：TPZGF直流高压发生器
仪器简介
ZGF直流高压发生器又称为直流高压发生器、高压直流发生器、直流发生器、高压发生器、直高发、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器、中频直流高压发生器。 　　
专业生产的ZGF系列直流高压发生器采用中高频整流滤波技术，解决了普通中低频高压发生装置波纹系数较大，波形不平稳的缺点。该系列产品符合国家新颁布电力行业标准ZBF24003-90《直流高压发生器通用技术条件 DL/T 848.1—2004》的要求，广泛用于电气设备直流耐压试验和泄漏电流试验，并且特别设置了测试氧化锌避雷器1mA下的电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流功能。最新研究、设计、制造的新科技产品，适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验，是新世纪最理想的换代产品。 
新一代ZGF系列直流高压发生器采用高频倍压电路，率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术，闭环调整，采用了电压大反馈，使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术，并根据电磁兼容性理论，采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式，并能承受额定电压放电而不损环。 
扬州拓普电气科技有限公司将努力开拓市场，科技创新。以质量和信誉为生命，不断提高科技水平，研制出尖端的优质产品，以满足用户的需要，努力开拓，再铸新世纪的辉煌。
仪器特点
1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全，便于野外使用，是新世纪最理想的可靠产品。 
2、采用最先进技术、工艺制造，率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制，采用大功率IGBT器件，利用高频技术提高频率，频率高达100kHz，从而使输出高压稳定度更高，波纹系数更小。 
3、按免维修设计，主要部件均选用美、德、日等国进口先进技术的元器件，经久耐用，不怕连续对地直接短路放电。 
4、精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示，电压分辨率为0.1kV，电流分辨率为0.1uA，控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值，使用时无需外加分压器，接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流，高压端采用圆形屏蔽数字表显示，不怕放电冲击，抗干扰性能好，适合现场使用。 
5、电压调节稳定度高，全量程平滑调压，输出电压调节采用进口单个多圈电位器， 
升压过程平稳，调节精度高，并设计有粗调和细调功能。电压调节精度优于0.1%，电压、电流测量误差小于1.0%，脉动因数优于0.5%。 
6、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强，保护完善可靠，使操作安全，各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。 
7、增设了高精度75%VDC-1mA的功能，做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键，在做避雷器试验时，当电流升到1000uA时、就打开0.75的按钮，这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据，做完后应立即将升压的旋钮回到零位上，同时将细调电压旋钮回到零位上，并应立即按绿色按钮，切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。 
8、方便的过电压整定设置功能，采用了数字拨盘开关，能将整定电压值直观显示，使你操作更随意，显示数值单位为kV。 
9、倍压筒可分节结构，现场使用，灵活方便，一机多用，经济实惠。 
10、底部设有三只内藏式支撑脚，增加了倍压筒的稳定性。
使用注意事项
1、使用ZGF直流高压发生器的工作人员，必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。 
2、使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定，并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时，应先将两个电源断开点明显断开。 
3、试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回路接地线应按本说明书所示，一点接地。 
4、对大电容试品的放电应用F专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品，应先将放电棒逐渐接近试品，到一定距离空气间隙开始游离放电，有嘶嘶声，当无声音时可用放电棒放电，最后直接接上地线放电。 
5、直流高压200KV及以上时，尽管试验人员穿绝缘鞋，且处在安全距离以处区域，但由于高压直流离子空间电场分布扩印影响，会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等，否则会有轻微电击现象，此现象在干燥地区和冬季较为明显，但由于能量较小，一般不会对人体造成伤害。 
6、TPZGF系列直流高压发生器控制箱电源为交流AC220V±10%，50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源，则必须人为将电源有一点与大地联接。
技术引用标准　
GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求 
DL 474.2-92 现场绝缘实验实施导则 直流高电压试验 
IEC 60-1： 1994 高电压试验技术 第二部分：测量系统 
IEC 60-1： 1989 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求 
GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术 第二部分：测量系统 
ZBF 24002 现场直流和交流耐压试验电压测量装置的使用导则
直流耐压试验
对试品进行泄漏及直流耐压试验的方法： 
⑴ 在做负载试验前，将高压屏蔽微安表安装到倍压筒上的高压输出端上，并将配套的专用高压线分别接到微安表上和被试品上。 
⑵ 检查仪器、放电棒、倍压筒、试品联接线、接地线是否正确，接地线联接是否可靠，检查高压安全距离是否符合要求，方可开始进行试品的高压试验。 
⑶ 检查确认仪器等无异常情况后，接通单相交流220V电源开关，此时绿灯亮，表示电源接通。可开始进行试品的直流泄漏和直流耐压试验。 
⑷ 按红色按钮，则红灯亮，表示高压接通，待升高压。 
⑸ 顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压。升压速度以每秒3-5kV上升试验电压为宜。对于大电容试品升压时则需要缓慢升压，否则可能导致电压过冲,还需监视电流表充电电流不超过直流发生器的最大充电电流。当升到所需的电压或电流后，按规定时间记录电流表及电压表的读数。 
⑹ 试验完毕后，降压，将调压电位器回零后，随后按绿色按钮，切断高压并关闭电源开关。 
⑺ 试验完毕后，应用放电棒对试品进行多次放电，放电后方可靠近试品和拆线工作 (放电请详细见放电棒使用说明书)。对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等缓缓调节调压电位器升压到所需的电压(电流)值，然后从数显表上读出电压(电流)数值。如需对氧化锌避雷器进行75%VDC-1mA的测量时，应先升到电流到1000uA时电压值停止(这时可记录电压、电流值)，然后按下黄色按钮,电压即降到原来的75%,并保持此状态。此时可读取微安表数值及电压值。测量完毕后,调压电位器逆时针回到零位,按下绿色按钮,需再次升压时按红色按钮即可。对大电容试品时，升压应更要缓慢，并需要监视电流表充电电流不超过发生器的最大充电电流，一定要放慢升压速度,避免充电电流过大。试验完毕后，将电压调节电位器逆时针回到零位上，随后按绿色按钮，切断高压。此时注意电压表上的电压降到20kV左右,方可用放电棒进行多次放电，确保安全。
故障检查与处理
1． 电源开关打开时，控制箱上的数显表不亮请检查电源连线及所有保险管，保险管若有损坏时，请按保险管座旁标注的安培数更换新保险管。 　　
2． 若打开电源开关，数显表亮，高压显示绿灯不亮，加不上高压。 
⑴ 故障显示“回零”灯亮 
没有回零位，请将逆时针旋转高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至“回零”灯灭，即可加高压。 
⑵ 故障显示“其它”灯亮有两种现象：接地保护；断线保护。 
a． 可能接地线未接好，或地线不可靠接地。请接好可靠的接地线，关闭电源，重新启动。 
b． 可能为连接控制箱与高压塔的电缆未接好，接好电缆请关闭电源，重新启动。或电缆线两端焊头脱焊时会出现此故 障，请焊好电缆两端的焊头，关闭电源，重新启动。 
c． 可能控制箱内某一线头脱焊断开，请重新焊接好，关闭电源，重新启动。 
3．一切正常，但在未升到额定输出电压的过程中保护。 
⑴ 故障显示“过流”灯亮 
a． 试品短路，或泄漏电流过大。 
b． 大电容负载时，升压过快，关闭电源，重新启动，减慢升压速度。 
⑵ 故障显示“过压”灯亮 
过压保护整定旋钮未置于最大处，请顺时针旋转到最大处，关闭电源，重新启动。 
4． 试品高压下发生短路时，由于短路电流大，有可能把所有的故障显示灯均点亮，这属正常，请排除试品故障后重新启动。 
5． 试品故障排除后，故障显示灯依然亮，加不上高压。电源开关兼故障保护重置开关，请关闭电源，重新启动，即可升压。 
6． 如发现电压表数字波动过大时，请检查连接电缆线两头航空插头7脚屏蔽结头是否脱焊断开，如断开请焊接好。