标题：金属探测仪
金属探测仪简介
通常金属探测仪由两部分组成，即金属探测仪与自动剔除装置，其中检测器为核心部分。检测器内部分布着三组线圈，即中央发射线圈和两个对等的接收线圈，通过中间的发射线圈所连接的振  下落式金属探测仪荡器来产生高频可变磁场，空闲状态时两侧接收线圈的感应电压在磁场未受干扰前相互抵消而达到平衡状态。一旦金属杂质进入磁场区域，磁场受到干扰，这种平衡就被打破，两个接收线圈的感应电压就无法抵消，未被抵消的感应电压经由控制系统放大处理，并产生报警信号（检测到金属杂质）。系统可以利用该报警信号驱动自动剔除装置等，从而把金属杂质排除生产线以外。
金属探测仪分类
以被检测物品输送方式来划分，通常将金属探测仪分为：通道式、落体式和管道式。
通道式金属探测仪目前市场上最常见的金属检出设备为通道式金属探测仪，检测器的  输送金属探测仪通道呈方形，一般都配以输送带机构，带有自动剔除装置，或者提供报警信号。输送带上的物品经过检测器时，一旦有金属其就自动剔除或停止输送。主要针对成品和半成品的在线检测，提供出货前的最终检查。
比如：袋装物料、盒装产品等。
落体式金属探测仪落体式金属探测仪一般都带有自动剔除装置，所以习惯称呼落体式金属探测仪，或者金属探测仪。
金属探测仪对产品的包装要求是不能含有金属、但是考虑到密封性、避光性等较高的要求，必须采用金属复合膜进行包装。金属复合膜其本身就是金属，所以用通道式金属探测仪的话，检测灵敏度就会有大的偏差，甚至无法检测。鉴于上述原因，可以选择在包装前进行检测。落体式金属探测仪就是针对上述情况而被开发出来的，主要用于如药片、胶囊及颗粒状（塑料粒子等）、粉末状物品的检测。当这些物品下落通过落体式金属探测仪时，一旦检测到金属杂质，系统即刻启动分离机构排除可疑物品。具有安装简单、灵敏度高、维修方便，效率高、稳定可靠等特点。
管道式金属探测仪一般的金属探测仪都无法完整监控流体产品的整个生产过程，比如火腿肠的肉酱、口香糖胶、口服液等，实时在线剔除金属杂质，确保产品安全输送到下道工序。一般情况下这些产品的都是以金属封装的，变成成品以后一般都无法用金属探测仪来检测。另外，液态或粘稠状物品在罐装或封装前检测，可以有效提高检测精度。
无论是食品、医药和橡胶工业，还是纺织、造纸、矿石和回收工业，我们都可以提供满足其要求的金属探测仪或分离器。除上述的通道式、落体式和管道式三种主意形式以外，还有适合风送真空输送的管道式、平板式等。
平板式：
通常用于检测厚度比较薄，但是宽度和长度比较大的产品，比如纺织布、挤出的片材。其首要目的是保护下游设备，比如切割刀具、压延系统等；同时，提高产品品质。
金属探测仪和分离器通常不受安装方向的影响，可以水平、垂直和斜置安装，几乎可以安装到生产过程的任何一个位置。
金属探测仪特性和概念
金属探测仪的精确性和可靠性取决于电磁发射器频率的稳定性，一般使用从80 to 800 kHz的工作频率。工作频率越低，对铁的检测性能越好；工作频率越高，对高碳钢的检测性能越好。检测器的灵敏度随着检测范围的增大而降低，感应信号大小取决于金属粒子尺寸和导电性能。
由于电流的脉动和电流滤波的原因，金属探测仪对检测物品的输送速度有一定的限制。如果输送速度超过合理范围，检测器的灵敏度就会下降。
为了确保灵敏度不下降，必须选择合适的金属探测仪以适应相应的被检测产品。一般来说，检测范围尽可能控制在最小值，对于高频感应性好的产品，检测器通道大小应匹配于产品尺寸。检测灵敏度的调整要参考检测线圈的中心来确定，中心位置的感应最低。产品的检测值会随生产条件的变化而变化，比如温度、产品尺寸、湿度等的变化，可通过控制功能作调整补偿
球状物有重复性，最小的表面积，对金属探测仪而言也最难检测。因此，球状物可作为检测灵敏度的参考样本。对于非球状的金属，检测灵敏度很大程度上取决于金属的位置，不同的位置有不同的横断面积，检测效果也就不同。比如，纵向通过时，铁比较灵敏；而高碳钢和非铁就不太灵敏。横向通过时，铁不太灵敏，高碳钢和非铁则比较灵敏。
在食品工业中，系统通常使用较高的工作频率。对于如奶酪食品，由于其内在的高频感应性能好，会成比例地增加高频信号的响应。潮湿的脂肪或盐份物质，例如面包类、奶酪、香肠等的导电性能与金属相同，在这种情况下，为了防止系统给出错误信号，必须调整补偿信号，降低感应灵敏度。
金属探测仪功能来划分：1）全金属探测仪：可以检测到铁、不锈钢、铜、铝等所有金属。检测精度和灵敏度都比较高，稳定可靠。2）铁金属探测仪：只能检测到铁质金属，俗称检针机。检测精度和灵敏度较低，容易干扰。3）铝箔金属探测仪：也仅能检测到铁质金属，但是检测带铝箔包装的产品时，其检测精度和灵敏度仍然较高。
手持金属探测器
手持金属探测器被设计用来探测人或物体携带的金属物。它可以探测出人所携带或包裹、行李、信件、织物等内所带武器、炸药或小块金属物品。其敏感表面的特别外观令操作简便易行。优于环形传感器式手探。超高灵敏度，特殊应用。如监狱，芯片厂，考古研究 医院等。  手持金属探测器技术特性:
－内置蜂鸣器 －灵敏度可调节 　－可供选择的收听报警用耳机 　－电源和报警指示灯 　－电池电压不足指示灯 　－电池可连续使用寿命：－镍－氢电池：50小时 　－碱性电池：150小时 　－操作温度：-15 - +70°C 　－相关湿度：0 - 95% 　－外壳为黑色防震设计ABS 　－重量：0.365kg (含电池)
地下金属探测仪
应用领域地下金属探测仪是应用先进技术制作，它具有探测度广、定位准确、分辨力强、操作简易等特点。金属探测器主要是用探测和识别隐埋地下的金属物。它除了在军事上应用外，还广泛用于：安全检查、考古、探矿,寻找废旧金属，又称“探铁器”是废旧回收的好帮手。
地下金属探测器采用声音报警及仪表显示，探测深度跟被探金属的面积、形状、重量都有很大的关系，一般来说，面积越大，数量越多，相应的探测深度也越大；反之，面积越小，数量越少，相应的深度就越小。下表所列最大探测深度，是按产品的企业标准用一块60公分*60公分*0.5公分的铝板埋入干燥泥土之中实测的结果。
主要功能设有地平衡线路，能消除“矿化反应”带来的影响，大大提高了有效探测的深度及准确率； 
具有区别黑色金属和有色金属功能； 
采用智能操作系统； 
采用高强度ABC材料封装，重量轻、寿命长；
可通过耳机识别金属声音。
金属埋在地下，透过厚厚的土层去探测，必然受到地质结构的影响。地层中含有各种各样的矿物质，他们也会使金属探测产生信号，够写矿物的信号会掩盖掉金属的信号而造成假象。用过旧时金属探测器的人都有这种体会，随着探头靠近土堆、石块、砖头都会发出报警声，这种现象称为“矿化反应”。由于这个原因，旧式金属探测器只能探测到浅土中的金属，对深埋地下的金属目标无能为力。犬神地下金属探测器装有先进的地平衡系统，能排除“矿化反应”的干扰，大大提高了仪器的探测深度跟效果。
检测范围：大约1.5米左右。
金属探测仪产品参数
产品型号性能特点ND-500QD最先进的DSP处理芯片，超高灵敏度； 
智能液晶显示功能，智能操作系统，功能更强大； 
较强的稳定性，超强的抗干扰能力和适应能力； 
符合HACCP体系，QS体系和ISO体系相关技术指标； 
双路信号探测电路合并技术，准确探测铁与非铁金属杂质； 
双路信号显示功能；会根据金属大小显示不同的感应强度； 
输送带及托板采用符合美国“FDA”标准的白色无毒材料； 
IP65的防水等级，适应于潮湿、高温及低温工作环境； 
采用无极调速马达，输送带速度随意调； 
简便的可拆卸式机架，方便清洗； 
可先剔除装置，方便快捷； 
全不锈钢材质，美观大方； 
金属探测器技术参数： 
探测方式：电感应 
报警方式：声光报警 
额定功率120W 
重量约200kg 
输送带速度：定速或变速 
感应度调节铁金属和非铁金属独立调节（1-63） 
使用电源：120V / 1 Ph / 60 Hz. 
探测灵敏度：Feφ3.0mm SUS φ4.5mm Non-Fe φ3.0mm 
探测口径：508mm（宽）X 406mm（高） 
马达：有开/关的按钮 
外型尺寸：2440mm(L)×850mm(W) ×800mm(H) 
注：因为客户产品大小，种类，性质，要求不同，我公司为满足不同厂商需求，现推出为客户量身订做个性机器服务。ND-500QS1．采用双路信号检测电路合并技术，具有高灵敏度与高抗干扰能力。 
2．具有双路信号显示功能。当有金属物通过时，金属探测器信号电平指示灯会根据金属的大小显示不同的感应强度。 
3．信号处理由数字电路完成，调整简单，稳定可靠。 
4．具有产品效应调节功能，如湿润的产品、含糖的产品、含盐份的食品，都会对金属检测仪产生类似金属的信号，这种效应会影响检测效果，由此功能来削减产品效应，达到较好的检测效果。 
5．具有防漏检功能。当有多个金属信号通过时，金属探测器会自动检测信号次数，执行机构在动作时不会产生遗漏。 
6．当没有检测物体通过时，仪器处于睡眠工作状态，只有物体通过，检测才有效。 
7．可与流水生产线连接配套使用，实行流水线自动检测。 
8．金属探测器采用声光报警，同时自动排除或停机，操作使用极为方便 
可靠 
9．双重线性LED指示灯，分别指示铁和非铁的实时感应度。不锈钢探头和机架（可选），清洁、美观。 
金属检测仪适用范围（对含有水分，盐分，糖分的产品有特效） ： 
1专门用于肉类、菌类、糖果、饮料、粮食、果蔬、乳制品、水产品、保健品、添加剂和调味品等食品中的铁金属以及非铁金属杂质的检测。 
2用于化工原料、橡胶、塑胶、纺织品、皮革、化纤、玩具中的金属杂质检测 
3用于医药、保健品、生物制品、化妆品、礼品、包装、纸品中的金属杂质检测ND-500QZ产品特点： 
1、采用最新一代的数字信号处理(DSP)技术和智能算法，提高了检测精度和稳定度；也是国内唯一一款采用DSP技术的数字金属探测器。 
2、采用德国自动滤波技术（相位调节技术），能够有效抑制产品效应；能够检测产品效应比较大的产品，如：冷冻食品、肉类、大米、腌制品，鱼浆等； 
3、具有智能设置，设备能自动设置适合被检测产品的最佳灵敏度，操作简单方便。 
4、记忆功能功能：将最佳灵敏度保存下来，下次测试可直接检测，可存储50多种产品的检测参数； 
5、LCD液晶屏显示，中英文菜单画面，轻松实现人机对话操作； 
6、可检测铁、不锈钢、铜、铝及铅等多种金属材质 
7、灵活的数字式灵敏度控制方式以及多种高级手动设置功能；多种规格可供选择，适应不同的物料检测灵敏度要求； 
8、全不锈钢SUS304制造，高等级防护电机供选择；最高的IP69防护等级，适用于特别恶劣的工作环境； 
9、简便的可拆卸式机架，方便用户清洗；传送带的特殊设计，避免传送带跑偏， 
10、多种排除方式可供选择；精确的剔除控制，确保异物的可靠剔除的最少的物料浪费。
国内外知名品牌
国外品牌：梅特勒、盖瑞特（garrett）、赏金猎人、费希尔；
国产品牌：波峰、桂探、高晶等；