标题：HJ 618-2011 环境空气 PM10和PM2.5的测定重量法
基本信息
标准代号：HJ 618-2011
代替标准：GB6921-86 
标准名称：环境空气  PM10和PM2.5  的测定重量法 
英文名称：Determinationof atmospheric articles PM10and PM2.5in ambient air by gravimetric method 
所属标准：中华人民共和国国家环境保护标准  
发布时间：2011-09-08 
实施时间：2011-11-01 
颁布机构：环境保护部发布
前     言
﻿
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范环境空气中PM10和PM2.5  的测定方法，制定本标准。 
本标准规定了测定环境空气中PM2.5和PM10 的重量法。 
本标准是对《大气飘尘浓度测定方法》（GB 6921-86）的修订。 
本标准首次发布于 1986 年，本次为第一次修订。修订的主要内容如下： 
——将飘尘改为可吸入颗粒物（PM10）； 
——增加了规范性引用文件、术语和定义、质量控制与质量保证三章内容； 
——增加了PM10和PM2.5  的术语和定义； 
——对PM10 采样器性能指标进行了修改，将切割粒径Da50=（10±1）μm改为Da50=（10±0.5）μm；捕集效率的几何标准差σg≤1.5 改为σg =（1.5±0.1）μm。全部性能指标要求符合《PM 10 采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 93－2003 ）中的规定； 
——增加了PM2.5 采样器性能指标，切割粒径Da50=（2.5±0.2 ）μm；捕集效率的几何标准差为σg=（1.2±0.1）μm；其他性能指标要求符合《PM10采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 93 －2003 ）中的规定。 
自本标准实施之日起，原国家环境保护局1986 年 10 月 10 日批准、发布的国家环境保护 
标准《大气飘尘浓度测定方法》（GB 6921-86）废止。 
本标准的附录A 为资料性附录。 
本标准由环境保护部科技标准司组织修订。 
本标准主要起草单位：中日友好环境保护中心、国家环境分析测试中心。 
本标准环境保护部2011 年9 月8  日批准。 
本标准自2011 年 11 月 1 日起实施。 
本标准由环境保护部解释。 
环境空气PM10和PM2.5的测定重量法
1  适用范围本标准规定了测定环境空气中PM10和PM2.5的重量法。 
本标准适用于环境空气中PM10和PM2.5浓度的手工测定。 
本标准的检出限为0.010 mg/m3（以感量0.1mg 分析天平，样品负载量为 1.0 mg，采集108m3 
空气样品计）。 
2  规范性引用文件本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适 
用于本标准。 
HJ/T 93   PM10采样器技术要求及检测方法 
HJ/T 194  环境空气质量手工监测技术规范 
3  术语和定义下列术语和定义适用于本标准。  
3.1 PM10 
悬浮在空气中，空气动力学直径≤10μm 的颗粒物。 
3.2 PM2.5 
悬浮在空气中，空气动力学直径≤2.5μm 的颗粒物。 
4  方法原理分别通过具有一定切割特性的采样器，以恒速抽取定量体积空气，使环境空气中PM2.5和 PM10被截留在已知质量的滤膜上，根据采样前后滤膜的重量差和采样体积，计算出PM2.5和PM10 浓度。 
5  仪器和设备5.1 切割器： 
5.1.1 PM10切割器、采样系统：切割粒径Da50=（10±0.5）μm；捕集效率的几何标准差为σg=（1.5±0.1）μm。其他性能和技术指标应符合HJ/T 93-2003 的规定。 
5.1.2 PM2.5切割器、采样系统：切割粒径Da50 =（2.5±0.2）μm；捕集效率的几何标准差为σg =（1.2±0.1）μm。其他性能和技术指标应符合HJ/T 93-2003 的规定。 
5.2 采样器孔口流量计或其他符合本标准技术指标要求的流量计。 
5.2.1 大流量流量计：量程（0.8~1.4）m3/min ；误差≤2%。 
5.2.2 中流量流量计：量程（60~125）L/min；误差≤2%。 
5.2.3 小流量流量计：量程<30 L/min；误差≤2%。 
5.3 滤膜：根据样品采集目的可选用玻璃纤维滤膜、石英滤膜等无机滤膜或聚氯乙烯、聚丙 
烯、混合纤维素等有机滤膜。滤膜对 0.3μm 标准粒子的截留效率不低于 99%。空白滤膜按第7 章分析步骤进行平衡处理至恒重，称量后，放入干燥器中备用。  
5.4 分析天平：感量0.1mg 或0.01mg。 
5.5 恒温恒湿箱（室）：箱（室）内空气温度在（15~30）°C  范围内可调，控温精度±1°C。箱（室）内空气相对湿度应控制在（50±5）%。恒温恒湿箱（室）可连续工作。 
5.6 干燥器：内盛变色硅胶。 
6  样品6.1  样品采集 
6.1.1 环境空气监测中采样环境及采样频率的要求，按HJ/T   194 的要求执行。采样时，采样器入口距地面高度不得低于 1.5m。采样不宜在风速大于8 m/s 等天气条件下进行。采样点应避开污染源及障碍物。如果测定交通枢纽处PM10和PM2.5 ，采样点应布置在距人行道边缘外侧1m 处。 
6.1.2  采用间断采样方式测定日平均浓度时，其次数不应少于 4次，累积采样时间不应少于18h。 
6.1.3 采样时，将已称重的滤膜（5.3）用镊子放入洁净采样夹内的滤网上，滤膜毛面应朝进 气方向。将滤膜牢固压紧至不漏气。如果测定任何一次浓度，每次需更换滤膜；如测日平均浓度，样品可采集在一张滤膜上。采样结束后，用镊子取出。将有尘面两次对折，放入样品盒或纸袋，并做好采样记录。 
6.1.4 采样后滤膜样品称量按第 7 章分析步骤进行。 
6.2  样品保存 
滤膜采集后，如不能立即称重，应在4°C 条件下冷藏保存。 
7  分析步骤将滤膜放在恒温恒湿箱（室）中平衡24h，平衡条件为：温度取 15°C~30°C 中任何一点，相对湿度控制在45%~55%范围内，记录平衡温度与湿度。在上述平衡条件下，用感量为0.1mg或0.01mg 的分析天平称量滤膜，记录滤膜重量。同一滤膜在恒温恒湿箱（室）中相同条件下再平衡1h后称重。对于PM10和PM2.5 颗粒物样品滤膜，两次重量之差分别小于0.4mg 或0.04mg为满足恒重要求。 
8  结果计算与表示8.1  结果计算 
PM2.5和PM10 浓度按下式计算： 
W2 － w1 
ρ= ――――――×1000 
V 
式中： ρ  ——PM10 或PM2.5 浓度，mg/m3                           
w2  ——采样后滤膜的重量，g； 
w1  ——空白滤膜的重量，g； 
V——已换算成标准状态（101.325kPa, 273K）下的采样体积，m3  。 
8.2 结果表示 
计算结果保留 3 位有效数字。小数点后数字可保留到第 3 位。 
9  质量控制与质量保证9.1 采样器每次使用前需进行流量校准。校准方法按附录A 执行。 
9.2 滤膜使用前均需进行检查，不得有针孔或任何缺陷。滤膜称量时要消除静电的影响。 
9.3 取清洁滤膜若干张，在恒温恒湿箱（室），按平衡条件平衡24h，称重。每张滤膜非连续称量 10 次以上，求每张滤膜的平均值为该张滤膜的原始质量。以上述滤膜作为“标准滤膜”。 每次称滤膜的同时，称量两张“标准滤膜”。若标准滤膜称出的重量在原始质量±5mg（大流量），±0.5mg    （中流量和小流量）范围内，则认为该批样品滤膜称量合格，数据可用。否则应检查称量条件是否符合要求并重新称量该批样品滤膜。 
9.4 要经常检查采样头是否漏气。当滤膜安放正确，采样系统无漏气时，采样后滤膜上颗粒物与四周白边之间界限应清晰，如出现界线模糊时，则表明应更换滤膜密封垫。 
9.5 对电机有电刷的采样器，应尽可能在电机由于电刷原因停止工作前更换电刷，以免使采样失败。更换时间视以往情况确定。更换电刷后要重新校准流量。新更换电刷的采样器应在负载条件下运转 1h，待电刷与转子的整流子良好接触后，再进行流量校准。 
9.6 当PM10 或PM2.5 含量很低时，采样时间不能过短。对于感量为 0.1mg和 0.01mg  的分析天平，滤膜上颗粒物负载量应分别大于 1mg和0.1mg，以减少称量误差。 
9.7 采样前后，滤膜称量应使用同一台分析天平。 
附录A（资料性附录）采样器流量校准方法 
新购置或维修后的采样器在启用前应进行流量校准；正常使用的采样器每月需进行一次 
流量校准。采用传统孔口流量计和智能流量校准器的操作步骤分别如下： 
A1 孔口流量计 
（1）从气压计、温度计分别读取环境大气压和环境温度； 
（2 ）将采样器采气流量换算成标准状态下的流量，计算公式如下： 
P1 ×T n 
Qn=Q ×―――――    
Pn ×T1
式中：  Q n ——标准状态下的采样器流量，m /min ；                                  3 
Q  ——采样器采气流量，m3/min ； 
P1  ——流量校准时环境大气压力，kPa； 
Tn  ——标准状态下的绝对温度，273K； 
T1  ——流量校准时环境温度，K； 
Pn  ——标准状态下的大气压力，101.325 kPa。 
（3）将计算的标准状态下流量Qn代入下式，求出修正项 y ： 
y = b× Q n +a 
式中斜率b和截距a 由孔口流量计的标定部门给出。 
（4 ）计算孔口流量计压差值ΔH           （Pa ）： 
y2 × P n ×T 1
Δ H =――――――――            
P1 × T n 
（5）打开采样头的采样盖，按正常采样位置，放一张干净的采样滤膜，将大流量孔口流量计的孔口与采样头密封连接。孔口的取压口接好U型压差计。 
（6）接通电源，开启采样器，待工作正常后，调节采样器流量，使孔口流量计压差值达到计算的ΔH，并填定下面的记录表格。 
表A-1 采样器流量校准记录表  
  
注：大流量采样器流量单位为m3 /min，中、小流量采样器流量单位为L/min。 
A2 智能流量校准器 
A2.1 工作原理：孔口取压嘴处的压力经硅胶管连至校准器取压嘴，传递给微压差传感器。微压差传感器输出压力电信号，经放大处理后由A/D转换器将模拟电压转换为数字信号。经单片机计算处理后，显示流量值。 
A2.2 操作步骤： 
（1）从气压计、温度计分别读取环境大气压和环境温度； 
（2 ）将智能孔口流量校准器接好电源，开机后进入设置菜单，输入环境温度和压力值（温度  值单位是绝对温度，即温度=环境温度+273；大气压值单位为kPa ），确认后退出； 
（3） 选择合适流量范围的工作模式，距仪器开机超过2分钟后方可进行入测量菜单； 
（4 ） 打开采样器的采样盖，按正常采样位置，放一张干净的采样滤膜，将智能流量校准器的孔口与采样头密封连接，待液晶屏右上角出现电池符号后，将仪器的“-”取压嘴和孔口取压嘴相连后，按测量键，液晶屏将显示工况瞬时流量和标况瞬时流量。显示10次后结束测量模式，仪器显示此段时间内的平均值； 
（5）调整采样器流量至设定值。 
采用上述两种方法校准流量时，要确保气路密封连接。流量校准后，如发现滤膜上尘的边缘轮廓不清晰或滤膜安装歪斜等情况，表明可能造成漏气，应重新进行校准。校准合格的采样器，即可用于采样，不得再改动调节器状态。 [1]