标题：三座标
概述
  三坐标、三座标、三坐标测量机[1]三坐标即三坐标测量机，英文Coordinate Measuring Machining，缩写CMM，它是指在三维可测的空间范围内，能够根据测头系统返回的点数据，通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等测量能力的仪器，又称为三坐标测量仪或三坐标量床。
高精度的三坐标测量机，可满足现代制造企业生产的80%工件的检测需要。经过多年验证的设计技术，能够完成各种精密的检测任务，并为不同形状工件提供了完美的检测方案，可广泛使用在车间现场、质量控制、设计、工艺等各个部门。ZT系列是一种经济有效的测量解决方案，能够满足通用的车间检测需要。可以配置多种测头、测座，提高了检测效率和测量精度，增加了操作的可靠性，从而降低了维修保养费用。ZT 测量机可广泛用于工业中的首件检测、最终检验、过程和夹具检验、过程,是一种灵活的测量系统，能够快速有效地完成任何测量和检测任。可配备多种测头，能够满足多种计量需要，成为一种简洁、快速、高效的测量机。配备触发式测头，可以非常有效地完成箱体类工件的单点测量，应用扫描测头或非接触光学测头可以完成对于复杂轮廓曲面的高精度扫描。具备非常高的扫描效率，可以为具有最复杂几何形状的工件提供测量解决方案。运用良好的测头技术，具备极高的测量精度、重复性好。配置当今功能最为完善的软件之一：使得用户在完成箱体类工件测量的同时，还可完成包括多种曲面元素，诸如叶片、齿轮和压缩机螺杆以及轮廓、自由曲面等多种复杂几何形状的测量。
三坐标工作原理

任何形状都是由空间点组成的，所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量，因此精确进行空间点坐标的采集，是评定任何几何形状的基础。 
坐标测量机的基本原理是将被测零件放入它允许的测量空间，精确的测出被测零件表面的点在空间三个坐标位置的数值，将这些点的坐标数值经过计算机数据处理，拟合形成测量元素，如圆、球、圆柱、圆锥、曲面等，经过数学计算的方法得出其形状、位置公差及其他几何量数据。 
在测量技术上，光栅尺及以后的容栅、磁栅、激光干涉仪的出现，革命性的把尺寸信息数字化，不但可以进行数字显示，而且为几何量测量的计算机处理，进而用于控制打下基础。 
三坐标测量仪可定义为“一种具有可作三个方向移动的探测器，可在三个相互垂直的导轨上移动，此探测器以接触或非接触等方式传送讯号，三个轴的位移测量系统 ( 如光学尺 ) 经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(X、Y、Z)及各项功能测量的仪器”。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。
三坐标测量机产品分类
1.固定工作台悬臂式坐标测量机 
2.移动桥式坐标测量机 
3.龙门式坐标测量机 
4.L型桥式坐标测量机 
5.固定桥式坐标测量机 
6.移动工作台悬臂式坐标测量机 
7.柱式坐标测量机 
8.水平悬臂坐标测量机 
9.便携式三坐标测量机
三坐标应用领域
测量高精度的几何零件和曲面； 
测量复杂形状的机械零部件； 
检测自由曲面； 
可选用接触式或非接触式测头进行连续扫描。
三坐标的功能
几何元素的测量，包括点、线、面、圆、球、圆柱、圆锥等等； 
曲线、曲面扫描，支持点位扫描功能，IGES文件的数据输出，CAD 名义数据定义、ASCII 文本数据输入、名义曲线扫描、符合公差定义的轮廓分析。 
形位公差的计算，包括直线度、平面度、圆度、圆柱度、垂直度、倾斜度、平行度、位置度、对称度、同心度等等； 
支持传统的数据输出报告、图形化检测报告、图形数据附注、数据标签输出等多种输出方式。
三坐标的特点
核心零部件及软件全部原装进口 
 单边活动桥式结构，显著提高运动性能，确保测量精度及稳定性 
 三轴导轨均采用高精密天然花岗岩，具有相同的温度特性及刚性 
 三轴导轨均采用自洁式预载荷高精度空气轴承，运动更平稳，导轨永不受磨损 
 RENISHAW自粘开放式金属光栅尺，更接近花岗岩基体的热膨胀系数，提高了设备的稳定性 
 RENISHAW UCC高速高精度自动控制系统，内嵌32位微处理器，真正实现实时控制；上下位采用
光纤通讯，增强了电气抗干扰能力 
SEREIN DMIS 软件特点 
 软件运行在WINDOWS 2000/XP环境下，全中文界面；面向对象的编程方式，支持图形镜像功能。 
 三维CAD数模导入、再现实体或线架模型、DMIS、STEP文件导入导出、测量结果的IGES文件输
出，支持逆向工程。 
 动态CMM模型，支持测量机和测头的模拟和RENISHAW测头图形库。 
 测头管理功能，可动态选择多种测针。 
 几何元素的测量，包括点、线、面、圆、球、圆柱、圆锥等等； 
 曲线、曲面扫描，支持点位扫描功能，IGES文件的数据输出，CAD 名义数据定义、ASCII 文本数据
输入、名义曲线扫描、符合公差定义的轮廓分析。 
 形位公差的计算，包括直线度、平面度、圆度、圆柱度、垂直度、倾斜度、平行度、位置度、对称
度、同心度等等； 
 支持传统的数据输出报告、图形化检测报告、图形数据附注、数据标签输出等多种输出方式； 
 工件坐标系管理，指定基准面（轴）即可生成工件坐标系，并可实现坐标系平移、旋转及迪卡尔坐
标和极坐标的相互转换，支持3-2-1找正。 
 误差补偿功能，进一步提高机器测量精度。 
基础技术参数： 
产品的主要配件：校正球、校正块、光栅尺尺、探针、控制器、测量软件、磁力吸盘等等。 
使用的主流软件：Rational DMIS、PC-DMIS（海克斯康）、NeuroMeasure(济南德仁）、FD-DMIS（佛迪）、MCOSMOS（三丰）、Calypso(蔡司)、Merosoft CM(温泽）、CAM2 Q（法如）、BLUM FormControl（波龙）、AC-DMIS（爱德华）等等（排名无先后） 
全球主要三坐标厂商：香港中天、思瑞、海克斯康、济南德仁、佛迪、三丰、蔡司、诗梦、温泽、法如、波龙、奥智品、3dfamily、Feanor、SNK、埃帝科、马波斯、、法信、雷顿、爱德华、西安力德、雷尼威尔、瑞士tesa等等（顺序随便，无任何排名）
三坐标测量机的测量方法分类
1、接触式探针测量三坐标测量机（最常用使用最普遍）； 
2、影像复合式三坐标测量机； 
3、激光复合式三坐标测量机（主要应用于产品测量与逆向抄数扫描）； 
标注：可根据客户需求进行定制
三坐标测量仪产品概述
台式：MGH系列采用高精度精密型测量机的专用结构，由固定桥和移动工作台组成，其牢固的机械结构确保了系统具备最大的刚性、最佳的稳定性和最小的振动，保证了 整个测量空间极高的测量精度。配以AC—DMIS测量软件包，使其成为同类机型中性价相比当高的产品，其将满足您的需求，为您提供一个完善的测量解决方案。 
便携式： 
1、碳石墨臂身 整体构造使便携性良好，配合 内置集成扩展使用电池 ----提供真正的”随时随地”测
量 
2、在每个关节设有超负荷传感器----确保手臂保持最佳精度及无限位旋转 
3、内置式自平衡(专利)机构----提供舒适的无应力使用 
4、内置双模式自动触发和硬式测头----使用户可以随时校准各种测头 
5、内置温度补偿系统----将环境变化对测量臂本身的影响降至最小 
6 、通用 3.5 英寸快速装配圆盘底座 ---- 提供在金属表面或花岗石平台上的快速安装 
7 、采用 USB 接口 ----电脑与设备采用了USB数据线进行连接，无需驱动，做到即插即用 
8、任何人在任何地方均可以前所未有的精度对部件、固定设备及组件进行检查、逆向工程或执行CAD至部件分析。如果您将该精度与其可修改的3D 测量技术和定制零培训软件工具（带或不带CAD）结合起来，铂金测量臂将是需要GD&T 和SPC输出的成型、铸模、制造、铸造及装配设备的理想解决方案。此外，它还具备真正的便携性能和改进的生物工程技术。事实上，超负荷传感器可防止用户使手臂超载，从而确保测量的精确性，使其成为“唯一有感觉的手臂”。
三坐标夹具
●万能柔性三坐标夹具主体部分---装夹平板，可以充分保护大理石平台精度，避免工件直接接触大理石工作  三坐标夹具，三座标夹具，夹具[2]台，延长其使用寿命； 
●万能柔性三坐标夹具只要通过一些简单的组合，可以实现多种产品和较复杂产品的装夹，可以为用户省去那些专用夹具设计制作资金，更好的节省生产成本，提升企业收益率与市场竞争力； 
●可实现精确的重复定位，主体安装板的每个孔及夹具组成部件都有代号，每种工件的装夹方式都可以用这些代号制作成记事本记录下来，方便以后测量使用，能够为用户最大限度减少装夹时间、提高工作效率，以及提供可靠的装夹方式，最大限度减少测量误差，为准确的测量数据奠定基础； 
规格参数: 
★装夹底板规格：300*300 、400*400、500*500、600*600 
★夹具部件:98件、100件（含装夹底板） 
★材 质: 铝合金与合金钢 
注：夹具是可根据客户需求，根据三坐标行程来定制，并非一 
成不变