标题：测温仪
红外测温仪
产品概述： 
红外测温仪[1]由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量，视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路，并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
1、内置式激光瞄准。 
2、距离目标比6:1(能够在一步外测量2米内区域的温度)。 
3、便携式易使用:将仪器控制在[2]测量区域的两步内,按下按钮就可以完成  红外测温仪
测温。
4、带背光源液晶显示屏,℃/℉选择按键。 
5、自动数据保持,自动关机。 
6、电池低电能显示。 
7、适用于:交流电源和制热系统,对冰箱/洗碗机/制冰机和烤箱等电器进
行温度监控,确保正确的烹饪/烘烤及储藏温度。
维护
1.更换电池 
要安装或更换电池，按图 2 所示打开电池盒并放入电池。 
2.清洁透镜 
使用干净的压缩空气吹走脱落的粒子。用湿棉签小心地擦拭表面。棉签可用清水湿润。 
3.清洁机壳 
用肥皂和清水沾湿海绵或软布。为避免损坏测温仪，切勿将仪器浸入水中。
故障诊断
症状
问题
动作
OL（在显示屏上）
目标温度超出范围
选择指标范围之内的目标
-OL（在显示屏上）
目标温度低于范围
选择指标范围之内的目标
电池低电量
更换电池。
显示屏空白
可能电池耗尽
检查和/或更换电池。
激光不工作
1.电池低电量或电池耗尽 
2.环境温度高于40℃(104℉)
1.更换电池。 
2.适合用于环境温度低的区域
蜂鸣器长响
是否有设置High/Low功能，
并且测量值有超限值
重新设置或取消限值设定。

测温仪分类
随着科学技术的发展和现代工业技术的需要，测温技术也不断地改进和提高。由于测温范围越来越广，根据不同的要求，又制造出不同需要的测温仪器。下面介绍几种。1、气体温度计多用氢气或氦气作测温物质，因为氢气和氦气的液化温度很低，接近于绝对零度，故它的测温范围很广。这种温度计精确度很高，多用于精密测量。  气体温度计2、电阻温度计分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计，都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。金属温度计主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铑铁、磷青铜合金的；半导体温度计主要用碳、锗等。电阻温度计使用方便可靠，已广泛应用。它的测量范围为-260℃至600℃左右。3、温差电偶温度计是一种工业上广泛应用的测温仪器。利用温差电现象制成。两种不同的金属丝焊接在一起形成工作端，另两端与测量仪表连接，形成电路。把工作端放在被测温度处，工作端与自由端温度不同时，就会出现电动势，因而有电流通过回路。通过电学量的测量，利用已知处的温度，就可以测定另一处的温度。这种温度计多用铜--康铜、铁--康铜、镍铭--康铜、金钴--铜、铂--铑等组成。它适用于温差较大的两种物质之间，多用于高温和低浊测量。有的温差电偶能测量高达3000℃的高温，有的能测接近绝对零度的低温。4、高温温度计是指专门用来测量500℃以上的温度的温度计，有光测温度计、比色温度计和辐射温度计。高温温度计的原理和构造都比较复杂，这里不再讨论。其测量范围为500℃至3000℃以上，不适用于测量低温。5、指针式温度计是形如仪表盘的温度计，也称寒暑表，用来测室温，是用金属的热胀冷缩原理制成的。它是以双金属片做为感温元件，用来控制指针。双金属片通常是用铜片和铁片铆在一起，且铜片在左，铁片在右。由于铜的热胀冷缩效果要比铁明显的多，因此当温度升高时，铜片牵拉铁片向右弯曲，指针在双金属片的带动下就向右偏转（指向高温）；反之，温度变低，指针在双金属片的带动下就向左偏转（指向低温）。6、玻璃管温度计玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的测量的。由于测温介质的膨胀系数与沸点及凝固点的不同，所以我们常见的玻璃管温度计主要有：煤油温度计、水银温度计、红钢笔水温度计、酒精温度计等。他的优点是结构简单，使用方便，测量精度相对较高，价格低廉。缺点是测量上下限和精度受玻璃质量与测温介质的性质限制。且不能远传，易碎。7、压力式温度计压力式温度计是利用封闭容器内的液体，气体或饱和蒸气受热后产生体积膨胀或压力变化作为测信号。它的基本结构是由温包、毛细管和指示表三部分组成。它是最早应用于生产过程温度控制的方法之一。压力式测温系统现在仍然是就地指示和控制温度中应用十分广泛的测量方法。压力式温度计的优点是：结构简单，机械强度高，不怕震动。价格低廉，不需要外部能源。缺点是：测温范围有限制，一般在-80~400℃；热损失大响应时间较慢；仪表密封系统（温包，毛细管，弹簧管）损坏难于修理，必须更换；测量精度受环境温度、温包安装位置影响较大，精度相对较低；毛细管传送距离有限制。压力温度计经常的工作范围应在测量范围的1/2--3/4处，并尽可能的使显示表与温包处于水平位置。其安装用的温包安装螺栓会使温度流失而导致温度不准确，安装时应进行保温处理，并尽量使温包工作在没有震动的环境中。8、转动式温度计转动式温度计是由一个卷曲的双金属片制成。双金属片一端固定，另一端连接着指针。两金属片因膨胀程度不同，在不同温度下，造成双金属片卷曲程度不同，指针则随之指在刻度盘上的不同位置，从刻度盘上的读数，便可知其温度。9、半导体温度计半导体的电阻变化和金属不同，温度升高时，其电阻反而减少，并且变化幅度较大。因此少量的温度变化也可使电阻产生明显的变化，所制成的温度计有较高的精密度，常被称为感温器。不锈钢焊条10、热电偶温度计热电偶温度计是由两条不同金属连接着一个灵敏的电压计所组成。金属接点在不同的温度下，会在金属的两端产生不同的电位差。电位差非常微小，故需灵敏的电压计才能测得。由电压计的读数，便可知道温度为何。11、光测高温计物体温度若高到会发出大量的可见光时，便可利用测量其热辐射的多寡以决定其温度，此种温度计即为光测温度计。此温度计主要是由装有红色滤光镜的望远镜及一组带有小灯泡、电流计与可变电阻的电路制成。使用前，先建立灯丝不同亮度所对应温度与电流计上的读数的关系。使用时，将望远镜对正待测物，调整电阻，使灯泡的亮度与待测物相同，这时从电流计便可读出待测物的温度了。12、建筑电子测温计与测温探头配合可测材料和熟料温度，如：气体、液体、流体、拌合物和颗粒状材料；与预埋式测温线配合可测冬期施工混凝土和大体积混凝土内部温度[3]。  建筑电子测温仪13、液晶温度计用不同配方制成的液晶，其相变温度不同，当其相变时，其光学性质也会改变，使液晶看起来变了色。如果将不同相变温度的液晶涂在一张纸上，则由液晶颜色的变化，便可知道温度为何。此温度计之优点是读数容易，而缺点则是精确度不足，常用于观赏用鱼缸中，以指示水温。  液晶温度计
使用水银温度剂时，你应该注意的问题：
1、在用它来测量我们的体温之前，你应该对其进行仔细的校验，看其测量的温度是不是准确的；
2、如果受测者的温度比其所能测的最高温度还有高，那么你就不能使用此种温度剂来为受测者测温；
3、一般而言，所有的温度剂对热都十分的敏感，有其惯性，你只有当它处于稳定状态的时候，才能准确的说出其温度，在读取温度的时候，视线要与液面的刻度平行；
4、如果你不小心被其损坏（断裂）了，你可以通过以下两种方法来将水银对人体的伤害降到最低。
方法之一：冷修法 将损坏的温度剂插入那些温度特别低的物体中，比如说酒精，其最高温度不能超过-38℃，这样温度剂里面的水银就会因为低温而重新退回到测温泡里面，不会对人体造成损害；
方法之二：热修法 将损坏的温度剂放入温度比其最高温度还要高的恒温槽里面，此时已经断裂的水银就会在里面连成一条直线，接着你可以慢慢的将温度计拿出来，在空气里面，它会慢慢的冷却，然后水银会降到室温的刻度。[4]