标题：北京海瑞克科技发展有限公司
公司简介
北京海瑞克科技发展有限公司创建于2007年，是由多名海外留学人员共同组建的高科技企业。 自公司成立以来，公司一直致力于新能源产品的开发和应用，目前已经在太阳能实验室建设、光热应用、光伏发电系统、风光互补发电系统和太阳能电池测试产品方面取得了重大进展。2009年，公司获得北京市科委颁发的高新技术企业称号；2010年，公司通过ISO9001:2008质量管理体系认证，为公司的发展提供了一个全新的平台。特别是在光伏发电产品方面，公司一直提倡制造更加高性能及价格低廉的家用光伏发电系统，让更清洁的能源能够走下神坛，走进寻常百姓家，让更多的百姓用上更清洁、能耗更低、性价比更高的光伏发电产品。
企业核心价值：绿色、智慧、超越、奉献
企业理念：产业专注、速度领先、成本领袖、宏大愿景
企业使命：让更多百姓用上更清洁的能源
企业愿景：为太阳能插上腾飞的翅膀
公司主营业务
北京海瑞克科技发展有限公司依据在太阳能发电行业内的发展状况，完善行业内的检测与测试技术，为光伏发电行业内硅料、硅片、太阳能电池组件、太阳能电站的运营提供理论、研究和应用技术。公司依据目前光伏发电行业的发展情况而提出光伏发电实验室组建方案，其中包括的仪器设备主要有硅片及硅料测试设备、太阳能电池测试设备、太阳能要素设备等共同组成。
硅片及硅料测试设备
傅立叶变换红外光谱仪设备名称：
傅立叶变换红外
光谱仪
设备编号：
HIK-SCT-1

（1）系统简介
&Oslash; 全新摆式干涉仪，易于实现快速扫描。干涉仪稳定性高、体积小，结构紧凑、便于维护。
&Oslash; 干涉仪采用密封防潮防尘型结构，有效降低了对使用环境的要求。
&Oslash; 高强度红外光源采用球形反射装置，可获得均匀、稳定的红外辐射。
&Oslash; 程控增益放大电路、高精度A/D转换电路的设计及嵌入式微机的应用，提高了仪器的精度及可靠性。
&Oslash; 光谱仪与计算机之间通过USB方式进行控制和数据通讯，完全实现即插即用。
&Oslash; 通用微机系统，全中文应用软件，内容丰富。具备完整的谱图采集、光谱转换、光谱处理、光谱分析及谱图输出功能，使操作更简单、方便、灵活。
（2）技术参数
&Oslash;  波数范围: 4400cm-1～600cm-1
&Oslash; 分辨率: 2cm-1，4cm-1可选
&Oslash; 波数准确度：优于所设分辨率的1/2
&Oslash; 透过率重复性:：0.5%T
&Oslash;  100%T线信噪比:2100 cm-1附近，S/N优于10000:1(RMS值)
&Oslash; 分束器：ZnSe
&Oslash;  探测器: DTGS，MCT可选
&Oslash; 光源：高性能的空冷高效球反射红外光源  
四探针测试仪设备名称：
四探针测试仪
设备编号：
HIK-SCT-3

（1）系统简介
四探针测试仪是运用四探针测量原理的多用途综合测量设备。该仪器按照单晶硅物理测试方法国家标准并参考美国 A.S.T.M 标准而设计的，专用于测试半导体材料电阻率及方块电阻(薄层电阻)的专用仪器。 
仪器由主机、测试台、四探针探头、计算机等部分组成，测量数据既可由主机直接显示，亦可由计算机控制测试采集测试数据到计算机中加以分析，然后以表格，图形方式统计分析显示测试结果。 
仪器采用了最新电子技术进行设计、装配。具有功能选择直观、测量取数快、精度高、测量范围宽、稳定性好、结构紧凑、易操作等特点。
（2）应用范围
本仪器适用于半导体材料厂、半导体器件厂、科研单位、高等院校对半导体材料的电阻性能测试。105
（3）技术参数
测量范围 
电阻率：10-4～105Ω.cm；
方块电阻：10-3～106Ω/□（可扩展）；

电导率：10-5～104s/cm；

电阻：10-4～105Ω； 

可测晶片直径
140mmX150mm（配 S-2A型测试台）；
200mmX200mm（配 S-2B型测试台）；

400mmX500mm（配 S-2C型测试台）；

恒流源
电流量程分为 1uA、10uA、100uA、1mA、10mA、100mA六档，各档电流连续可调 
数字电压表 
量程及表示形式 000.00～199.99 mV；
分辨力：10uV；

输入阻抗>1000MΩ；

精度：±0.1%  ；

显示：四位半红色发光管数字显示；极性、超量程自动显示；

四探针探头基本指标
间距：1±0.01mm；
针间绝缘电阻：≥1000MΩ；

机械游移率：≤0.3%；

探针：碳化钨或高速钢 Ф0.5mm；

探针压力：5～16 牛顿（总力）；

模拟电阻测量相对误差
0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1000Ω、10000Ω≤0.3%±1字
整机测量最大相对误差
（用硅标样片：0.01-180Ω.cm 测试）  ≤±5% 
整机测量标准不确定度
≤5% 
计算机通讯接口
并口
标准使用环境
温度：23±2℃；
相对湿度：≤65%； 

无高频干扰； 

无强光直射； 


少子寿命测试仪设备名称：
少子寿命测试仪
设备编号：
HIK-SCT-5

（1）系统简介
少子测试量程从1μs到6000μs，硅料电阻率下限达0.1Ω.cm(可扩展至0.01Ω.cm)。测试过程全程动态曲线监控，少子寿命测量可灵敏地反映单晶体重金属污染及陷阱效应表面复合效应等缺陷情况，是原生多晶硅料及半导体及太阳能拉晶企业不可多得少子寿命测量仪器。
（2）应用范围
少子寿命测试仪，是一款功能强大的少子寿命测试仪，不仅适用于硅片少子寿命的测量，更适用于硅棒、硅芯、检磷棒、检硼棒、籽晶等多种不规则形状硅少子寿命的测量。
（3）产品特点
&Oslash; 测试范围广：包括硅块、硅棒、硅芯、检磷棒、检硼棒、籽晶、硅片等的少子寿命及锗单晶的少子寿命测量。
&Oslash; 主要应用于硅棒、硅芯、检磷棒、检硼棒、籽晶、硅块、硅片的进厂、出厂检查，生产工艺过程中重金属沾污和缺陷的监控等。
&Oslash; 适用于低阻硅料少子寿命的测量，电阻率测量范围可达ρ>0.1Ω?cm（可扩展至0.01Ω?cm），完全解决了微波光电导无法检测低阻单晶硅的问题。
&Oslash; 全程监控动态测试过程，避免了微波光电导（u-PCD）无法观测晶体硅陷阱效应，表面复合效应缺陷的问题。
&Oslash; 贯穿深度大，达500微米，相比微波光电导的30微米的贯穿深度，真正体现了少子的体寿命的测量，避免了表面复合效应的干扰。 
&Oslash; 专业定制样品架最大程度地满足了原生多晶硅料生产企业测试多种形状的硅材料少子寿命的要求，包括硅芯、检磷棒、检硼棒等。
&Oslash; 性价比高，价格远低于国外国外少子寿命测试仪产品，极大程度地降低了企业的测试成本。
（4）技术参数
&Oslash; 测试材料：硅半导体材料 - 硅棒、硅芯、检磷棒、检硼棒、籽晶、硅块、硅片等，锗半导体材料。
&Oslash; 少子寿命测试范围 :1μs-6000μs
&Oslash; 可测低阻硅料下限： 0.1Ω.cm, 可扩展到 0.01Ω.cm
&Oslash; 激光波长： 1.07μm
&Oslash; 激光在单晶硅中的贯穿深度： 500μm
&Oslash; 工作频率： 30MHz
&Oslash;  低输出阻抗，输出功率> 1W
&Oslash; 电源：～220V 50Hz 功耗<50W探针轮廓仪设备名称：
探针轮廓仪
设备编号：
HIK-SCT-6

（1）系统简介
Dektak 150集四十余年的技术积累和创新于一身，为满足用户不同应用方向的需要提供了多种可选配置。坚固的铝质材料铸成的机身框架以及支撑部件显著提高了仪器的重复精度，并降低了地板噪音对测量的干扰。基于Windows XP的Dektak随机配备软件系统界面友好，为用户提供了完善的分析功能。“一键式”操作方式使得测量工作简单易行。通过选配三维成像附件套装还可以极大地扩充仪器的功能。
（2）应用范围
探针式表面轮廓仪(台阶仪)，主要应用于薄膜厚度测量、样品表面形貌测量、薄膜应力测量、样品表面粗糙度/波纹度测量、以及样品表面三维形貌测量等众多领域。
（3）主要特点
&Oslash; 台阶高度测量的高重复性
&Oslash; 基于精密加工光学参考平面的样品台，确保在长距离扫描中基线的稳定性
&Oslash; 出色的易用性、易维护性
&Oslash; 最好的样品适用性
&Oslash; 高分辨率的粗糙度测量
&Oslash; 功能强大的软件分析系统
&Oslash; 三维表面形貌测量的功能可升级性
&Oslash; 广泛的应用领域
（4）技术参数
&Oslash; 测量重复性 6
&Oslash; 扫描长度 50μm-55mm
&Oslash; 单次扫描最大数据点 60,000个
&Oslash;  允许样品最大高度 100mm (根据配置不同会有所变化)
&Oslash; 垂直范围量程 524μm (1mm选配)
&Oslash; 最高垂直分辨率 1 ? (6.55μm量程范围下)
&Oslash; 样品台 150mm，X-Y-θ手动调节
&Oslash; 探针压力范围 1-15mg (0.03mg选配)
&Oslash; 摄像头显微镜视野范围2.6mm (0.67-4.29mm选配)原生多晶电阻率测试仪设备名称：
原生多晶电阻率测试仪
设备编号：
HIK-SCT-10
（1）系统简介
原生多晶电阻率测试仪，是一款高端电阻率测试仪器，具有电阻率大量程及超大量程测量的特点，实现了电阻率从0.0001欧姆.厘米到几万欧姆.厘米（可扩展）的测试范围，具有测量精度高、稳定性好、测量范围广、结构紧凑、使用方便等特点。是西门子法、硅烷法等工艺生产原生多晶硅料的企业、物理提纯生产多晶硅料生产企业、半导体材料厂、器件厂、科研部门、高等院校以及需要超大量程测试电阻率测试的企业的最佳帮手。
（2）产品特点
&Oslash; 适用于西门子法、硅烷法等工艺生产原生多晶硅料的企业
&Oslash; 适用于物理提纯生产多晶硅料生产企业
&Oslash; 适用于光伏拉晶铸锭及 IC 半导体器件企业
&Oslash; 适用于科研部门、高等院校及需要超大量程测量电阻率的企业
&Oslash; 测量精度高，除了具有厚度修正功能外、还有温度修正、圆片直径修正等功能
&Oslash; 独特的设计能有效消除测量引线和接触电阻产生的误差，实现了测量的高精度和极宽的量程范围
&Oslash; 双数字表结构使测量更精确，操作更简便
&Oslash; 具有强大的测试数据查询及打印功能
&Oslash; 测量系统可实现自动换向测量、求平均值、最大值、最小值、平均百分变化率等
&Oslash; 四探针头采用进口红宝石轴套导向结构，使探针的游移率减小，测量重复性大大提高
&Oslash; 采用进口元器件，留有更大的安全系数，大大提高了测试仪的可靠性和使用寿命
&Oslash; 测量电流采用高度稳定的特制恒流源（万分之五精度），不受气候条件的影响
&Oslash; 具有正测反测的功能，保证测试结果的准确性
&Oslash; 具有抗强磁场和抗高频设备的性能
（3）技术参数
&Oslash;  可测电阻率范围： 10-5 — 1.9 × 1 05 Ω· cm （可扩展）
&Oslash; 测量精度<3%
&Oslash; AC 220V ± 10% 50/60 Hz 功率： 12W无接触电阻率型号测试仪设备名称：
无接触电阻率型号测试仪
设备编号：
HIK-SCT-15
（1）系统简介
无接触式电阻率型号测试仪是基于涡流（Eddy Current）测试技术，能够对硅料、硅棒、硅锭及硅片进行无接触、无损伤的体电阻率测试。
（2）产品特点
&Oslash; 测试范围广&Oslash; 产品体积小，便于移动和携带
&Oslash; 采用涡流法测试硅锭、棒、回炉料体电阻率
&Oslash; 无接触、无损伤快速测试
&Oslash; 测试前无需表面处理
&Oslash; 特别对于多晶，能够有效避免晶界对测试的影响
&Oslash; 可选加无接触PN型号测试功能
&Oslash; 可进行温度和厚度的修正
（3）技术参数
&Oslash; 最小测试厚度：200μm
&Oslash; 测量时间：2秒/次
&Oslash; 最小测试面积：30x30 mm2
&Oslash; 推荐使用温度：20℃
&Oslash; 湿度：≤80%
&Oslash; 气压：86-106kPa
&Oslash; 使用电压：230±10V
&Oslash; 频率，50±3Hz
&Oslash; 功率消耗：≤5W
&Oslash; 尺寸（LxWxH）：280x200x60mm硅片缺陷测试仪设备名称：
硅片缺陷测试仪
设备编号：
HIK-SCT-18
（1）系统简介
硅片缺陷观测仪，于对硅片的缺陷进行观察，效果非常明显，包括肉眼无法观测的位错、层错、划痕、崩边等。实时对图像进行分析、测量和统计，提高传统光学仪器的使用内涵。配合投影仪和计算机等显示、存储设备，能更好的观测和保存研究结果。
（2）产品特点
&Oslash; 适用于对硅片的缺陷观察效果，非常明显，包括肉眼无法观测的位错、层错、划痕、崩边等；
&Oslash; 使硅片缺陷观察工作简单化，准确化，同时极大程度降低此项工作强度；
&Oslash; 实时对图像进行分析、测量和统计，提高传统光学仪器的使用内涵。配合投影仪和计算机等显示、存储设备，能更好的观测和保存研究结果；
&Oslash; 使用 1/2"CMOS 感光芯片，具有体积小，技术先进，像素较高， 成像清晰 、线条细腻、色彩丰富；
&Oslash; 传输接口为 USB2.0 高速接口， 软件模块化设计 ；
&Oslash; 有效分辨率为 200 万像素；
&Oslash; 所配软件能兼容 windows 2000 和 windows XP 操作系统。多晶硅红外探伤测试仪设备名称：
多晶硅红外探伤测试仪
设备编号：
HIK-SCT-19
（1）系统简介
红外探伤测试仪-是专门用于多晶硅片生产中的硅块硅棒硅片的裂缝、杂质、黑点、阴影、微晶等缺陷探伤的仪器。
（3）产品特点
&Oslash; 为太阳能多晶硅片过程中的质量控制提供了强大的监测工具
&Oslash; 检测速度快，平均每个硅块检测时间为不超过1分钟
&Oslash; NIRVision软件能够分析4面探伤结果，并且直接将结果转换成三维模型图像
&Oslash;  成像过程将自动标出夹杂的位置所在
&Oslash; 独特的加强型内插法为高分辨率的杂质探伤功能提供了强大的技术保障
&Oslash; 采用欧洲数控工程铝合金材料
&Oslash; 表面都采用了高强度漆面和电氧化工艺保护
&Oslash; 系统外框采用高质量工业设计
&Oslash; 所有的部件的设计都达到了长期高强度使用及最小维护量的要求
&Oslash; 能够通过自动或手动旋转对硅块的前后左右四面和上下两面进行全面探伤。
&Oslash; 红外光源通过交直流光源进行控制，光强可以通过软件直接控制，同时它具有过热保护功能
&Oslash; 同时软件包含了杂质图像的管理分析功能
&Oslash; 稳定性和耐用性俱佳。
&Oslash; 探伤测试面最好进行抛光处理，因此我们推荐在线切割之前进行红外探伤
&Oslash; 红外成像光源受电阻率影响，硅块电阻率越低，则对红外光的吸收越多
&Oslash;  一般电阻率不能低于0.5Ohm*Cm,我们推荐的电阻率在0.8Ohm*Cm以上
（4）技术参数
■ 主要探测指标：夹杂（通常为SiC），隐裂，微粒等
■ 硅块电阻率：≥0.8Ohm*Cm（推荐）
■ 检测时间：平均每个硅块1分钟
■ 最大探测深度：200mm
■ 外框和箱体
> 尺寸：143x53x55
> 外框采用数控工程铝合金
> 外框是覆盖静电强力漆铝面板
> 主机重量：98 kg
> 附件重量：25 kg
■ 旋转台
> 采用单轴伺服电机
> 最大承载量:40kg
> 具有过流保护以防止损伤和电机烧毁
> 无步进损失，高分辨率解码机器
■ 红外光源
> 高强度NIR卤灯，273mm加热波长
> 功率：230V, 1000W
> 温度：25-60摄氏度
> 光强可通过软件控制
> 软件具有过热保护
■ 观测仪
> 采用红外CCD控温
> 12位ADC
> 频率：60Hz和100Hz两个选择
> 像素间距: 30μm
> 分辨率：: 320x256 像素
> 可手动调节红外镜头
太阳能电池测试设备
太阳能电池量子效率测试系统设备名称：
太阳能电池量子效率测试系统
设备编号：
HIK-CBT-1
（1）系统简介
太阳能电池（光伏材料）光谱响应测试、量子效率QE（Quantum Efficiency）测试、光电转换效率IPCE (Monochromatic Incident Photon-to-Electron Conversion Efficiency) 测试等。广义来说，就是测量光伏材料在不同波长光照条件下的光生电流、光导等。
（2）系统组成
&Oslash; 系统包括两个150W氙灯，分别做为探测光源和偏置光源(选配件)。
&Oslash; 采用300mm焦距的三光栅光谱仪做为分光系统,保证良好的波长准确度和重复性，消除多级光谱的影响。
&Oslash; 独特的测试光路，可同时实现响应度与镜面反射率的测试．对于漫反射样品的反射率测试，则采用积分球方式来实现，确保了测试的准确性．探测光光斑大小从3mm至10mm可调，以适合不同尺寸的样品测试。
&Oslash; 样品台采用高精度二维平移机构，配有恒温(或变温）及真空吸附装置，变温范围可达到5～40度。
&Oslash; 系统可工作于斩波模式与连续模式，斩波模式采用锁相放大器来实现数据采集，连续模式采用高精度直流放大器来实现数据采集。
&Oslash; 采用二维高精度电控位移台可对电池样品进行Mapping扫描
&Oslash; 专业软件，可实现一键自动完成响应度、反射率、QE及IPCE的测试。并可针对不同应用，自行设计测试流程。
（4）技术参数
项  目
指标和说明
150W氙灯
光学稳定度≦0.8%，可工作在斩波模式（适合常规单晶/多晶/非晶硅、CdTe CIGS GaAs等太阳能电池）与连续模式（适合慢响应染料敏化电池，有机太阳能电池）
测试光斑尺寸
3mm~10mm
三光栅DSP扫描单色仪
波长范围
300nm～2000nm
波长准确度
a)±0.3nm（1200g/mm,300nm） b)±0.6nm(600g/mm,500nm)
c)±0.8nm(300g/mm,1250nm)
扫描间隔
最小可至0.1nm
输出波长带宽
<5 nm
多级光谱滤除装置
根据波长自动切换，消除多级光谱的影响
光调制频率
4 - 400 Hz
标准样品台尺寸
164mmx164mm
标准硅探测器
含校正报告
偏置光源
光强可调，最高可大于1个太阳常数（需选配)
样品最大尺寸
156mm×156mm
数据采集装置灵敏度
a)斩波模式：2nV；b)连续模式：100nA
测量重复精度
对太阳光谱曲线积分重复性在±1%以内
测试周期
单次扫描<1min，完整测试<5min (步长5nm)
反射率测量
镜面反射300-1100nm(需选配）；漫反射300-1600nm(需选配）
温度控制
恒温控制：25±1℃(需选配）；变温控制：5~40℃(需选配）
3D Mapping
156mm×156mm，100um分辨率
仪器尺寸
主机：842mm×770mm×575mm；控制柜：800mm×600mm×1300mm
太阳能电池I-V特性测量系统设备名称：
太阳能电池I-V特性测量系统
设备编号：
HIK-CBT-2
（1）系统简介
在太阳能光伏器件的所有性能表征手段中，IV特性测试无疑是最直观、最有效、最被广泛应用的一种方法。通过测量IV特性曲线，并进一步进行数据分析处理，可以直接了解到光伏器件的各项物理性能，包括光电转换的效率、填充因子等。这些数据可以为光伏器件的研究、质检以及应用提供可靠的依据。卓立汉光提供高性价比的IV特性测试系统，并提供最完善、最专业的技术支持。
（2）应用范围
太阳能电池IV特性测量及分析
&Oslash; 测量光照条件和暗条件下的IV曲线；
&Oslash; 测量开路电压Voc、短路电流Isc、短路电流密度Jsc、最大功率电压   Vmpp、最大功率电流Impp、填充因子FF、光电转换效率Eta
&Oslash; 暗电流扣除功能
&Oslash; 标准测量条件校正功能（IEC标准）
&Oslash; 标准太阳电池校正功能
（3）主要特点
&Oslash; 完整IV特性测量和分析解决方案
&Oslash; 测试方法符合IEC国际标准
&Oslash; 探针阴影最小化，减小测量误差
&Oslash; 温度控制功能，IEC标准测试条件
&Oslash; 真空吸附功能，样品固定更方便
&Oslash; 图形化界面软件，操作方便
&Oslash; 支持Excel、ASCII、XML格式数据导出
&Oslash; 报表打印功能，自动生成完整的测试报告太阳能电池光谱测试系统设备名称：
太阳能电池光谱测试系统
设备编号：
HIK-CBT-3
（1）系统简介
太阳能电池的光谱响应和量子效率的测试对提高太阳能电池的生产工艺水平（例如制绒、扩散、背场等工艺）和研究它的性能有重要的参考价值。7-SCSpec系统可以测试太阳能电池的光谱响应（Spectral Response）、量子效率(Quantum Efficiency) 或IPCE（Monochromatic Incident Photon-to-Electron Conversion Efficiency)，光谱反射率(Spectral Reflectivity)和电流密度(Current Density)。
（2）应用范围
系统型号
测量项目
7-SCSpec I
硅电池的绝对光谱响应，外量子效率，光谱透过率，短路电流密度
7-SCSpec II
硅电池的绝对光谱响应，外量子效率，光谱透过率，短路电流密度，
光谱反射率，内量子效率
7-SCSpec III
薄膜电池的绝对光谱响应，外量子效率，光谱透过率，短路电流密度
7-SCSpec IV
染料敏化电池的绝对光谱响应，外量子效率，短路电流密度
7-SCSpec V
硅电池的绝对光谱响应，外量子效率，光谱透过率，短路电流密度，
光谱反射率，内量子效率
薄膜电池的绝对光谱响应，外量子效率，光谱透过率，短路电流密度
染料敏化电池的绝对光谱响应，外量子效率，短路电流密度
（3）系统特点
&Oslash; 大功率连续光源，输出光谱平缓无尖峰，保证测量重复性
&Oslash; 独特的分光系统，保证良好的波长准确度和重复性，消除多级谱的影响，杂散光小。
&Oslash; 超强弱信号处理能力，有效提高信噪比，保证测量精度
&Oslash; 独特的样品室及样品架设计，夹持方便，电极接触好，对弱信号测试干扰小
&Oslash; 完整的全自动化专用系统软件：
· 集成了分光系统、多级谱滤除装置、弱信号处理系统等的参数设置和选择
· 自动扫描、信号放大、A/D、数据采集和数据处理，图表文件自动生成与显示
· 多种格式的数据和图片备份和打印输出功能
· 多组数据对比功能
· 粗大误差的自动去除，系统误差、线性误差、周期误差、T误差的自动校验。薄膜太阳能电池材料光谱响应测量系统设备名称：
薄膜太阳能电池材料光谱响应测量系统
设备编号：
HIK-CBT-5
技术参数
&Oslash; 光谱测量范围：200-1100nm
&Oslash; 测量重复性：≤3%（主要波长位置）
&Oslash; 光源：高稳定、高输出能量氙灯光源
&Oslash; 标准探测器经国家一级计量单位定标
&Oslash; 标准探测器、待测探测器自动切换
&Oslash; 光谱响应度曲线自动生成
&Oslash; 样品室内包含标准样品架、固体样品架和液体电解池样品架
&Oslash; 被测太阳光伏器件可为无机晶体、有机样品，可固体，也可固体，可加偏执电压等便携式太阳能电池测试仪设备名称：
便携式太阳能电池测试仪
设备编号：
HIK-FD-1
（1）系统简介
为了满足在野外对太阳能电池组件/阵列进行测试的要求，我们设计制造了利用自然光源进行测试的便携式太阳能电池测试仪，其具有比室内模拟测试准确，稳定，可靠的真实效果，实现对所有太阳能产品I—V特性现场的测试，可为太阳能电站设计，维修，验收提供数据保障，因此是质检部门、生产厂家、科研单位必备检测工具。
（3）产品功能
测算光伏方阵和组件在标准测试条件下(STC)下的开路电压、短路电流、最大功率、最大功率点电压、最大功率点电流、填充因子和转换效率采用ARM技术进行设计，独创低功耗电子负载，只需蓄电池供电，可脱离220V电网和笔记本电脑使用，适合野外测试。测试数据：Isc、Voc 、Ipm、Vpm、Pm、FF、Eff显示曲线：I-V曲线、P曲线具有温度修正、补偿功能，范围：-20--+80，精度0.1具有光强修正、补偿功能，光强≥80mw/cm&sup2;具有数据、曲线存储、打印及测试数据分析功能Windows操作系统。
（4）技术参数
&Oslash; 太阳能辐照度:通道数:1路；范 围:0～2000W；精 度:小于5% ；显示分辨率:1W；
&Oslash; 风速：通道数:1路；范 围:0～60米/秒；精 度:±0.3米/秒；显示分辨率:0.1米/秒；
&Oslash; 温度:(太阳能电池温度1路，环境温度1路)通道数:2路范 围:-50～80℃；精 度:±0.2℃；显示分辨率:0.1℃；结构：全密封结构，防潮，防水，粘贴电池表面；
&Oslash; 电压/电流接口（连接被测组件）：组件/阵列功率：10W—300W测量功率的不重复度 ±0.5% （光强不变和温度不变的情况下）电压：(25-350)V；电流：(2-30)A精 度：小于0.5%；显示分辨率：0.001V；
&Oslash; 数据存储容量：6000条，存储内容为设定时间内的数据平均值。
&Oslash; 供电系统：交流220V 或 直流12V；
&Oslash; 通讯接口：标准RS232/USB接口，与管理微机有线连接，实时传送采集数据；
&Oslash; 管理微机及软件:HIK-FD-1型太阳能发电测试系统管理软件可在WINDOWS200以上环境即可运行，实时显示各路数据，每隔1秒更新一次，数据自动存储（存储时间可以设定），与打印机相连自动打印存储数据，数据存储格式,EXCEL标准格式，形成I—V曲线图，可供其它软件调用分析。
&Oslash; HIK-FD-1型太阳能发电测试系统数据采集器一台。该采集器采用高性能微处理器为主控CPU，大容量数据存储器。测试时由机内的电子负载实现了被测组件从开路到短路的变化过程，其电子负载电路采用电压控制、电容保持的暂稳态工作方式。电子负载的输出跟随一个控制电压，由预先存储在 EPROM中的设定的数据通过 D/A转换电路输出控制电压。电压步长的确定是通过测试出组件的开路电压完成的。采用确定电压步长的方法可以实现对不同型号组件的自动识别，使测试点在 I-V特性曲线上形成一个合理的分布。测试仪可以实时给出被测组件的开路电压、短路电流、最佳工作点、填充因子以及光强的测试数据。测试仪自动存储测试结果，工业控制标准设计，便携式防震结构，大屏幕汉字液晶显示屏(一屏显示多路监测要素,替代微机)，轻触薄膜按键。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能，当交流电停电后，由充电电池供电，可维持8小时以上,既可与微机同时监测,又可以断开微机独立监测。
&Oslash; 显示方式:大屏幕液晶汉字及图形显示,一屏显示多路数据, 液晶尺寸:115*65(mm)；
&Oslash; 记录仪具有先进的轻触薄膜按键,操作简单,实现对各路数据的实时观测；
&Oslash; 仪器尺寸：340*150*300（mm）； 重量：6.5Kg,金属外壳；
（5）系统组成
序号
名   称
数量
单位
1
太阳能总辐射表
1
台
2
数字风速传感器
1
台
3
温度传感器（太阳能电池，充电电池）
1
只
4
环境温度传感器（含辐射通风罩）
1
台
5
便携式太阳能电池测试仪
1
台
6
太阳能电池I-V测试软件
1
套
7
支架（2米不锈钢）+便携箱（1台）
1
台
8
数据通讯线、传感器线缆（10米/根）
1
套
多功能太阳能电池综合特性测试仪设备名称：
多功能太阳能电池综合特性测试仪
设备编号：
HIK-SCT-1
太阳能电池特性的测试是物理专业、材料科学专业、微电子学专业、光电子学专业等的一个基础实验项目。通过这个实验项目，学生不仅能够得到很好的实验技能的训练，也可以对固体物理、半导体物理等相关学科的理论知识更加深入理解。
可开设的实验
1、开路电压Uoc、闭路电流Isc测试；
2、暗条件I－V特性测试、光照条件I－V特性测试；
3、太阳能电池光谱响应特性测试；
4、计算填充因子FF； 
5、太阳能电池温度特性测试。
主要技术特点
1、采用高压氙灯作为光源，与太阳光的光谱特性接近，而普通的白炽灯光源与太阳光谱偏离大；
2、采用优质氙灯专用电源，纹波小，保证光源特性稳定度高，而普通的白炽灯光源，受市电供电电压因素影响，能量输出涨落大；
3、采用真正的商用太阳能电池，受光面积大，输出功率大，信噪比大，测试误差小；
4、配置温度拓展模块，可研究温度对太阳能电池的特性影响，并有效控制温度漂移；
5、配置数据采集仪，可与计算机连接，进行数据测量和分析。
主要技术指标
1、采用150W高压氙灯作为光源，配置透镜光束准直设计，以达到平行光匀强入射条件；
2、配置一组5种滤色片，研究太阳能电池光谱响应特性；
3、采用优质商用太阳能电池板，开路电压不低于4V，闭路电流不小于15mA，有效面积可达500mm2；
4、可调电阻负载范围0～1111K，电阻分辨率1Ω；
5、可调直流电源，输出电压范围0～30V，最小分辨率0.1V；
6、两个4位半数字万用表（实验必须，但可选配）；
7、可选拓展模块有：太阳能电池控温装置、数据采集仪、光功率计等。
太阳能电池实训设备
光伏发电综合实训系统设备名称：
光伏电池组件生产实训系统
设备编号：
HIK-SET-1
&Oslash; 技术指标：
1、输入电源：220V±10% 50HZ
2、设备尺寸：1550mm×800mm×1750mm
3、占地面积：2平米（单台）
4、设备整体重量：120Kg
5、工作环境：温度-10℃～40℃
6、 相对湿度﹤85﹪（25℃）
7、设备包装：木箱整体包装
&Oslash; 系统组成
太阳能电池板、离网逆变器、并网逆变器、太阳能控制器、蓄电池、直流负载、交流负载、数字式交直流电压电流表、按键，开关模块、人造光源等
&Oslash; 产品特点及功能
1、系统功能配置完善，模块化设计，做工精细。 
2、实验台实用价值强，所采用的太阳能电池板、智能控制器、蓄电池均与现场应用中一样，可使学生深刻理解太阳能光伏发电的现场应用。 
3、实验台配备了发光效果（光谱）最接近太阳光的氙灯来模拟太阳光源，使得实训项目随时都可以进行，从而不需要受天气变化的限制。
4、具备光伏型和家用型两种控制方式。
5、带有蓄电池电源存储系统，可进行市电充电，形成混合供电系统。留有光伏组件升级端口，可外置较大功率的光伏组件。光伏组件可选择室内放置和室外两种模式。
6、太阳能电池组具体参数如下：
峰值功率：15W；最大功率电压：18V；最大功率电流：0.84A；开路电压：21.24V；短路电流：0.91A；安装尺寸：420*350*25mm
7、太阳能控制器具体功能如下：
使用单片机和专用软件，实现智能控制，自动识别24V系统。采用串联式PWM
充电控制方式，使充电回路的电压损失较原二极管充电方式降低一半，充电效率较非PWM高3－6%;过放恢复的提升充电，正常的直充，浮充自动控制方式有利于提高蓄电池寿命。  多种保护功能，包括蓄电池反接、蓄电池过、欠压保护、太阳能电池组件短路保护，具有自动恢的输出过流保护功能，输出短路保护功能。
8、蓄电池：为铅酸电池，具有如下特点：
自放电率低； 使用寿命长；深放电能力强；充电效率高；工作温度范围宽 。
9、离网逆变器：正弦波逆变器，具体功能参数如下：
纯正弦波输出(失真率<4%)
输入输出完全隔离设计
能快速并行启动电容、电感负载
三色指示灯显示，输入电压,输出电压，负载水准和故障情形
负载控制风扇冷却
过压/欠压/短路/过载/超温保护
10、负载：
负载包括：LED灯，节能灯等，可提供多种应用负载实验：感性、阻性、功能性应用实验（手机等智能设备）。
11、并网逆变器：
模拟并网系统的实验项目，实现DC－AC变换，输出电压：220VAC；输入电压：DC12V，数据读取功能。
12、联网功能（微机另配）：
配备通讯适配器，与计算机进行连接，显示光伏发电系统的充电电流，负载电流，蓄电池电压等技术参数，完成实验时数据的读取，可监测太阳能发电系统的运转情况等。
&Oslash; 实验项目
实验一：太阳能电池发电原理实验
实验二：太阳能光伏板能量转换实验
实验三：环境对光伏转换影响实验
实验四：太阳能电池光伏系统直接负载特性实验
实验五：太阳能控制器工作原理实验
实验六：接反保护实验
实验七：太阳能控制器对蓄电池的过充保护实验
实验八：太阳能控制器对蓄电池的过放保护实验
实验九：夜间防反充实验
实验十：离网逆变器工作原理实验
实验十一：并网型逆变器工作原理实验
实验十二：光伏并网实验风光互补发电实训系统设备名称：
风光互补发电实训系统
设备编号：
HIK-SET-2
&Oslash; 产品简介
风光互补发电实验台，可完成风力机、太阳能互补独立运行系统实验，和风能、太阳能并网运行实验系统的大部分控制过程实验及运行过程演示。
&Oslash; 实验内容
1、限速机械保护系统原理实验
2、限速电控保护系统原理实验
3、风、光互补最大功率点跟踪控制实验
4、过功率保护实验
5、蓄电池充放电特性及过压、欠压保护实验 
6、风力发电、太阳能发电相关控制、测量、技术实验验
7、风力发电基础理论与应用技术仿真实验
8、分布式风力发电、太阳能发电互补供电系统控制技术实验仿真
9、固态并联逆变器系统稳定性仿真
10、太阳能发电系统用逆变器课程设计仿真实验 
&Oslash; 实验配置
太阳电池组件、免维护蓄电池、逆变器、控制器、负载、风机、实验讲义、测试报告等光伏发电并网系统实验台设备名称：
光伏发电并网系统实验台
设备编号：
HIK-SET-3
&Oslash; 产品简介
太阳能光伏并网发电系统实训装置太阳能光伏发电有无限的太阳光资源，绿色、环保、低碳、无需资源分配等优点。在国家能源建设和储备中得到了广泛的应用。光伏并网发电，是当前全球最大规模利用太阳能资源发电的一种重要方式。并网发电，是将太阳能电池所发出的直流电通过逆变器转换成波形良好的交流电，直接向电网供电，无储能装置，运行可靠性和转换效率比较高，系统的建设和维护成本较低。我公司结合多年在新能源行业的研发和生产经验，特别推出了光伏并网系统实验室室，主要可以提供系统配套件，电池组件阵列、最大功率跟踪调节支架、方阵避雷汇流箱、并网逆变器、升压输变箱、计量监控通讯等。
&Oslash; 组成部分
1、光伏阵列单元：
在院区修建约10平方米的平台，安装支架，铺设总峰值功率为0.6～12kW的光伏阵列。
在条件允许的情况下，光伏阵列选用三种不同类型的太阳能电池进行实验。
单晶硅太阳能电池，变换效率15～17%，厚度300um，黑色，硬质不可卷曲，拉制温度1400度。在光伏并网发电系统中得到普遍使用。
多晶硅太阳能电池，变换效率12～14%，厚度300um，深蓝色，硬质不可卷曲，拉制温度1000度。具有接近于单晶硅太阳电池的稳定性和较强的空间抗辐射性能，成本低于单晶硅太阳能电池。
非晶硅太阳能电池，变换效率6～10%，厚度1um，可卷曲，暗红色，生产温度200度，生产成本低，温度系数低，高温条件和弱光条件下，任然获得高功率输出。
2、逆变控制单元：系统根据实验的需要，通过开关单元的开和关，最多可以实现6台不同型号和产地的并网逆变器同时运行，配备同时并网通道，可满足对比实验和各种数据采集的需要。
3、开关控制单元：所有系统内外单元的引线经隔离开关接至各自的跳线端子上，在实验过程中，一旦发生漏电、短路、过流、过热情况，开关自动断开电源，起到保护仪器仪表和人身的安全。
4、方阵连接单元：示意接线面板上,最小单元的引线经隔离开关接至各自的跳线端子，根据实验的需要，可以用跳线自由地组合成不同开路电压（180～450VDC 和200～450VDC），峰值功率（600～1200W）的系统。
5、显示单元：直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、频率、室内温度、湿度、时钟、当前发电功率、有功和无功功率、日发电量累计。
6、环境监测单元：系统配置1套环境监测仪，用来监测现场的环境情况。该装置由风速传感器、风向传感器、日照辐射表、测温探头、控制盒及支架组成。可测量环境温度、风速、风向和辐射强度等参数，通过RS485接口与并网监控装置工控机通讯。
7、并网监控单元：
监控装置包括监控主机、监控软件和显示设备。本系统采用高性能工业控制PC机作为系统的监控主机，配置光伏并网系统多机版监控软件，采用RS485通讯方式，可以实时获取所有并网逆变器的运行参数和工作数据，并对外提供以太网远程通讯接口。
工控机的性能特点：嵌入式低功耗C3系列处理器；带LCD/CRTVGA接口；以太网口；RS232通讯接口；配备RS485/RS232转接器;USB2.0；256M内存(可升级)；40G 笔记本硬盘(可升级)。
并网系统的网络版监控软件（SPS-PVNET）功能：实时显示电站的当前发电总功率、日总发电量、累计总发电量、累计CO2总减排量以及每天发电功率曲线图；可查看每台逆变器的运行参数，主要包括（但不限于）：直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、逆变器机内温度、时钟、频率、当前发电功率、日发电量、累计发电量、累计CO2减排量、每天发电功率曲线图。
监控所有逆变器的运行状态，采用声光报警方式提示设备出现故障，可查看故障原因及故障时间，监控的故障信息至少包括：电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、逆变器孤岛、DSP故障、通讯失败显示单元可采用液晶电视，具有非常好的展示效果。
8、 监控软件
集成环境监测功能，主要包括日照强度、风速、风向和环境温度。
监控主机同时提供对外的数据接口，即用户可以通过网络方式，异地实时查看整个电源系统的实时运行数据以及历史数据和故障数据。
可每隔5分钟存储一次电站实验所有运行数据，包括实时存储环境数据、故障数据等参数。
可连续存储20年以上的电站实验所有的运行数据和所有的故障纪录。
可提供中文和英文两种语言版本。
&Oslash; 实验项目
v 不同太阳能电池组件通过跳线，相互结合后能量转换的综合比较和实验，如何提高品质和信价比。
v 不同并网逆变器电路拓扑和调制方式的比较和实验，确定优化产品设计方案。
v 不同并网逆变器防孤岛保护方式的比较和实验，探讨新技术。
v 不同并网逆变器的最大功率跟踪控制方法的比较实验，探讨新方法。
v 方阵电子跟踪器与MPPT的有效结合和分离控制方法的比较实验，探讨新技术。
v 在不同天气和日照强度下并网逆变器电流的波形，谐波含有率实验。
v 与风力发电互补并网系统控制技术实验。
&Oslash; 工作技术条件
1、光伏阵列输出电压180～450VDC
2、并网输出电压180～456VAC
3、并网频率范围47.8～51.2Hz
4、效率94.5%
5、功率因数>0.99
6、最大功率跟踪180～400VDC
7、通讯接口RS485
8、保护功能：防雷、极性反接、短路、漏电、过热、孤岛效应、过载保护、电网过欠压、电网过欠频保护、接地故障保护等。
9、工作环境：温度-20℃～50℃
10、相对湿度﹤90﹪（25℃）光伏电池实验仪设备名称：
光伏电池实验仪
设备编号：
HIK-SET-4
&Oslash; 产品简介
太阳能是一种新能源，对太阳能的充分利用可以解决人类日趋增长的能源需求问题。目前，太阳能的利用主要集中在热能和发电两方面。利用太阳能发电目前有两种方法，一是利用热能产生蒸气驱动发电机发电，二是太阳能电池。太阳能的利用和太阳能电池的特性研究是21世纪的热门课题，许多发达国家正投入大量人力物力对太阳能接收器进行研究。为此，我们开发了太阳能电池的特性研究实验。
GCGF-B型太阳能电池实验仪主要研究太阳能电池的电学性质和光学性质，并对两种性质进行测量。该实验作为一个综合设计性实验，联系科技开发实际，能激发学生的学习兴趣。
&Oslash; 教学目的
1、无光照时，测量太阳能电池的伏安特性曲线
2、了解并掌握太阳能电池的特性及其测量方法
3、了解太阳能电池基本应用
&Oslash; 仪器功能
1、太阳能电池短路电流测试实验
2、太阳能电池开路电压测试实验
3、太阳能电池伏安特性测试实验
4、太阳能电池负载特性测试实验
5、太阳能LED驱动实验
&Oslash; 实验配置
太阳能电池实验仪主机箱、光路组件、实验讲义、测试报告等光伏发电教学实验箱设备名称：
光伏发电教学实验箱
设备编号：
HIK-SET-5
&Oslash; 产品简介
太阳能教学实验箱,控制器的作用是对蓄电池的充、放电条件加以规定和控制，并按照负载对电源的需求控制太阳能电池和蓄电池对负载的电能输出。控制器是对自动充电、用电的监控装置，当蓄电池充满电时，它会自动切断充电回路，使蓄电池不至过充；如果蓄电池电能减少，它会自动恢复充电。当蓄电池放电超过规定值时，即过放电时，它会自动切断放电回路，不至使蓄电池放电过深；电能增加后，它会自动恢复供电。 
&Oslash; 产品工作原理
1.太阳能电池组件
太阳能电池组件由多个单晶或多晶、非晶电池单元串、并联并经封装后制成。其中的单晶电池单元的功能是将太阳的光线吸收发生伏打效应产生一定的电压、电流，并按照需求串、并联而将太阳能转换成电能输出，经电缆送至控制器。
2.蓄电池
蓄电池的作用是将太阳能电池组件产生的电能储存起来。当光照不足或晚上，或者负载需求大于太阳能电池组件所产生的电能时，将存储的电能释放出来以满足负载的能量需求。
3.正弦波逆变器
正弦波逆变器的作用是将太阳能电池组件产生的直流电或者蓄电池释放的12V直流电转化为负载需要的36V正弦交流电。 
&Oslash; 主要技术指标
1.太阳能电池组件功率：20W
2.蓄电池容量：12V/7Ah
3.控制器：
额定输出电压、电流：12V/2A
蓄电池过充保护：16.2V,恢复14.4V
蓄电池过放保护：10.8V,恢复12.4V
三种输出模式：普通开/关模式、光控开/光控关模式、光控开/时控关模式
4.正弦波逆变器：
输出波形与频率：正弦波/50HZ±1HZ
额定输入电压、电流：10.8V～13.2V/2A
额定输出电压、电流：36V±10%/0.42A
额定输出功率：15VA
输出功率因数：≥95%（线性负载）
逆变效率：≥75%
5.输入市电：AC220V/50HZ
6.箱体尺寸：660×490×240mm
7.工作环境：0°C～40°C、≤85%RH
&Oslash; 实验内容
实验一：太阳能电池发电原理实验
实验1-1 ：太阳能光伏板能量转换实验
实验1-2：环境对光伏转换影响实验
实验二：太阳能电池光伏系统直接负载实验
实验三：光伏控制型太阳能系统发电实验
实验3-1：光伏型控制器工作原理实验
实验3-2：光伏型控制器充放电保护实验
实验四：户用型太阳能发电和利用实验
实验4-1：户用型控制器工作原理
实验4-2：户用型控制器充放电保护实验
实验五：太阳能系统电器负载实验；
实验六：综合实验
实验七：户用型控制器电脑软体实验
实验八：光伏型控制器电脑软体实验
实验九：直接负载电脑软体实验
实验十：Zigbee远端无线监测
外型尺寸手提箱式：50cm*40cm*10cm光伏建筑一体化实训系统设备名称：
光伏建筑一体化实训系统
设备编号：
HIK-SET-6
&Oslash; 产品简介
本实验装置的创新点是以建筑模型为载体，充分利用光电、光热和温差物理效应的原理和实验方法，将半导体，光纤、传感和测控技术融为一体，构建了多模块的组合式的智能建筑物理综合创新设计平台。
该装置设计理念先进，科技含量高，综合性强，属于多学科交叉的实验仪器，实验设计平台的各个模块，既有与光电、光热和温差物理效应的原理和实验方法密切相关的基础物理实验，又有与半导体器件、光纤和各种传感器的物性测量的实验，还有利用物理效应、传感器和各种实验技术围绕智能建筑载体进行应用设计的实验。本实验装置是基于国家大学生创新实验项目和竞赛项目（2010年获湖北省首届大学生物理实验创新设计竞赛一等奖）的基础上改进完善提高后定型的。通过智能化立体建筑模型激发学生的兴趣，自主设计和综合实验研究与探索的欲望。
&Oslash; 教学目的
1、观测光电、光热和温差物理现象和规律
2、了解和掌握光电、光热和温差物理效应的原理和实验方法
3、了解和掌握半导体器件、光纤和相关传感器工作原理了
4、掌握测量半导体器件、光纤和相关传感器的物理特性的实验技术和方法
5、学习组装相关实验模块或测量装置，检测各种器件、材料和传感器的基本特性
6、学习应用光电、光热和温差物理效应原理和实验方法及相关器件进行各种应用设计
7、学科交叉有助提高学生科学思维、创新意识、综合实验、自主设计和实验研究能力
&Oslash; 仪器功能
Ⅰ、光电效应模块（光伏发电系统）
1、太阳能电池短路电流测量
2、太阳能电池开路电压测量
3、太阳能电池伏安特性测量
4、太阳能电池负载特性测量
5、超级电容物性测量
6、太阳能电池时间响应特性研究
7、太阳能电池光谱相应特性研究
8、光伏发电效率研究
9、超级电容电池的设计与组装
10、太阳能电池充电器设计
11、太阳能LED驱动电路设计
12、向日葵式太阳能跟踪系统的设计
Ⅱ、光热效应模块（太阳能集热系统）
1、光热转换效率测量
2、真空管的集热效率的测量
3、太阳能聚光系统设计
4、简易太阳能集热系统设计
5、简易太阳能干燥箱的设计
6、简易太阳能热水器的设计
7、简易太阳能灶具的设计
8、简易光热均衡自循环系统的设计
Ⅲ、温差效应模块（温差发电与制冷系统）
1、塞贝克效应
2、半导体制冷片的基本性能测量（短路电流、开路电压、伏安特性等）
3、制冷片冷、热端温度与短路电流的关系
4、制冷片冷、热端温度与开路电压的关系
5、制冷片塞贝克系数测量
6、半导体制冷片输出功率曲线测量
7、半导体制冷阱的设计
8、简易微型半导体恒温器的设计
9、简易微型半导体制冷器的设计
10、简易微型温差发电模块的设计
11、简易微型温差照明系统的设计
Ⅳ、光纤特性与照明模块（系统）
1、光敏元件的光敏特性研究
2、端面发光光纤传输特性测量与照明设计
3、通体发光光纤传输特性测量与照明设计
4、流星光纤传输特性测量与照明设计
5、照明颜色控制
6、光纤一维寻光与照明系统设计（电动式、机械式、一维）
Ⅴ、室内外环境控制和安防模块（系统）
1、红外砷化镓发光二极管物性测量
2、热释电传感器的物性测量
3、光电二极管的物性测量
4、智能节能百叶窗设计（根据气候环境进行采光的智能控制）
5、室内环境智能调控设计（利用通风、采光、开启家用电器调控室内宜人环境）
6、简易红外安防系统的设计
7、热释电报警器的设计
Ⅵ、环境监测和温室控制模块（系统）
1、数字风向和风速仪的设计
2、环境温度与湿度监测仪的设计
3、土壤温、湿度和PH值监测仪的设计
4、太阳光谱分析仪的设计
5、简易紫外线辐射测试仪的设计
6、简易空气污染监测仪的设计
7、简易微型环境监测站的设计
8、简易微型无人职守野外科考监测站的设计
&Oslash; 实验配置
光电效应模块、光热效应模块、温差效应模块、光纤特性与照明模块、环境控制和安防模块、环境监测和温室控制模块、采集系统、显示系统、相关软件、仪器说明书、实验讲义光伏电池组件生产实训系统设备名称：
光伏电池组件生产实训系统
设备编号：
HIK-SCPL
（1）生产线运行的基本工艺路线
&Oslash; 准备材料: 将所需原材料准备到位.
&Oslash; 焊接电池: 将电池片检测分档,并焊接在一起,形成电池串.
&Oslash; 材料裁切: 将EVA. TPT. 焊带,汇流条按设计尺寸进行切割.
&Oslash; 组件铺设: 将准备好的材料按照技术要求进行排版, 叠放,形成待层压组件.
&Oslash; 组件层压: 将准备好的待层压组件在层压机中层压和固化.
&Oslash; 装框: 裁掉组件边缘的多余部分并进行初检, 组装上边框和接线盒,完成组件层压.
&Oslash; 性能测试: 测试层压后组件光电性能,并按要求分选.
&Oslash; 品质测试: 在制作过程中执行其他测试, IV 曲线测试,外观和高电压隔离.
&Oslash; 入库: 合格品入库,不合格品进行修复.
主要原材料
① 钢化玻璃 
②电池片
③EVA
④TPT
⑤接线盒
⑥焊带,汇流条
⑦铝合金边框及附属件
⑧密封硅胶
（2）实验室内设备安装模式
（3）组件生产线设备清单
序号
名称
单位
数量
1
半自动组件层压机（固化、修复一体）
台
1
2
太阳电池组件测试仪
台
1
3
玻璃清洗机
台
1
4
YAG激光划片机
台
1
5
组框装框机
台
1
6
待压组件周转车
台
2
7
待装组件周转车
台
2
8
焊接台（每台含有2个单焊工位，1个串焊工位，集中风道，加热温度控制系统）
台
4
9
铺设台（含太阳能模拟光源、粗检测系统）
台
2
10
工作台（修边，清洁）EVA、TPT裁剪工作台
台
2
11
单片分选机
台
1