标题：恒温恒湿箱
产品用途
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在湿热环境下、检验其各项性能指标。
机械钣金结构
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。  箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板或304B氩弧焊制作而成，箱体外胆采用A3钢板喷塑。
采用微电脑温度湿度控制器，控温控湿精确可靠。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用多层玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。
可选配记录仪，打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线，4～20mA标准信号。
箱体左侧配一直径50mm的测试孔。
符合国家标准
GB/T2423.3-2006
参数列表
选型型号
CLM-HS-100
CLM-HS-225
CLM-HS-500
CLM-HS-800
CLM-HS-010
工作室尺寸
D×W×H
450×450×500
500×600×750
800×700×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸
D×W×H
1020×880×1580
1070×1030×1825
1370×1130×1975
1570×1230×2125
1570×1430×2125
总功率
2.8KW
3.5KW
3.8KW
4.2KW
4.5KW
净重
170kg
200kg
240kg
330kg
410kg
性能指标温度范围
RT+10℃~100℃
湿度范围
80~98% R·H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R·H
升温时间
室温~100℃约20min
控制温度
±1℃   ±2%
温湿度运行控制系统控制器
进口微电脑湿温度集成控制器（温度直接显示百分数）
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R·H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R·H
温湿度传感器
铂铂金电阻·PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系统
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮

造型设计
★造型设计完美：
圆弧造型及表面喷涂处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。大型观察窗★大型观察窗视野宽广明亮：
采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯，无须雨刷除雾，保持清晰的观测效果，可随时观察试品的状况。水电分离★水电分离确保安全：
加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，提高安全性。冷冻及控制系统★冷冻及控制系统先进可靠：
原装进口欧美全封闭压缩机，进口环保冷媒，世界知名品牌的冷冻器件，原装进口LCD触摸屏控制器，界面友好，操作简单易学。
产品说明
原装韩国进口，中英文液晶显示LCD触摸式面板，画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调，曲线显示，设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报，故障发生时可通过屏幕显示故障，消除故障，消除误操作。多组PID控制机能，精密监控功能，且以数据形式显示于屏幕上。
TEMI880彩色触摸式智能可程序温湿度控制器：
原装韩国进口，中英文液晶显示LCD触摸式面板，画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调，曲线显示，设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报，故障发生时可通过屏幕显示故障，消除故障，消除误操作。多组PID控制机能，精密监控功能，且以数据形式显示于屏幕上。　　TEMI300液晶显示薄膜按键式：
原装韩国进口，薄膜按键式数据输入,温湿度同时可程控器,英文表示及3.1〞LCD液晶显示控制器
控制方式
可程式恒温恒湿试验机系统容量：可登入150组程式×1500段,段数可任意分割,程式可自由相互联结。
循环设定：可执行9999×999回次数循环,且可再切割出5组独立之部份循环。
可程式恒温恒湿试验机控制方式：采智能型正逆双向同步输出, 内含先进之斜率控制逻辑。
可程式恒温恒湿试验机资料设定：触控式对话框设定模式,操作简易明确,内建目录数据管理系统。
曲线绘制：当温、湿度、时间资料设定完成,可立即转成设定曲线,运转中亦可获取实际运转曲线之绘制。
时间讯号：3组时式控制输出接口,搭配10种之时间控制模式,方便执行外部驱动组件启/停之时式规画。
终了温度：在完成测试时,可选择执行返回常温之状态,以利测试物取出。
安全检知：15项全功能之系统侦测,确保机台运转安全.并可自动显示故障时间、项目及排除对策。
异常追溯：可显示记录故障之历史资料,如过去曾发生故障之原因与发生时间之统计记录。
可程式恒温恒湿试验机外部保护：独立于主控制器之电子式超温保护装置,可设定受测对象之温度上限保护。
通信接口：标准通信接口装置,可与个人计算机（PC）同时联机多机控制及管理。
装置：可选购超强记忆容量之装置,以取代传统昂贵之走纸记录器;具自我诊断之功能,记录间隔可自由选择。
符合标准：
GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423 GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、IEC68-2-30试验方法。
恒温恒湿箱控制方式与特色：
平衡调温调湿控制系统(BTHC)，以P.I.D.方式控制SSR，使系统之加热加湿量等于热湿损耗量，故能长期稳定的使用。
注意事项
本试验绝对不能用于对下列物体或含有这些物体的试验:爆炸物1、硝化甘醇（乙二醇二硝酸酯）、硝化甘油（丙三醇三硝酸酯）、硝化纤维素及其它爆炸性的硝酸酯类。
2、三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚（苦味酸）及其它爆炸性的硝基化合物。
3、过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。可燃物1、自燃物：
金属：“锂”、“钾”、“钠”、黄磷、硫化磷、红磷。
赛璐璐类：碳化钙（电石）、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。
2、氧化物性质类：
（1）氧酸钾、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类。
（2）过氧酸钾、过氧酸钠、过氧酸铵以及其它的过氧酸类。
（3）过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的无机过氧化物。
（4）硝酸钾、硝酸钠以及其它的硝酸盐类。
（5）次氯酸钾及其它的次氯酸盐类。
（6）亚氯酸钠及其它的亚氯酸盐类。易燃物（1）、乙醚、汽油、乙醛、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到-30℃的物质。
（2）、普通乙烷、氧化乙烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物质。
（3）、甲醇、乙醇、二甲苯、醋酸戊酯及其它燃点在0℃以上，小于30℃的物质。
（4）、煤油、轻油、松节油、异戊醇、醋酸及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。可燃性气体氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体。
检查保养表
项 目状 况时 间测试棉布之更换变硬，不干净随时定期保养每三个月检查水位﹝测试布之水位及加湿
器之加湿水盘水位﹞定期检查每三个月冷凝器清洁不干净影响散热随时定期保养每一个月超温保护器长时间运转及运转前随时定期保养每三个月清洁内箱运转前随时定期保养每一个月清洁机体定期保养每六个月清洁配电室定期保养每六个月清洁加湿器及加湿水盘运转前随时定期保养每一个月
适用范围
本设备适用于工业及电子产品的性能可靠性试验，本试验具有较大的温度控制范围，性能指标均达到GB10592-93《高低温试验箱技术条件》，GB10586-93《湿热试验箱技术条件》，适用于GB2423-93《电工电子产品基本环境试验规程》中的《试验低温A：试验方法；试验高温B：试验方法》及恒定湿热试验，可有效的对产品进行高低温及湿热(恒定)试验。
恒温恒湿箱内部温度湿度如何控制？
恒温恒湿箱是产品放在规定的温度及湿度，看产品的耐高温，耐低温，以及抗湿度能力，那么恒温恒湿机同时具备加温，降温，加湿，降湿能力。
加温装置是控制恒温恒湿机是不是升温关键环节；它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器，大约3-12伏直流电加在固态继电器上面；它的交流端相当于导线接通；接触器也同时吸合，加热器两端有电压使其发热，通过循环风机带动把热量带到箱里，使恒温恒湿机升温，那温度快达到你的设定值；控制器通过加在固态继电器通断调节；我们在恒温恒湿机看屏幕上加热出力多少来调节发热量；这是在89度以上温度控制，在89度以下温度稳定如何控制呢？恒温恒湿机是在一边通过固态继电器发热出力多少；另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡；温度恒定。
降温是恒温恒湿机重要环节，是判定一台恒温恒湿机性能好坏重要参数，它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏，它吸入低温低压气体，变成高温高压气体，通过冷凝成液体放出热量，通过风机带走热量，所以恒温恒湿机下面是热风原因，然后通过节流到为低压液体，其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机；制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量，达到制冷目的，完成恒温恒湿机降温过程。
加湿系统与加热系统大致一样；它是加热器加热水变成蒸汽过程；完成恒温恒湿机加湿目的。
降湿系统也是靠制冷系统完成，蒸发器放在恒温恒湿机里面；比较冷，恒温恒湿机里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体；如此反复箱体的高湿气体会很少，达到降湿目的。
安装场所
为了便于箱体散热及维护保养，安装本设备的场所必须符合下列条件：
1、 与相邻的墙壁或器物之间的距离300mm
2、 为了稳定的发挥试验箱的功能、性能，应选择常年温度为5~35℃，相对湿度大于85%的场所。
3、 安装场所的环境温度切忌急剧变化。
4、 应安装在水平面上(安装时应用水平仪在地面上确认水平)。
5、 应安装在无直射阳光的场所。
6、 应安装在通风良好的场所。
7、 应安装在远离可燃物、爆炸物及高温发热源的地方。
8、 应安装在灰尘少的场所。
9、 尽可能地安装在靠近供电电源的场所。
选型指南
选购注意事项恒温恒湿箱属高精度仪器，购买时一定要注意 。
一、尺寸选择一般恒温恒湿尺寸根据试验产品的尺寸来决定 
二、恒温恒湿箱电源选择不管是220V还是380V都是三相以上电源接口的，如果温度在-40度以下，而且箱体在225L以上的，建议选择380V四相电源接口，因这样对整个实验室的用电比较稳定，对设备本身的寿命也有好处;
三、风冷与水冷选择：恒温恒湿箱一般采用风冷就足够了，采用水冷的一般是大型的恒温恒湿室或大箱体的快速升降温试验机，一般冷热冲击试验箱采用水冷的比较多;
四、恒温恒湿箱使用环境环境试验，特别是可靠性试验，试验周期长，试验的对象有时是价值很高的军工产品，试验过程中，试验人员经常要在现场周围进行操作或测试工作，因此要求环境试验设备必须具有运行安全、操作方便、使用可靠、工作寿命长等特点，以确保试验本身的正常进行。试验设备的各种保护、告警措施及安全联锁装置应该完善可靠，以保证试验人员、被试产品和试验设备本身的安全可靠性设备选择依据存在于地球表面及大气层空间中的自然环境因素和诱发环境因素的种类，目前还无法统计出个确切的数目。其中对工程产品（设备）的使用及寿命影响较大的因素不下几十种。从事工程产品环境条件研究的工程师们将自然界存在以及人类活动所诱发的环境条件整理归纳为一系列的试验标准和规范，用以指导工程产品的环境及可靠性试验。如指导军工产品进行环境试验的GJB150—中华人民共和国国家军用标准《军用设备环境试验方法》,指导电工电子产品进行环境试验的GB2423—中华人民共和国国家标准《电工电子产品环境试验方法指南》等。因此，我们选择环境及可靠性试验设备时主要的依据是工程产品的试验规范和试验标准。
其次，为了规范试验设备中环境试验条件的容差，保证环境参数的控制精度，国家技术监督机构及各工业部门还制订了一系列的环境试验设备及检测仪器仪表的检定规程。如中华人民共和国国家标准GB5170《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》,又如国家技术监督局颁布实施的JJG190-89《电动振动试验台系统试行检定规程》等。这些检定规程也是选择环境及可靠性试验设备的重要依据,不符合这些检定规程要求的试验设备是不允许投入使用的。设备选择基本原则环境及可靠性试验设备的选择应遵循以下五条基本原则：
1．环境条件的再现性
在试验室内完整而精确地再现自然界存在的环境条件是可望而不可及的事情。但是，在一定的容差范围之内，人们完全可以正确而近似地模拟工程产品在使用、贮存、运输等过程中所经受的外界环境条件，这段话用工程的语言概括，就是“试验设备所创造的围绕被试产品周边的环境条件（含平台环境）应该满足产品试验规范所规定的环境条件及其容差的要求”。如用于军工产品试验的温度箱不仅要满足国军标GJB150.3-86、GJB150.4-86中根据不同类型产品所规定的高温、低温的试验量值、试验时间，同时也应满足试验规范中对温度场的均匀性和温度控制精度的要求。只有这样，才能保证在环境试验中环境条件的再现性。
2．环境条件的可重复性
一台环境试验设备可能用于同一类型产品的多次试验，而一台被试的工程产品也可能在不同的环境试验设备中进行试验，为了保证同一台产品在同一试验规范所规定的环境试验条件下所得试验结果的可比较性，必然要求环境试验设备所提供的环境条件具有可重复性。这也就是说，环境试验设备施用于被试验产品的应力水平（如热应力、振动应力、电应力等）对于同一试验规范的要求是一致的。
环境试验设备所提供环境条件的可重复性是由国家计量检定部门依据国家技术监督机构所制定的检定规程检定合格后提供保证。为此，必须要求环境试验设备能满足检定规程中的各项技术指标及精度指标的要求，并且在使用时间上不超过检定周期所规定的时限。如使用非常普遍的电动振动台除满足激振力、频率范围、负载能力等技术指标外，还必须满足检定规程中规定的横向振动比、台面加速度均匀性、谐波失真度等到精度指标的要求，而且每次检定后的使用周期为二年，超过二年必须重新检定合格后才能投入使用。
3．环境条件参数的可测控性
任何一台环境试验设备所提供的环境条件必须是可观测的和可控制的，这不仅是为了使环境参数限制在一定的容差范围之内，保证试验条件的再现性和重复性要求，而且从产品试验的安全出发也是必须的，以便防止因环境条件失控导致被试产品的损坏，带来不必要的损失。目前各种试验规范中大体要求参数测试的精度不应低于试验条件允许误差的三分之一。
4．环境试验条件的排它性
每一次进行的环境或可靠性试验，对环境因素的类别、量值及容差都有严格的规定，并排除非试验所需的环境因素渗透其中，以便在试验中或试验结束后判断和分析产品失效与故障模式时，提供确切的依据，故要求环境试验设备除提供所规定的环境条件外，不允许对被试产品附加其它的环境应力干扰。如电动振动台检定规程中所限定的台面漏磁，加速度信噪比、带内带外加速度总均方根值比。随机信号的检验、谐波失真度等精度指标都是为了保证环境试验条件的唯一性而制定的检定项目。
5．试验设备的安全可靠性
环境试验，特别是可靠性试验，试验周期长，试验的对象有时是价值很高的军工产品，试验过程中，试验人员经常要在现场周围进行操作或测试工作，因此要求环境试验设备必须具有运行安全、操作方便、使用可靠、工作寿命长等特点，以确保试验本身的正常进行。试验设备的各种保护、告警措施及安全联锁装置应该完善可靠，以保证试验人员、被试产品和试验设备本身的安全可靠性。温湿度箱的选择1． 温湿度箱容积的选择
将被试产品（元器件、组件、部件或整机）置入气候环境箱进行试验时，为了保证被试产品周围气氛能满足试验规范所规定的环境条件，气候箱工作空间尺寸与被试产品外廓尺寸之间应遵循以下几点规定：
a 被试产品的体积（W×D×H）不得超过试验箱有效工作空间的（20-35）（推荐选用20）。对于在试验中发热的产品推荐选用不大于30 。
b 被试产品的迎风断面积与该断面上试验箱工作腔总面积之比不大于（35-50）（推荐选用35）。
c 被试产品外廓表面距试验箱壁的距离至少应保持100-150mm，（推荐选用150mm）。
D 总的来说，试验箱的工作空间要比试验样品大3～5倍。
操作须知：
本试验箱绝对不能用于自燃物或含有自燃物的试验：
1、金属：“锂”、“钾”、“钠”、黄磷、硫化磷、红磷。
2、赛璐璐类：碳化钙（电石）、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。
工作原理
恒温恒湿箱由制冷系统，加热系统，控制系统，湿度系统，送风循环系统，和传感器系统等组成，上述系统分属电气和机械制冷两大方面。下面叙述几个主要系统的工作原理和工作过程。制冷系统制冷系统是综合试验箱的关键部分之一。一般来说，制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷，机械制冷采用蒸汽压缩式制冷，它们主要由压缩机，冷凝器，节流机构和蒸发器组成。如果我们试验的温度低温要达到-55℃，单级制冷难以满足要求，因此恒温恒湿箱的制冷方式一般采用复叠式制冷。恒温恒湿箱的制冷系统由两部分组成，分别称为高温部分和低温部分，每一部分是一个相对独立的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收来自低温部分的制冷剂的热量而汽化；低温部分制冷剂的蒸发则从被冷却的对象（试验箱内的空气）吸热以获取冷量。高温部分和低温部分之间是用一个蒸发冷凝器联系起来，它既是高温部分的冷凝器，也是低温部分的冷凝器。加热系统试验箱的加热系统相对制冷系统而言，是比较简单。它主要有大功率电阻丝组成，由于试验箱要求的升温速率较大，因此试验箱的加热系统功率都比较大，而且在试验箱的底板也设有加热器。控制系统控制系统是综合试验箱的核心，它决定了试验箱的升温速率，精度等重要指标。现在试验箱的控制器大都采用PID控制，也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式。由于控制系统基本上属于软件的范畴，而且此部分在使用过程中，一般不会出现问题。湿度系统温度系统分为加湿和除湿两个子系统。
加湿方式一般采用蒸汽加湿法，即将低压蒸汽直接注入试验空间加湿。这种加湿方法加湿能力，速度快，加湿控制灵敏，尤其在降温时容易实现强制加湿。
除湿方式有两种：机械制冷除湿和干燥除湿。机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下，使大于饱和含湿量的水汽凝结析出，这样就降低了湿度。干燥器除湿是利用气泵将试验箱内的空气抽出，并将干燥的空气注入，同时将湿空气送入可循环利用的干燥进行干燥，干燥完后又送入试验箱内，如此反复循环进行除湿。现在大部分综合试验箱采用前一种除湿方式法，后一种的除湿方法，可以使露点温度达到0℃一下。适用于有特殊要求的场合，但费用较贵。传感器系统传感器主要是温度和湿度传感器。温度传感器应用较多的是铂电组和热电偶。湿度的测量方法有两种：干湿球温度计法和固态电子式传感器直接测量法。由于干湿球法测量精度不高，现在的恒温恒湿箱正逐步的以固态传感器代替干湿球来进行湿度的测量。送风循环系统空气循环系统一般有离心式风扇和驱动其运转的电机构成。它提供了试验箱内空气的循环。
恒温恒湿箱常见故障和解决方法
1、在高温试验中，如温度变化达不到试验温度值时，可以检查电器系统，逐一排除故障。如恒温恒湿试验箱温度升得很慢，就要查看风循环系统，看一下风循环的调节挡板是否开启正常，反之，就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升，过温保护，那么，控制器出故障，须更换控制仪表。2、当恒温恒湿试验箱低温达不到试验的指标，那你就要观察温度的变化，是温度降的很慢，还是温度到一定值后温度有回升的趋势，前者就要检查一下，做低温试验前是否将工作室烘干，使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验，工作室内的试验样品是否放置的过多，使工作室内的风不能充分循环，在排除上述原因后，就要考虑是否是制冷系统中的故障了，这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是恒温恒湿试验箱设备的使用环境不好所致，设备放置的环境温度，放置的位置（箱体后与墙的距离）要满足要求（在设备操作使用说明中都有规定）。　　
3、恒温恒湿试验箱在做湿热试验中，出现实际湿度会达到100%或者实际湿度与目标湿度相差很大，数值低得很多，前者的现象：可能是湿球传感器上的纱布干燥引起，那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水，水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的，查水位控制器供水系统是否供水正常，水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长，或供水水质纯净度的原因，会使纱布变硬，使纱布无法吸收水份而干燥，只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是恒温恒湿试验箱的加湿系统不工作，查看加湿系统的供水系统，供水系统内是否有一定的水量，控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常，加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常，那就要检查电器控制系统，这要请专业维修人员进行检修。
4、恒温恒湿试验箱设备在试验运行过程中突然出现故障时，控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障，即可请专业人员快速排除故障，以确保试验的正常进行。其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象，那就要具体现象，具体分析和排除。
恒温恒温箱的系统组成
恒湿恒温箱是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱。随着我国工业产品研制的需要，近几年来，我国从国外引进了大批试验系统，为我国工业产品的研制和定型发挥了重要作用，但由于其本身的复杂性，使得试验箱在运行中出现了许多问题，而且出现了问题不能及时解决，大大延长了试验周期，影响了产品的研制工作。而产生这些现象的原因是对综合试验的工作原理不了解。为此，我们对试验箱的基本工作原理作出了一些简要阐述，并介绍如何对综合试验箱试验设备的故障进行分析和判断。
恒温恒湿箱由制冷系统，加热系统，控制系统，温度系统空气循环系统，和传感器系统等组成，上述系统分属电气和机械制冷两大方面。
选购恒温恒湿箱的方法
1、性能、价格在对恒温恒湿箱的技术参数、可靠性充分考证的基础上，性价比是应当考虑的重要因素 。恒温恒湿箱的进口无一例外都是通过代理商在国内进行销售的，价格的因素不仅取决于 生产厂家的成本和利润，还包含着很多中间环节费用及销售提成。在相同的制造成本下， 降低中间费用是降低订货价格的重要因素，同一国家相关技术指标的产品，制造成本大体 相当，不同国家（指西方发达国家）生产的恒温恒湿箱即使有差别也不会太大。
2、满足用户需要的程度和能力用户订购一台恒温恒湿箱，其要求依产品试验的需要而不同，如有的三综合试验箱常常 用于产品部件或组件和环境应力筛选试验，此时恒温恒湿箱的强制除湿能力以及附加空气 干燥系统的可能性是用户应该重点关心的项目，如果有的用户想利用三综合试验箱作环境 试验（如湿热试验），则风速可调整性就是必须考虑的因素。3、售后服务及设备故障的处理能力任何一台恒温恒湿箱在使用中不可能不出故障，一旦出现问题使用者能否享受到及时的维 修服务，或者能根据恒温恒湿箱自身具有的故障诊断能力很快确定出故障处理办法，使恒 温恒湿箱尽快恢复性能，重新投入使用。在这方面，国内外的生产厂家都已经或正在做出 积极的努力，如建立快速反应的维修队伍，如在计算机控制系统中增加诊断及故障预警系 统软件，用户可根据计算机提供的信息，尽快处理故障。
恒温恒湿箱取决条件
恒温恒湿箱严酷程度取决于试验温度等级和持续时间的长短，有关标准应优先从下列数值中选取：
一、恒温恒湿箱温度试验温度应优先从下列数值中选取：-65，-55，-40，-25，-10，-5，+5℃。试验温度允许偏差范围均为±3℃。
二、恒温恒湿箱持续时间在试验样品温度达到稳定后，若尚需进行一定时间的低温条件试验时，其持续时间应优先从下列数值中选取：2，16，72，96h若试验目的仅是检查试验样品是否能在低温情况下正常工作，则试验的时间只限于使试验样品温度达到稳定；
但在任何情况下，持续时间不应少于30 min。 
当本标准作为与低温耐久性或可靠性相联系的有关试验时，则其试验所需的持续时间有关标准规定
恒温恒湿箱的测试依据
恒温恒湿箱性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求:
电工电子产品基本环境试验规程 试验A：低温试验方法GB2423.1-89 (IEC68-2-1)
电工电子产品基本环境试验规程 试验B：高温试验方法GB2423.2-89 (IEC68-2-2)
电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca：恒定湿热试验方法GB/T2423.3-93(IEC68-2-3)
电工电子产品基本环境试验规程 试验Da：交变湿热试验方法GB/T423.4-93(IEC68-2-30)
GJB150.3(ML-STD0-810D)高温试验方法
GJB150.4(MIL-STD-810D)低温试验方法
GJB150.9-1986《军用设备环境试验方法：湿热试验》
GJB4.6-1983《船舶电子设备环境试验交变湿热试验》
GJB367.2-1987《军用通信设备通用技术条件环境试验方法》411湿热试验
GJB4.5-1983《船舶电子设备环境试验恒定湿热试验》
GB10592-93《高、低温试验箱技术条件》
GB10586-93《湿热试验箱技术条件》
GJB360.8-87(MIL-STD-202f)高温寿命试验
GB/T5170.2-96《温度试验设备》
GB/T5170.5-96《湿热试验设备》
YD1268-2003《移动通信手持机锉电池及充电器的安全要求标准高温性能试验、温度循环 试验、热冲击试验》
UL1642《锂电池标准中环境试验——加热、热循环试验方法及要求》
UN38.3《锂电池及电池组测试标准规章——温度试验》
GB/T18287-2000《蜂窝电话用锂离子电池总规范高温、低温、恒定湿热性能、热冲击试验 》
GB8897.4-2002《原电池第4部分：锂电池的安全要求环境试验——热冲击、热滥用试验》
UL2054-2005《电池标准中环境测试——加热、热循环测试》
SJ/T 11169-1998《锂电池标准烘箱烘箱温度循环、温度试验》
GB8897.4-2002《原电池第4部分：锂电池的安全要求环境试验——热冲击、高低试验》
SJ/T11170-1998《家用及商用电池标准环境试验中的加热、温度循环试验》
YD1268.2-2003《移动通信手持机铿电池充电器的安全要求标准湿热试验》
QC/T743-2006《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池标准加热试验》
QC/T744-2006《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池标准加热试验》
恒温恒湿箱控制器说明：
产品控制器说明：原装韩国进口，中英文液晶显示LCD触摸式面板，画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调，曲线显示，设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报，故障发生时可通过屏幕显示故障，消除故障，消除误操作。多组PID控制机能，精密监控功能，且以数据形式显示于屏幕上。TEMI880彩色触摸式智能可程序温湿度控制器：
原装韩国进口，中英文液晶显示LCD触摸式面板，画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调，曲线显示，设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报，故障发生时可通过屏幕显示故障，消除故障，消除误操作。多组PID控制机能，精密监控功能，且以数据形式显示于屏幕上。TEMI300液晶显示薄膜按键式：原装韩国进口，薄膜按键式数据输入,温湿度同时可程控器,英文表示及3.1〞LCD液晶显示控制器
恒温恒湿箱相对湿度如何定义
恒温恒湿箱相对湿度是绝对湿度与最高湿度之间的比，它的值显示水蒸气的饱和度有多高，它的单位 是%。相对湿度为100%的空气是饱和的空气。相对湿度是50%的空气含有达到同温度的空气 的饱和点的一半的水蒸气。相对湿度超过100%的空气中的水蒸气一般凝结出来。随着温度 的增高空气中可以含的水就越多，也就是说，在同样多的水蒸气的情况下温度升高相对湿 度就会降低。因此在提供相对湿度的同时也必须提供温度的数据。通过相对湿度和温度也 可以计算出露点。
恒温恒湿箱使用注意事项
恒温恒湿箱严禁放置的物品爆炸性物品 
如硝化物,其他易爆性硝酸类物质; 
易爆硝基化合物; 
易爆有机过氧化合物 
腐蚀性物质,有强腐蚀性物质,如 粉未,易污染物 
可燃性物质:如金属Li,K,Na,P, 
氧化物 
氯化物 
硝酸盐 
可燃气体如氢气、炔类，烷类及其他在15度下可燃之气
煤油、轻油、松节油，异戊醇、醋酸及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。 
普通乙烷、氧化化烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物质。