标题：小电流选线
简介
小电流选线 及时准确地判定接地回路是快速排除单相接地故障的基础，也是小电流选线的核心功能。但早期的选线装置常发生误选和漏选，效果不能令人满意。“选线准确率偏低”是长期困扰人们的难题。
在小电流接地选线装置自20世纪80年代问世以来，已经历了几次技术更新换代，其选线的准确性也在不断提高，尽管备厂方宣称100%选线正确率，但工程实际中均存在误判率较高的问题，使许多用户有一种不用麻烦，用了也麻烦的感觉，故现场好多情况都是选检设备闲置退出而采用手动拉闸试验的原始方法查找接地。
小电流系统单相接地的特点
分析小电流系统单相接地时的运行状态，其不同于正常运行状态的信息主要有2点：故障线路流过的零序电流是全系统的电容电流减去自身的电容电流，而非故障线路流过的零序电流仅仅是该线路的电容电流。故障线路的零序电流是从线路流向母线，而非故障线路的零序电流是从母线流向线路，两者方向相反，或者说两者反相。从小电流系统单相接地时与正常运行时，状态信息的不同看，故障线路的判定似乎非常容易，然而事实并非如此，其原因主要有以下四点：
1、电流信号太小

原理分析
基于小电流接地系统发生单相接地时具有的特点，目前，小电流接地信号装置的设计判据主要有以下8种：
①反映零序电压的大小；
②反映工频电容电流的大小；
③反映工频电容电流的方向；
④反映零序电流有功分量；
⑤反映接地时5次谐波分量；
⑥反映接地故障电流暂态分量首半波；
⑦信号注入法；
⑧群体比幅比相法。
选线误判原因分析由于各种干扰的影响，特别是当系统较小或是加装自动调谐的消弧线圈后，电容电流数值较小，接地点电弧电阻不稳定时，零序电流(或谐波电流)数值很小，可能被干扰淹没，其相位不一定正确，从而造成误判。工程上所采用的零序电流互感器精度太低。当原方零序电流在5A以下时，许多厂家生产的零序电流互感器，带上规定的二次负荷后，变比误差达20%以上，角误差达20'以上，当一次零序电流小于1A时二次侧基本无电流输出，无法保证接地检测的准确度，且选线检测装置用的电流变换器线性性能差，目前变电站自动化系统的选线检测元件大多按保护级选择，保护级互感器在所测电流远小于额定电流值时，综合误差难以满足要求，两级电流变换元件的总误差是造成现场误判的主要原因。工程实际中使用的零序滤序器的线性测量范围超出了实际可能的接地电容电流。
1、零序电流互感器误差分析
零序电流互感器的工作条件属于套管型(或称母线型)电流互感器，这种电流互感器原方无绕组，而是将被测回路的导体(引线套管或汇流排)或电缆穿过它的内孔，作为原方绕组，因而仅有1匝。套管型电流互感器在其原方电流小于100A时已不能保证准确度，一般的电流互感器在制作时，额定电流400A以下多采用多匝式结构，这是因为电流互感器的误差决定于它的铁心所消耗的励磁安匝I0N1(磁势)占原方绕组总励磁安匝I1N1(磁势)的百分数，对于同一台铁心，在相同的原方电流下，原方绕组匝数越少，误差越大。套管型(或称母线型)电流互感器原方绕组仅有1匝，原方电流里激磁电流占的比例较大，造成较大误差[1]。而零序电流互感器实际应用在小电流接地系统中，其原方电流值均很小，正常运行时其原方基本无电流，出现接地故障时其原方电流(故障电流)也很小，一般在10A以下。如该系统接地故障电流大于．10A时，规程规定要装设消弧线圈进行补偿，带有消弧线圈补偿时接地故障电流更小，一般小于2～5A(可小到0．2～0．5A)。在这样小的原方电流下常规零序电流互感器的变比和相角误差均很大，所以一般各互感器生产厂家对零序电流互感器均不能给出变比，也无误差保证指标。从零序电流互感器的实际一、二次电流变化曲线(变比曲线)中可知：零序电流互感器的电流变比值随一次电流值变化很大，而一次电流在小于1A时，已经不能再给出具体的二次电流输出值。
经实际测量，在原方零序电流为5A以下时，各厂家生产的零序电流互感器，带上规定的二次负荷后，变比误差达20%～80%，角误差达10°～50°使得利用零序电流大小与方向、零序电流中5次谐波电流大小与方向和零序有功、无功功率原理的接地检测装置和微机保护无法保证接地检测的准确度。
2、零序滤序器的误差分析
工程实际中使用的零序滤序器大多为三相保护用电流互感器的组合，即用三相保护电流合成零序电流，众所周知零序滤序器本身固有的不平衡输出使其准确性较低，而且一般保护用电流互感器在一次电流低于50%额定电流值时误差已不能保证[3]随着系统容量的增大考虑到电流互感器饱和的原因，保护所使用的电流互感器的变比逐渐增大，额定一次电流值多大于等于600A，因此在接地电容电流小于10A的小电流接地系统使用零序滤序器，单相电容电流仅为保护用互感器一次额定电流的0．6%，互感器综合误差根本无法保证。
3、微机检测装置的测量误差
目前典型的微机选检装置的电流变换器均按普通保护级选择，额定电流为5A或1A，其线性范围为0．1～201N，而实际使用中的输入电流在几十毫安左右，远超出它的线性范围。以IN=5A为例，当系统取最大接地电容电流10A，零序电流互感器或零序滤序器取较小值60(300/5)时，二次侧的电流值为0．16A；当接地电容电流值为2A时，二次侧的电流值为0．03A；二次侧电流值均小于0．1IN(0．5A)，超出电流变换器的测量线性范围。
工程中采取的措施通过以上分析可知，测量环节的综合误差是目前各种微机选线装置误判的主要原因，工程应用中尽量使参数配合适当，减小测量环节的综合误差，有效提高小电流接地选线系统的选线准确率。工程中一般采取的有效措施包括：
1)尽量选择准确度高的专用零序电流互感器，额定原方电流的选择应保证系统出现最大接地电容电流时能处在零序电流互感器的线性范围内(准确限值)，原方电流的线性测量范围应向下延伸到0．2A左右，用以适应经消弧线圈接地的小电流接地系统。
2)零序滤序器应尽量使用变比较小的计量级(最好为S级)电流互感器组合而成，较小的变比可使电容电流的二次值较大，有利于检测装置的电流变换器采集电流值，S级使电流互感器的测量精确线性范围更宽，有利于测量较小的电容电流。工程实践中不宜与计量系统合用同一电流互感器线圈。
3)微机检测装置的电流变换器的线性测量范围应与互感器的二次输出值配套，工程实践计算经验表明：零序电流互感器的二次侧电流一般为mA级，电流变换器的线性测量范围应以mA级起步，例如：普通型保护零序最小检测电流为6mA。XC-LJK最小检测电流为5mA.德国西门子7SJ系列保护的高灵敏接地保护的零序最小检测电流为3mA.(小电流选线可检测的电流和零序互感器有直接关系，普通的零序互感器为毫安级，配合XC-WLH8等高精度零序，理论上可达微安级别)
4)使用接线中尽量减小误差和电磁干扰影响，二次电缆采用屏蔽电缆，屏蔽层两端接地。在安装零序电流互感器时标有"P1"(或"L1")端应朝向高压母线，零序电流互感器与母线之间不应有接地点，即高压电缆外皮的接地线应穿过互感器在线路侧接地，当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地，由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
随着技术的进步，小电流接地选线系统的功能渐趋完善，只要选择原理与系统相适应的设备，在工程中尽量减少测量环节的综合误差，采取一定的抗干扰措施必将大大提高目前的接地选线准确性和可靠性。
产品分类
市场上的小电流选线按照其主要结构分为单片机和工控机两种，单片机主要出现较早具有价格低廉、工艺简单等优势。同时存在错误率高,稳定性差,功能弱等缺点。工控机对模拟信号处理、A/D转换、计算平台以及算法做了重大改进，具有选线准确率高、兼容性好，功能强大等特点。同时也有价格较高的劣势。