标题：精密工程测量
基本介绍
以毫米级或更高精度进行的工程测量。重要的科学试验和复杂的大型工程，例如高能加速器设备部件的安装、卫星和导弹发射轨道及精密机件传送带的铺设等，都要进行精密工程测量。除常规的测量仪器和方法外，常需设计和制造一些专用的仪器和工具。计量、激光、电子计算机、摄影测量、电子测量技术以及自动化技术等也已应用于精密工程测量工作中。
测量技术
精密工程测量技术包括精密地直线定线、测量角度（或方向）、测量距离、测量高差以及设置稳定的精密测量标志。从测量方案设计、实地施测到成果处理和利用的各个阶段中都要利用误差理论进行分析。
定线通常用精密经纬仪进行，以其望远镜的视准面为基础，从而测定目标点的横向偏离值。要求高精确度时可用专用的准直望远镜。张紧的弦线也可用作基  精密工程准线，并用读数显微镜测量设备部件距离基准线的垂距。激光束也可作为基准线，有时使激光束经菲涅耳波带板干涉形成光点或亮十字丝像，配合光电接收靶进行准直测量，如果激光束在真空管道中传输，则波带板准直法精度可以达准直长度的10-7数量级。
测角角度（或方向）用经纬仪测量。观测时要用适当的方法减少或避免望远镜调焦误差及其他仪器误差的影响，要选择或创造良好的观测条件以削弱外界因素的不良影响，要尽量减少仪器和目标偏心差的影响，必要时可在观测成果上加入仪器竖轴倾斜改正数及测微器读数的行差改正数。
测距较短距离的精密测量，主要用因瓦合金制成的线尺或带尺，配备特制的对中设备和读数显微镜进行。丈量时尺子的拉力要保持恒定，可采用空气轴承的滑轮或刀口支承,要提高读数的精度,可应用读数显微镜或专门的精密机械测微装置，使读数误差减少至微米级。用激光干涉的方法测量距离，其误差和波长为同一数量级。双频激光干涉测长仪,可以测量长至50米左右的距离,其反光镜要沿导轨移动，并可用以精确测定其他尺子的长度。较长的距离宜用精密的光电测距仪测量,测距达2.5公里，测距的相对精度可达10-8。
测高测量高差通常用精密水准仪进行。当视线短至5～10米时，测量高差的精度可以达到 0.05毫米左右。用带有机械测微装置的精密水准器安装设备时，测量相距不到 1.5米的两点高差精度，可以达到0.01毫米左右。用精密的液体静力水准仪测量高差的误差可减少至几个微米。应用电子技术判断水准器气泡居中的精度为0.5"。
标志精密工程测量要在相应的标志上进行。平面标志应能使测量仪器在标志上面精确就位。为此常采用某种强制对中装置。例如球与圆柱孔配合的对中装置，可使仪器在标志上的对中误差小于0.1毫米,精密研磨的轴与轴套匹配的装置，可使对中误差小于0.01毫米。在精密工程测量工作中，要求标志与设备或设备基础精确地、牢固地连接。一项工程要有若干个绝对位置非常稳定的平面和高程基准点,最好用基岩标志作为基准点;在软土地区可用深埋钢管标志作为高程基准点，用倒锤作为平面基准点。倒锤的标志锚固在地表下几十米深处，标志上系一根柔性丝，用浮力把它向上拉紧。丝上任何一点的平面坐标与地下标志的平面坐标完全一致。 　　在较大的施工场地上，通常先设置一系列精密控制点作为放样的依据，以使繁多的部件精确安装在设计位置上。高程控制一般采用水准网。平面控制网可以是测角网、边角网、测边网等。也可以布设三维网，同时测定各点的平面坐标和高程。控制网的形状常受工程形状所制约,例如线形工地上宜布设直伸形网,环形工地上宜布设环形网。精密工程控制网常有较多的多余观测，提供可靠的校核并提高测定待定点坐标和高程的精度（见工程控制测量）。
图书
基本信息
出版社: 科学出版社; 第1版 (2010年2月1日) 
平装: 185页 
正文语种: 简体中文 
开本: 16 
ISBN: 9787030266286 
条形码: 9787030266286 
产品尺寸及重量: 23.8 x 17 x 1.2 cm ; 299 g 
ASIN: B003AIKJ28 
内容简介
《精密工程测量》结合时代发展的需要和作者多年教学、科研的实践，并结合典型精密工程测量的实例，较系统地介绍了精密工程测量的基本理论和方法。全书内容丰富，结构严谨，具有一定的深度和广度，充分反映精密工程测量的最新技术及其应用。
目录 序
前言
第1章 绪论
1.1 概述
1.2 精密工程测量的特点和测量内容
1.3 精密工程测量的精度
1.4 精密工程测量的发展
习题与思考题
第2章 精密工程控制网
2.1 概述
2.2 精密工程控制网优化设计的基础
2.2.1 控制网优化设计的分类
2.2.2 精密工程控制网优化设计的质量标准
2.3 精密工程控制网的布设原则
2.4 精密工程控制点的测量标志
2.4.1 观测点标志
2.4.2 照准点标志
2.5 几种典型的精密工程测量控制网
2.5.1 核电精密工程控制网
2.5.2 对撞机环形段平面控制网
习题与思考题
第3章 精密角度测量
3.1 概述
3.2 角度测量误差
3.2.1 仪器误差
3.2.2 观测误差
3.2.3 环境条件的影响
3.3 精密测角方法和提高精度的措施
3.3.1 精密测角方法
3.3.2 提高精度的措施
习题与思考题
第4章 精密距离测量
4.1 概述
4.2 现代精密量距的设备
4.3 干涉法测距
4.3.1 相对干涉测距仪
4.3.2 双频激光干涉测距仪
4.4 电磁波测距
4.4.1 ME5000测距仪
4.4.2 TC2003全站仪
习题与思考题
第5章 精密水准测量和高程传递
5.1 概述
5.2 精密水准测量仪器
5.2.1 数字水准仪原理
5.2.2 流体静力水准仪原理
5.3 精密水准仪的误差源及检定
5.3.1 数字水准仪的误差源
5.4 数字水准仪的检定
5.4.1 数字水准仪i角的检定与校正
5.4.2 数字水准仪ccD传感器正确性的检定
5.4.3 流体静力水准测量主要误差来源
5.5 精密水准测量的实施I
5.5.1 前期准备工作
5.5.2 精密水准测量的实施
5.6 跨越障碍物的高程传递
5.6.1 跨江跨海的高程传递
5.6.2 高层或地下工程的高程传递
习题与思考题
第6章 精密定向测量
6.1 概述
6.2 直线定向
6.3 激光定向
6.4 陀螺经纬仪定向
6.5 自动导向技术
习题与思考题
第7章 精密定位测量
7.1 概述
7.2 点的平面定位
7.2.1 极坐标法
7.2.2 角度交会法
7.2.3 全站仪坐标法定位
7.3 GPS精密定位
7.3.1 载波相位测量原理
7.3.2 载波相位测量的相对定位
7.3.3 GPs定位测量的实施
7.4 GPS定位测量的主要误差
7.4.1 与卫星有关的误差
7.4.2 信号传播误差
7.4.3 接收机误差
7.4.4 观测误差
习题与思考题
第8章 精密准直测量
8.1 概述
8.2 水平精密准直测量
8.2.1 小角法测量
8.2.2 活动觇牌法测量
8.2.3 机械法测量
8.2.4 分段视准线法测量
8.2.5 激光准直测量
8.3 垂直精密准直测量
8.3.1 机械法原理与应用
8.3.2 激光铅垂仪的原理与应用
习题与思考题
第9章 精密设备安装和检校测量
9.1 概述
9.2 精密设备安装测量的基准和控制网
9.2.1 主轴线和十字中心线
9.2.2 环形控制网
9.2.3 微形控制网
9.2.4 高程控制网
9.3 点位精密放样
9.3.1 角边交会法
9.3.2 全站坐标法
9.3.3 铅垂线放样法
9.4 精密定线的方法
9.4.1 外插定线
9.4.2 内插定线
9.5 三维工业测量
9.6 核电站建设设备安装测量的实践
9.6.1 环形吊车的安装测量
9.6.2 压力容器的安装测量
9.6.3 主泵、蒸发器的安装测量
9.6.4 装卸料机的安装测量
9.6.5 反应堆穹顶吊装施工测量
习题与思考题
第10章 变形监测技术与数据处理
10.1 概述
10.2 常规变形测量方法
10.3 摄影测量方法
10.4 GPS变形监测及自动化系统
10.5 测量机器人在变形监测中的应用
10.6 传感器自动变形监测技术
10.7 变形监测数据处理
10.7.1 变形监测网的数据处理
10.7.2 变形监测点的数据处理
习题与思考题
第11章 精密工程测量数据处理
11.1 概述
11.1.1 误差来源
11.1.2 误差类型
11.2 粗差判别与剔除
11.2.1 莱因达（3S）准则
11.2.2 格拉布斯（Grubbs）准则
11.2.3 狄克逊（Dixon）准则
11.3 稳健估计法
11.3.1 稳健估计
11.3.2 一次范数最小平差方法
习题与思考题
参考文献