标题：北京莱凯博仪器设备有限公司
公司简介
北京莱凯博仪器设备有限公司位于中国北京市昌平科技园，致力于为各大科研院所、检测机构、卫生防疫机构、制药行业、电子行业提供各类恒温恒湿设备。主要产品有恒温恒湿箱系列、药品稳定性试验箱系列、培养箱系列、实验室干燥箱系列。   公司本着“质量求精、经营求诚”的经营理念，通过艰苦扎实的努力、高度的责任心为客户提供最先进可靠的产品及最完善的售后服务。
企业文化
从用户需求出发，量身定制，为用户提供设计、制造，安装调试和人员培训的完整解决方案。专业的销售和技术人员为您提供及时满意的售前、售中和售后服务。
●及时准确为客户提供维修配件，保证设备配件货源充足和供应渠道畅通。
●机器调试正常后，提供免费的设备操作与保养培训，可按需延长培训时间，保证操作者或维护人员能独立完成操作调试和日常的维护。
●为每个产品设立专案，每次售后跟进记录及服务记录都整理归档，由专人跟进，及时反馈潜在问题。
●产品售出后，提供终身维护、及时优质的维修服务与技术支持。
产品展示
药品稳定性试验箱  用来对药品失效评测所需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境进行测量的仪器。适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高温试验和强光照射试验，是制药企业进行药品稳定性试验最佳选择方案。
产品特点：
1.采用环形气流设计概念，强制对流模拟空气循环原理，使温度和湿度更均匀，达到高效、稳定的试验效果；
2.采用欧洲进口全封闭工业压缩机和德国EBM冷凝器风机，环保型无氟134a制冷剂，环保节能，保证设备长期连续运转；
3.采用欧洲进口温湿度一体传感器，灵敏度高，年漂移低，能保证可靠的湿度检测，不需维护传感器；
4.程序控温控湿，模糊微电脑PID控制，感应快，系统误差小；
5.外箱体采用优质的冷轧板喷塑, 内胆采用SUS304不锈钢板，内有玻璃门，便于观察易清洁；
6.配备独立超温报警系统，具备符合GMP要求的数据采集系统
7.执行标准：GB/T 10586-2006
8.国家一级计量机构的计量检测报告、3Q验证、偏差报警、手机短信报警（选配）。
名称 
药品稳定性试验箱（GMP）
型号 
Labcab-150GM
Labcab-200GM
Labcab-250GM
控温范围 
0～65℃ 
控温波动 
±0.5℃
温度偏差 
±1.5℃
控湿范围 
40～95%RH
湿度波动度 
±3%RH
湿度偏差 
±4%RH
光照范围 
N/A
照度偏差 
N/A
温湿控制方式 
平衡调温调湿方式 
制冷系统 
进口全封闭压缩机（DANFOSS） 
湿度传感器 
进口电容式湿度传感器 （ROTRONIC）
控制器 
温湿度程序表
数据采集 
无纸记录仪+针式微型打印机 
测试点 
40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH 
二重保护 
独立超温保护系统 
工作环境温度 
+5～35℃ 
内胆（外壳）材质 
镜面不锈钢SUS304（钢板喷塑）
水箱 
外置水箱 
电源 
AC 220V±10% 50HZ
安全装置 
压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载、缺水保护 
最大功率（kW） 
1.0
1.0
1.5
容积 (L) 
150
200
250
内部尺寸(mm)
W×D×H 
550×405×670 
640×400×780 
640×500×820 
外形尺寸(mm)
W×D×H
650×650×1480 
760×650×1560 
760×740×1630 
搁板（标配） 
3
3
3
综合药品稳定性试验箱  用来对药品失效评测所需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境进行测量的仪器。适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高温试验和强光照射试验，是制药企业进行药品稳定性试验最佳选择方案。
产品特点：
1.采用环形气流设计概念，强制对流模拟空气循环原理，使温度和湿度更均匀，达到高效、稳定的试验效果；
2.采用欧洲进口全封闭工业压缩机和德国EBM冷凝器风机，环保型无氟134a制冷剂，环保节能，保证设备长期连续运转；
3.采用欧洲进口温湿度一体传感器，灵敏度高，年漂移低，能保证可靠的湿度检测，不需维护传感器；
4.程序控温控湿，模糊微电脑PID控制，感应快，系统误差小；
5.外箱体采用优质的冷轧板喷塑, 内胆采用SUS304不锈钢板，内有玻璃门，便于观察易清洁；
6.配备独立超温报警系统，具备符合GMP要求的数据采集系统
7.执行标准：GB/T 10586-2006
8.国家一级计量机构的计量检测报告、3Q验证、偏差报警、手机短信报警（选配）。
名称 
综合药品稳定性试验箱（GMP） 
型号 
Labcab-150CGM
Labcab-200CGM
Labcab-250CGM
控温范围 
0～65℃ 
控温波动 
±0.5℃
温度偏差 
±1.5℃
控湿范围 
40～95%RH
湿度波动度 
±3%RH
湿度偏差 
±4%RH
光照范围 
0～8000LUX
照度偏差 
4500±500LUX
温湿控制方式 
平衡调温调湿方式 
制冷系统 
进口全封闭压缩机（DANFOSS） 
湿度传感器 
进口电容式湿度传感器 （ROTRONIC） 
控制器 
温湿度程序表
数据采集 
无纸记录仪+针式微型打印机 
测试点 
40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH 
二重保护 
独立超温保护系统 
工作环境温度 
+5～35℃ 
内胆（外壳）材质 
镜面不锈钢SUS304（钢板喷塑） 
水箱 
外置水箱 
电源 
AC 220V±10% 50HZ
安全装置 
压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载、缺水保护 
最大功率（kW） 
1.5
2.5
2.5
容积 (L) 
150
200
250
内部尺寸(mm)
W×D×H 
550×405×670 
640×400×780 
640×500×820 
外形尺寸(mm)
W×D×H
650×650×1480 
760×650×1560 
760×740×1630 
搁板（标配） 
3
3
3
更多恒温恒湿箱  产品特点：
1、顺应世界环保潮流，全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面。
2、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调。
3、微电脑温度湿度控制器，控温控湿精确可靠。
4、设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。
5、可选配数据记录系统
名称 
恒温恒湿箱
型号 
Labcab-150HC
Labcab-200HC
Labcab-250HC
控温范围 
0～65℃ 
控温波动 
±0.5℃
温度偏差 
±1.5℃
控湿范围 
40～95%RH
湿度波动度 
±3%RH
湿度偏差 
±4%RH
光照范围 
N/A
照度偏差 
N/A
温湿控制方式 
平衡调温调湿方式 
制冷系统 
全封闭压缩机 
湿度传感器 
电容式湿度传感器 
控制器 
特制温湿度程序表
数据采集 
选配
二重保护 
独立超温保护系统 
工作环境温度 
+5～35℃ 
内胆（外壳）材质 
镜面不锈钢SUS304（钢板喷塑） 
水箱 
外置水箱 
电源 
AC 220V±10% 50HZ
安全装置 
压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载、缺水保护 
最大功率（kW） 
1.0
1.0
2.0
容积 (L) 
150
200
250
内部尺寸(mm)
W×D×H 
550×405×670 
640×400×780 
640×500×820 
外形尺寸(mm)
W×D×H
650×650×1480 
760×650×1560 
760×740×1630 
搁板（标配） 
3
3
3
真空干燥箱  真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。广泛地应用于制药、电子和化工行业。
产品特点
1.带定时功能的数显微电脑温度控制器，控温精确可靠。 
2.长方体工作室，使有效容积达到最大。 
3.钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体，一目了然。 
4.箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。  
5.工作室采用不锈钢板或拉丝板制成，确保产品经久耐用。
产品参数：
型号
DZF-6210
DZF-6090
DZF-6050
DZF-6020
DZF-6030A
DZF-6030B
DZF-6050B
电源电压
220V 50HZ
输入功率
2060W
1400W
1400W
400W
400W
250W
600W
控温范围
RT+10~250℃
RT+10~60℃
温度分辨率
0.1℃
恒温波动度
±1℃
达到真空度
133Pa
工作环境温度
+5～40℃
内胆尺寸
560*600*640
450*450*450
415*370*345
300*300*275
320*320*300
320*320*300
415*370*345
外形尺寸
720*820*1750
610*590*1350
730*560*550
605*490*450
630*510*490
630*510*490
730*560*550
定时范围
1-9999min
备注
配真空泵
选配真空泵
电热恒温鼓风干燥箱  用途概述：供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘熔、灭菌作用。
产品特点：
1.采用具有控温保护、带有定时功能的数字显示微电脑控制器，控温精确可靠。 
2.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观、新颖。 
3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。 
4.独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）  
5.带有“D”系列为智能型十段可编程序液晶控制器。
产品参数：
型号
DHG-9030A
DHG-9030AD
DHG-9070A
DHG-9070AD
DHG-9140A
DHG-9140AD
DHG-9240A
DHG-9240AD
电源电压
AC220V    50HZ
控温范围
RT+10～250℃
温度分辨率
0.1℃
恒温波动度
±1.0℃
输入功率
860W
1560W
2060W
2460W
工作环境温度
+5～40℃
内胆尺寸（mm）
340*325*325
450*400*450
550*450*550
600*550*750
外形尺寸（mm）
625*510*490
740*580*630
830*650*730
880*770*930
载物托架（标配）
2
定时范围
1～9999min