标题：上海大帆电气设备有限公司
上海大帆电气设备有限公司
国内知名电力设备生产厂商，特别是在变频串联谐振交流耐压试验装置和大型地网变频接地阻抗特性测试系统的研发、生产上处在国内领先水平。上海大帆，以出色的品质、优质的服务，获得广大客户的极高评价。
公司的主要产品为DFVF3000系列变频串联谐振交流耐压试验装置，DF系列大型接地网接地特性测量系统。大帆公司依托上海交大，并于与多所国内著名大学及电力科学研究院有着密切的合作。
  
DFVF3000变频串联谐振交流耐压试验装置
上海大帆专业生产的DFVF3000变频串联谐振耐压试验装置，是最新一代专门用于容性试品交流耐压试验的设备。该产品技术先进，操作简单，质量可靠，体积小，重量轻，非常方便现场使用，得到了广大用户的高度评价。 
该设备主要用于以下方面：
1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验 
2、发电机 的交流耐压试验 
3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验
4、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 
5、其它电力高压设备如母线，套管，互感器的交流耐压试验。 
该成套设备由变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器组成。设计原理：运用串联谐振原理，利用励磁变压器激发串联谐振回路，调节变频控制器的输出频率，使回路电感L和试品C串联谐振，谐振电压即为加到试品上电压。
    常见型号与典型配置表：型号解读：DFVF3000-44/22 表示容量为44KVA，电压为22KV 
（注：以下仅列举了部分常用型号，可依要求定制） 
一、电缆交流耐压试验系列
型 号可满足的试验项目设备电抗器配置备 注DFVF3000-44/2210kV（300mm）电 缆 1KM22kV Ⅹ 1台便携式DFVF3000-132/661、10kV（300mm）电 缆 3KM 
2、35kV（300mm）电缆 1KM22kV Ⅹ 3台便携式DFVF3000-264/521、10kV(300mm)电 缆 5KM 
2、35kV(300mm)电 2KM 
3、35kV 变压器，开关， 
4、10kV电动机，变压器 
5、600MW及以下发电机等22kV Ⅹ 6台便携式DFVF3000-1560/66110kV（300mm）电 缆 3KM130kV Ⅹ 2台非便携式二、发电机工频耐压试验系列
型 号可满足的试验项目设备电抗器配置备 注DFVF3000-44/221、100MW及以下发电机 相电容0.1-0.3uF 
2、10kV(300mm)电 缆 1KM22kV Ⅹ 1台便携式DFVF3000-100/361、600MW及以下发电机 相电容0.1-0.25uF 
2、10kV(300mm)电 缆 1.5KM18kV Ⅹ 2台便携式DFVF3000-176/441、600MW及以下发电机 相电容0.1-0.3uF 
2、10kV(300mm)电 缆 3KM 3、可兼顾发电机母线，主变等22kV Ⅹ 4台便携式三、GIS和SF6开关交流耐压试验系列 
型 号可满足的试验项目电抗器配置备 注DFVF3000-250/2001、110kV GIS的交流耐压试验 
2、35kV（300mm）电缆 1KM 
3、10kV（300mm）电 缆 3KM 
4、220kV以下变压器工频耐压 5、110kV互感器交流耐压40kV Ⅹ 5台便携式DFVF3000-100/2001、110kV GIS的交流耐压试验 2、110kV互感器交流耐压50kV Ⅹ 4台便携式四、变压器，电动机等设备的工频交流耐压试验系列 
型 号可满足的试验项目电抗器配置备 注DFVF3000-105/841、110kV GIS的交流耐压试验 2、35kV（300mm）电缆1KM 
3、10kV（300mm）电 缆3KM 
4、220kV以下变压器工频耐压 
5、110kV互感器交流耐压28kV Ⅹ 3台便携式DFVF3000-100/801、110kV GIS的交流耐压试验 2、35kV（300mm）电缆1KM 
3、10kV（300mm）电 缆3KM 
4、220kV以下变压器工频耐压 
5、110kV互感器交流耐压40kV Ⅹ 2台便携式（注：以上仅列举了部分常用型号，可依要求定制）技术特点：* 全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心（武汉高压研究所）严格的型式试验鉴定，质量可靠，确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全；　
*在东北电力科学院组织的2008年度全国设备大比武中一次性通过所有检测项目，唯一一家达到包括60Min温升在内的各项国标要求，比武成绩再次名列前茅！
* 体积小，重量轻，特别适合现场使用；
* 符合国标要求:有监测峰值/√2功能，可实时监测试验波形；
* 过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒；
* 设备自带微型打印机，可及时打印保存试验数据；
* 按军用标准抗振和防尘设计，耐长途运输和严酷使用环境；
* 一键鼠标式旋钮“傻瓜式”操作，大屏幕液晶显示；
* 独有软件校准功能，方便用户校准表计，确保高电压值准确度；
* 德国威图设计全铝合金机箱,立卧两用,轻便美观,大大方便现场使用；
* 所有主要元器件均由世界知名企业原装进口，包括美国德州仪器，英特尔，德国西门子，施耐德，日本东芝，富士等；
* 产品稳定可靠，三年质保；
* 信守承诺，服务专业及时，尽最大努力为客户需求服务；
* 众多知名企业选用，大量应用于众多国家重点工程中，使用现场遍及全国各地，获得用户的一致好评。组成部件：由变频电源、励磁变压器、高压电抗器和电容分压器组成。
    DF系统 大型接地网接地特性测量系统  DF9000型变频接地特性测量系统产品概述：
DF9000型变频接地特性测量系统，是我公司与上海交通大学联合开发并拥有自主知识产权的新型高品质测试系统，该系统采用当前最先进的数字选频测量（电子对抗）技术，具有超强的抗干扰能力，彻底消除了由工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰给测量带来的误差；采用纯正弦波大功率信号源做为测试电源，多频点采集数据，克服了双点异频插值法的局限性；特别适用于大型、超大型接地网接地阻抗及其它特性参数的测量。该系统功能强大、性能优越、使用方便，目前在国内处于领先水平,是替代进口产品的理想选择。
主要功能：
1.精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗；
2.精确测量大型接地网场区地表电位梯度；
3.精确测量大型接地网接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压；
4.精确测量大型接地网转移电位；
5.测量接地引下线导通电阻；
6.测量土壤电阻率
主要特点：
☆采用军用电子对抗数字滤波技术，抗干扰能力极强。(关键性能) 
选频特性尖锐，通频带±0.3Hz。实测 200V的干扰在±1Hz偏频测量引起的误差低于 0.1mV,干扰抑制能力达到万分之一以上,远胜于部分进口仪器百分之几的抗干扰能力,保证了测试精度。系统还单独增加设计有 50Hz陷波器，可完全滤除 50Hz工频干扰。
☆系统输出功率大（2-20KW），电压高(0-1000V)，输出电流大（0-50A）
彻底解决了同类设备输出功率和电压偏小，现场难以升流的问题。目前的地网测量设备大多功率偏小，如较常见的设备输出为 100V/5A（500W),150V/10A(1500W)。由于输出功率和输出电压较小，现场大多难以产生足够的电流，实际远远无法达到设备标称的试验电流（如 5A），很多情况下被测信号变得很小而难以准确测量。本系统的大功率（5-20KW）信号源可保证产生足够大的回路电流，提高信噪比，可准确测量接触电压，跨步电压等微小量。
☆逐点步进精确选频测试，非误差较大的双点变频。
本系统采用 40-70Hz步进 1Hz多点变频测试，克服了双点变频法的局限性，从而可得接地系统的频率特性。能明确发现和剔除因同频谐波干扰而产生的测量坏值，测量结果更加符合实际值。部分仪器受技术限制，使用精度较低的简单 LC滤波电路加简单软件处理，选择与工频偏差较远的双点变频（如40/60Hz）,其抗干扰效果、测量精度和数据可重复性有待验证，并可能受特定频率干扰信号的影响。双点变频测量不是地网抗干扰测量的理想方法。
☆可准确测量接地阻抗，跨步电位差，接触电位差，土壤电阻率，场区地表电位分布，地网电流分布等参数。
☆同时测量指定频率下的电压、电流大小，及电压电流之间的相位差，自动计算出接地阻抗及其中电阻分量，电抗分量。
☆有独立的高精度选频电压表，内置人体模拟电阻，可方便的测量跨步电压，接触电压。
☆自动转换量程。采用高级增益编程放大技术，保证了在高低量程范围的测量精度，无需手动换挡，简单方便。
☆各量程可分别进行校准，保证了精度。
☆可外接 Rogowski线圈（罗氏线圈，柔性电流互感器），方便现场不断开导体测量电流。并可自动识别多个不同量程的线圈。
☆高稳定度的变频源，纯正弦波输出，保证了测试结果的等效性，并有过压、过流和过热等保护功能。
☆大屏幕显示测试数据，一键鼠标式旋钮，傻瓜式操作。
☆可保存 2000组以上数据，与计算机联机上传数据，方便分析处理。带 SD数据存储卡，可很方便的下载数据。
☆内置可充电电池，可连续工作 8小时以上
技术参数：
电源电压：AC220V或380V，50Hz 
输出功率： 10KW（2KW～20KW可选，可定制）
输出电压：0～1000V（可定制）
测试输出电流：0～50A
频率调节范围：45～65Hz
步进频率：1Hz 
抗干扰能力：通频带±0.3Hz，衰减>80dB/Hz
测量范围：0.001～1000Ω
分辩率：1mΩ
测量精度：1.0级
使用环境温度：-20℃～+50℃DF-910K变频大电流多功能接地阻抗测量系统产品概述：
DF-910K变频大电流多功能接地阻抗测量系统，是上海大帆电气有限公司和上海交通大学联合研制的产品，系统由：DF910K变频接地阻抗测量仪，隔离变压器，和导通测量仪及其他附件组成。主要功能：精确测量接地阻抗、接地电阻，接地电抗，导通电阻和土壤电阻率。
该系统采用当前最先进的数字滤波选频测量技术，具有超强的抗干扰能力，彻底消除了由工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰给测量带来的误差；输出纯正弦波大功率信号做为测试电源，输出功率达10KW，双点或多频点采集数据，特别适用于地网接地阻抗的测量。该系统测量数据精确稳定，抗干扰能力强，数据可重复性好,处于国内领先水平。
主要功能：