标题：IP防护等级
防护装置规格列表：
产品型号
可满足IP防护等级
尺寸/半径（（单位：mm）
LRHS-IPX1[1]
LRHS-IPX2
可满足IPX1、IPX2的试验
滴水试验装置
LRHS-04-IPX3/4
可满足IPX3、IPX4的试验
（摆管半径） 400 
600
800
1000
1200
LRHS-06-IPX3/4
LRHS-08-IPX3/4
LRHS-10-IPX3/4
LRHS-12-IPX3/4
LRHS-JL-P
属IPX3与IPX4的辅助品
​LRHS-IPX5
LRHS-IPX6
可满足IPX5、IPX6的试验
喷头孔径6.3mm
喷头孔径12.5mm
LRHS-IPX7
可满足IPX7的试验
半浸泡试验装置

材质结构
1、外箱材质：均采用优质（t=1.2mm）A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，更显光洁、美观；　　2、内箱材质：采用进口高级不锈钢（SUS304）　　3、保温材质：硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维　　4、门保温材质：玻璃纤维棉　　5、旋转工作台：台面为PVC硬质板（耐腐蚀）　　6、接触水的部份均为不锈钢或铜质材料
控制系统
1、试验箱采用“台湾威伦”7.0寸彩色触摸屏及“德国西门子”PLC模块控制，全自动式手写设定，直观的操作界面，整体美观大方，操作方便简捷 　　2、温湿度曲线可实时显示　　3、具有历史记忆功能（可查询7天以内的历史试验记录）4、温度：0.1℃（显示范围）　　5、时间：0.1min　　6、湿度：0.1%RH（温湿度试验设备）
IP防尘
数字
防护范围
说明
0
无防护
对外界的人或物无特殊的防护
1
防止直径大于50mm的固体外物侵入
防止人体（如手掌）因意外而接触到电器内部的零件，防止较大尺寸（直径大于50mm）的外物侵入
2
防止直径大于12mm的固体外物侵入
防止人的手指接触到电器内部的零件，防止中等尺寸（直径大于12.5mm）的外物侵入
3
防止大于直径2.5mm的固体外物侵入
防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
4
防止大于直径1.0mm的固体外物侵入
防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
5
防止外物及灰尘
完全防止外物侵入，虽不能完全防止灰尘侵入，但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作
6
防止外物及灰尘
完全防止外物及灰尘侵入

IP防水
防护程度数字
防护范围
说明
0
无防护
对水或湿气无特殊的防护
1
防止水滴侵入
垂直落下的水滴（如凝结水）不会对电器造成损坏
2
倾斜15度时，仍可防止水滴侵入
当电器由垂直倾斜至15度时，滴水不会对电器造成损坏
3
防止喷洒的水侵入
防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏
4
防止飞溅的水侵入
防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
5
防止喷射的水侵入
防止来自各个方向飞由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏
6
防止大浪侵入
装设于甲板上的电器，可防止因大浪的侵袭而造成的损坏
7
防止浸水时水的侵入
电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下，可确保不因浸水而造成损坏
8
防止沉没时水的侵入
电器无限期沉没在指定的水压下，可确保不因浸水而造成损坏
防止危险A 手背
B 手指
C 工具
D 金属线专门信息  H 高压设备
M 做防水试验时试样运行
S 做防水试验时试样静止
W 气候条件
IP试验
范围防水试验包括第二位特征数字为1至8，即防护等级代码为IPX1至IPX8。  等级防水⑴IPX 1 
方法名称：垂直滴水试验 
试验设备：滴水试验装置 
试样放置：按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上，样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm 
试验条件：滴水量为 10.05 mm/min 
持续时间：10 min 
⑵IPX 2 
方法名称：倾斜 15°滴水试验 
试验设备：滴水试验装置 
试样放置：使试样的一个面与垂线成 15°角，样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm。每试验完一个面后，换另一个面，共四次。
试验条件：滴水量为 30.5 mm/min 
持续时间：4×2.5 min（共10 min） 
⑶IPX 3 
方法名称：淋水试验 
试验方法：
a。摆管式淋水试验 
试验设备：摆管式淋水溅水试验装置 
试样放置：选择适当半径的摆管，使样品台面高度处于摆管直径位置上，将试样放在样台上，使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ，样品台不旋转。
试验条件：水流量按摆管的喷水孔数计算，每孔为 0.07 L/min ，淋水时，摆管中点两边各 60° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 60°，共 120°。每次摆动（2×120°） 约 4s 
试验时间：连续淋水 10 min 
b。喷头式淋水试验 
试验设备：手持式淋水溅水试验装置 
试样放置：使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在 300mm 至 500mm 之间 
试验条件：试验时应安装带平衡重物的挡板，水流量为 10 L/min 
试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min （不包括安装面积），最少 5 min 
⑷IPX 4 
方法名称：溅水试验 
试验方法：
a．摆管式溅水试验 
试验设备和试样放置：与上述 IPX 3 之 a 款均相同； 
试验条件： 除后述条件外，与上述 IPX 3 之 a 款均相同；喷水面积为摆管中点两边各 90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 180°，共约 360°。每次摆动 （2×360°） 约 12s 
试验时间：与上述 IPX 3 之 a 款均相同 （即10 min）。
b．喷头式溅水试验 
试验设备和试样放置：与上述 IPX 3 之 b 款均相同； 
试验条件：拆去设备上安装带平衡重物的挡板，其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同； 
试验时间：与上述 IPX 3 之 b 款均相同， 即按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min （不包括安装面积） 最少 5min 
⑸IPX 5 
方法名称：喷水试验 
试验设备：喷嘴的喷水口内径为 6.3mm 
试验条件：使试验样品至喷水口相距为 2.5m ～ 3m ，水流量为 12.5 L/min （750 L/h) 
试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min （不包括安装面积） 最少 3 min 
⑹IPX 6 
方法名称：强烈喷水试验； 
试验设备：喷嘴的喷水口内径为 12.5 mm 
试验条件：使试验样品至喷水口相距为 2.5m ～ 3m ，水流量为 100 L/min （6000 L/h) 
试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min（不包括安装面积）最少 3 min 
⑺IPX 7 
方法名称：短时浸水试验 
试验设备和试验条件：浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后，样品底部到水面的距离至少为 1m。试样顶部到水面距离至少为 0.15m 
试验时间： 30 min 
⑻IPX 8 
方法名称： 持续潜水试验； 
试验设备，试验条件和试验时间： 由供需（买卖）双方商定，其严酷程度应比 IPX 7 高。
注意：另外，许多户外用电子产品也在强调漂浮能力。文字IP（INTERNATIONAL PROTECTION）防护等级和防水试验所依据的标准有：
1）由IEC（INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION）所起草国际防护和防水试验标准：国际电工委员会标准IEC 529 – 598
2）国标GB 700 – 86
3）GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)等。
IP防护等级实验室：能进行IP等级试验的实验室主要有一通检测实验室、环境可靠性与电磁兼容试验中心，航天环境可靠性试验与检测中心、苏州电器科学研究所院、国家电器产品质量监督检验中心等。等级定义IP 表示Ingress Protection（进入防护）.IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要. IP等防护级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法，这套系统得到了多数欧洲国家的认可，国际电工协会IEC（International Electro Technical Commission）起草，并在IED529（BS EN 60529：1992）外包装防护等级（IP code）中宣布。
防护等级多以IP后跟随两个数字来表述，数字用来明确防护的等级。
第一个数字表明设备抗微尘的范围，或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I代表防止固体异物进入的等级，最高级别是6； 
第二个数字表明设备防水的程度。P代表防止进水的等级，最高级别是8。
如电机的防护等级IP65，防护等级IP55等等. 
接触电气设备保护和外来物保护等级（第一个数字） 电气设备防水保护等级（第二个数字） 
第一个数字 防护范围 第二个数字 防护范围 
0 无防护 - 0 无防护 - 
1 防护50mm直径和更大的固体外来体探测器，球体直径为50mm，不应完全进入 1 水滴防护 垂直落下的水滴不应引起损害 
2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体探测器，球体直径为12.5mm，不应完全进入 2 柜体倾斜15度时，防护水滴 柜体向任何一侧倾斜15度角时，垂直落下的水滴不应引起损害 
3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体探测器，球体直径为2.5mm，不应完全进入 3 防护溅出的水 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害 
4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体探测器，球体直径为1.0mm，不应完全进入 4 防护喷水 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害 
5 防护灰尘 不可能完全阻止灰尘进入，但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害 5 防护射水 从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害 
6 灰尘封闭 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 6 防护强射水 从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害 
注：探测器的直径不应穿过柜体的孔 7 防护短时浸水 柜体在标准压力下短时浸入水中时，不应有能引起损害的水量浸入 
8 防护长期浸水 可以在特定的条件下浸入水中，不应有能引起损害 
认识电子产品的防水等级JIS(IPX) 
0 无保护 
1 防滴I型 垂直落下的水滴无有害的影响 
2 防滴Ⅱ型 与垂直方向成15“范围内落下的水滴无有害的影响 
3 防雨型 与垂直方向成60度范围内降雨无有害的影响 
4 防溅型 受任意方向的水飞溅无有害的影响 
5 防喷射型 任意方向直接受到水的喷射无有害的影响 
6 耐水型 任意方向直接受到水的喷射也不会进入内部 
7 防浸型 在规定的条件下即使浸在水中也不会进入内部 
8 水中型 长时间浸没在一定压力的水中照样能使用 
9 防湿型 在相对湿度大90%以上的湿气时照样能使用 
国际工业标准防水登记IP和日本工业标准的JIS防水等级是接近的，分0-8的9级，IP等级同样对防尘做了规定。IPxx 防尘防水等级 
防尘等级 （第一个X表示） 
0 ：没有保护 
1 ：防止大的固体侵入 
2 ：防止中等大小的固体侵入 
3 ：防止小固体进入侵入 
4 ：防止物体大于 1mm 的固体进入 
5 ：防止有害的粉尘堆积 
6 ：完全防止粉尘进入 
防水等级 （第二个X表示） 
0 ：没有保护 
1 ：水滴滴入到外壳无影响 
2 ：当外壳倾斜到 15 度时，水滴滴入到外壳无影响 
3 ：水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响 
4 ：液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响 
5 ：用水冲洗无任何伤害 
6 ：可用于船舱内的环境 
7 ：可于短时间内耐浸水（1m） 
8 ：于一定压力下长时间浸水 
例：有秤或显示仪表标示为IP65，表示产品可以 完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。
IPXX等级中关于防水实验的规定。