标题：Fiber Quick Map
引言
没有什么方法比一键式故障诊断更简便。将Fiber QuickMap插入光纤通道的一端，然后按下“Test”(测试)按钮，显示任何目标事件的位置，并确认通道连通性。

概述
福禄克网络公司的Fiber QuickMap是一款企业级光纤故障诊断工具，能够迅速而有效地定位多模光纤的连接点与断点。Fiber QuickMap可以即时确定如高损耗、高反射事件等故障的距离，是所有光纤技术人员必备的故障诊断工具。
当今数据中心采用的简易故障诊断方案费时且效率低下。激光灯虽然简单，但是反复照射链路及检查远端时，不仅欠精确，而且繁琐、费时。OTDR适合用作故障排除工具，但其先进的迹线分析与跟踪性能使其特别认证与记录电缆的安装质量。现在，网络技术人员需要的是一种“一线“诊断工具，能帮助他们解决光纤布线问题。
Fiber QuickMap一键式操作易于使用，对光纤连接检测速度快，分析详细，是技术人员首选的故障诊断工具。
为满足客户对故障排除的需求，Fiber QuickMap既可作为单独的故障诊断工具使用，也可作为光纤综合测试工具包的组件使用。
光纤故障诊断工具包（FTS）可以根据工具包配置添加以下辅助功能：
SimpliFiberPro 功率计与双波长（850nm与1300nm）多模光源可测量功率及损耗。SimpliFiber Pro功率计能保存参考功率水平，允许直接显示光纤损耗。FT500迷你光纤视频显微镜可查看光纤端面是否被污染。FT500迷你光纤视频显微镜提供200倍的放大倍数，可用于安装任何光纤。Fiber QuickMap的适用场合能使企业快速深入地了解企业网络的多模光纤布线情况，这款完美的工具适用于：排除故障——网络性能是否下降？损耗测试是否失败？功率或损耗测量是否低于预期？Fiber QuickMap能帮助用户定位问题原因，或解决布线问题。无需再盲目地浪费时间操作激光灯或手电筒忙碌于光纤通道两端。它能定位光纤断点或网络布线潜在的问题区域—连接器变脏、熔接点不良，这些问题都会减弱网络性能，甚至引发网络故障。Fiber QuickMap能在问题扩大之前，根据默认设置或用户自定义设置的门限值确定问题所在，帮助用户解决问题。这些问题都会减弱网络性能。能定位误码率的潜在根源—光纤端面污染引起的反射，或连接不良导致的误码。Fiber QuickMap 能定位这些问题所在区域。“映射“光纤通道——通过验证通道内所有的链路及接头，快速确认连通性。FiberQuickMap特别适合数据中心及园区网环境，检测距离达1500m。
产品指标
电池工作温度：0℃~50℃
非工作温度：-20℃~60℃
工作相对温度：95%（10℃~35℃）75%（35℃~40℃）不受控制<410℃
震动：随机，5Hz~500Hz,MIL—PRF—28800F2类
冲击：1米跌落测试
海拔：3000米
EMC:EN61326-1:2004
电池类型：2节AA碱性电池（不带电池充电器）
电池使用寿命：1500次测试（典型测试）
激光安全：CDRH1类 符合EN 60825-2标准
LCD类型：背光黑白显示器（断码式）
折射指数范围：1.45~1.5（出厂默认值为1.496）
自动关闭：如果没有按下按键，5分粥将自动关闭。
工厂校准间隔：无输出波长：850nm±10nm
激光类别：CDRH1类，符合EN 60825—2
动态范围：>11dB
最大检测距离：1500米或4921英尺
事件最大显示数量：9
距离精度（0m至1500m或0ft至4921ft）:反射事件：±（1m+0.1% x 光纤度）非反射事件：±（3m+0.1% x光纤长度）
测试速度：<6秒（典型速度）
连接器：可拆卸/可清洁的 SC适配器、UPC抛光
所测光纤类型：50/125微米或62.5/125微米多模光纤
检测反射事件：-35dB 默认阈值（用户可选范围：-20dB至-45dB，以5dB为步进值）
反射精度：±dB
可测最大反射：-20dB
检测损耗事件:0.70dB默认阈值（用户配置范围：从0.5dB至6.1dB,以0.2dB为增量）
测试端口的质量：如果无光纤连接，或连接器变脏，则故障诊断工具会显示0m或0 ft。
活动光纤检测：可检测从600nm至1050nm的光纤信号，如有信号则显示ACTIVE LINE（有信号）。最大输入功率为+7dB。
认证及合规性：Logo 符合相关的欧盟标准
Logo符合相关的澳大利亚标准
Logo通过加拿大标准协会CSA C22.2 No.61010.1.04的认证
Logo符合FCC规则A部分A类要求
1±用户设置的折射指数（IOR）误差±事件定位误差。反射事件定位误差：1m~1.5km误差为±1m。
2±用户设置的折射指数（IOR）误差±事件定位误差。非反射事件定位误差：短于15m长度的光纤为±2m，其余为±1m。
3寻找并定位反射值大于-55dB的事件。测试端口反射值1m的事件。事件反射值3m的事件。
4采用-14dB基准校准值时，850nm波长下逆向散射系数为-63dB。
5在测试端口反射值<-35dB且任何预先事件的反射值10m的事件或任何预先事件。事件前的最大链路损耗<7dB。
    
配件信息
FQM-MAIN：FiberQuickMap 企业级光纤故障诊断工具主机，带便携软包
FQM-KIT：FiberQuickMap工具包，包含：Fiber QuickMap、SC/SC与SC/LC（50Um和62.5um）混合测试基准跳线以及便携软包
FTS900：FiberQuickMap工具包，包含：Fiber QuickMap、SC/LC(50um和62.5um)混合测试基准跳线、VisiFault VFL以及便携软包
FTS1000：FiberQuickMap故障诊断工具包，包含：Fiber QuickMap、SC/SC与SC/LC(50um和62.5um)混合测试基准跳线、VisiFault VFL、SimpliFiber Pro功率计与多模光源以及便携包
FTS1100：FiberQuickMap故障诊断工具包，包含：Fiber QuickMap、SC/SC与SC/LC(50um和62.5um)混合测试基准跳线、VisiFault VFL、SimpliFiber Pro 功率计与多模光源、FT500迷你光纤视频显微镜以及便携包
附件
SFPOWERMETER：含SimpliFiberPro 光纤功率计、SC适配器
SFMULTIMODESOURCE：SimpliFiberPro多模850/1300光源
FT525：迷你型光纤检查仪和清洁工具包包括：迷你型光纤视频显微镜、一套清洁耗材（清洁管、10个清洁卡、溶剂笔、2.5mm端口清洁棉签和1.25mm端口清洁棉签）以及便携包
NFC-Kit-Case：光纤清洁工具包（带便携包）
NFC-Kit-Box：光纤清洁工具
NFK1-1SMPLX-SC：基准测试跳线，62.5/125um，SC/SC,1m
NFK1-1SMPLX-LC：基准测试跳线，62.5/125um，SC/LC，1m
NFK1-1SMPLX-ST：基准测试跳线，62.5/125um，SC/ST，1m
NFK2-1SMPLX-SC：基准测试跳线，50/125um，SC/SC，1m
NFK2-1SMPLX-LC：基准测试条线，50/125um,SC/LC，1m
NFK2-1SMPLX-ST：基准测试跳线，50/125um，SC/ST，1m
NFK1-LAUNCH-SC/FQM：发射/接收光纤，62.5/125um，SC/SC，30m
NFK1-LAUNCH-LC/FQM：发射/接收光纤，62.5/125um，SC/SC，30m
NFK1-LAUNCH-ST/FQM：发射/接收光纤，62.5/125um，SC/ST，30m
NFK2-LAUNCH-SC/FQM：发射/接收光纤，50/125um，SC/SC，30m
NFK2-LAUNCH-LC/FQM：发射/接收光纤，50/125um，SC/LC，30m
NFK2-LAUNCH-ST/FQM：发射/接收光纤，50/125um，SC/ST，30m
NF300SM：ST/ST光纤适配器
NF310SM：SC/SC光纤适配器