标题：毕托巴流量计
简介
  毕托巴流量计是一种测介质管道中心流速的皮托管原理的流量计，其前身是清华大学教授徐向东发明的智能探针式流量计。
毕托巴流量计是采用皮托管原理提取管道中心流体流速（全压－静压 = 动压）再换算成流体体积流量与质量流量的差压式流量计。皮托管原理很早就广泛应用在航天航空业中。如：飞机风洞的测试和检测、飞机发动机气体动力测试、飞机飞行速度的测速杆等。
毕托巴流量计将探针插入管道中心，总压孔对正流体的来流方向，静压孔对正流体的去流方向，总压与静压之差即为管道中心的实测差压，再由该探针的风洞标定曲线拟合出该点的标准差压，根据标准差压来计算流体的流量。同时还需用压力变送器测出流体压力，用热电阻温度计测出流体温度，把标准差压信号、压力信号、温度信号同时引入单片机构成的流量积算仪或直接接入DCS系统，一方面对探针的流量方程进行解算，再一方面对蒸汽进行压力、温度补偿，以保证测量精度，并用数字显示出差压、压力、温度、瞬时流量、累积流量、热量、速度等参数。
与毕托巴流量计相关的计算公式：
流速V中心=Ai·√2△P/ρ (i∈N ) 
△ P：风洞标定修正后的标准差压
Q体=K(V中心×S)  
Q质=Q体×ρ
K：管道修正系数
精度高：在3%～100%的量程范围准确度为0.2%，其决定因素有：
第一：毕托巴流量计测点在管道中心区，可实现每台探针都在标准风洞上从 0米/秒的风速一直标定到 150米/秒 的风速，并把标定的数据经过复杂的运算得出探针的修正系数，从而使修正后探针提取的中心流速与管道各点流速的平均值成对应关系（注：管道内各点流速的平均值与探针提取中心流速之间的关系是以清华大学几十年的经验吹风数据库为依据的）。
第二：在流体力学中流速（差压换算成流速）和流量并不是简单的线性对应关系，所以我厂计算流量时采用分段修正的方法对所测信号进行修正。我厂计算时将差压变送器输出的4~20mA标准直流电流信号分n 段，进行微积分计算得到n 个修正系数，从而保证毕托巴流量计在全量程范围内保证准确度。
第三：清华大学热能工程系热力系统控制国家重点实验室主任徐向东教授结合几十年对气动探针（飞机测速杆）的科研经验，进行了大量毕托巴流量计的试验和实践，积累了大量数据，聚合成一个数据库，其中包括各种介质、压力、温度下的补偿，以及管道直管段不足情况下的实验修正值。本数据库可以配选出用户任何工况的相应管道模型，精确修正后计算出准确流量。
性能特点
◆ 节能：由于一次测量元件智能探针是Φ20mm不锈钢制成，其截面积很小在介质管道中几乎无压力损失，使运行成本大大减小，与孔板等节流装置相比较具有明显的节能效果。是国家发改委推荐的第061号节能产品。
◆ 耐高温高压：一次元件智能探针材质选用1Cr18Ni9Ti不锈钢 ( 根据不同介质选用特种钢 )，可耐介质最高温度650℃，介质最高压力32MPa。
◆ 可靠性高：因探针的构造非常简单，结构设计合理，导压管内介质不流动，杂物不容易进去，所以能长时间保持测量精度。
◆ 安装简便：只需在管道合适的位置上打一个相当的孔，把一次元件探针插入管道中心，即可方便地进行安装。
◆ 无需维护：一次测量元件探针本身无需维护，只需按计量器具定期检定要求对差压变送器进行零点和满度的校验以及二次表输入相应的电流进行校验。
◆ 测量范围广：流量在0.2 t/h～50000 t/h都可以精确测量。对低流速、小流量、大管径测量效果尤佳。
◆ 广泛用于气体、蒸汽和液体流量测量。气体：一次风速 ( 量 )、二次风速 ( 量 )、( 负压 ) 空气、氧气、氢气、干气、煤气 ( 转炉煤气、高炉煤气、焦炉煤气 )、天然气、液化气、烟气、 化工物料气等；汽体：过热蒸汽、饱和蒸汽、湿蒸汽、双向蒸汽等；液体：水、不满管水、轻油、焦油、原油、各种溶液、化工物料液等。
◆ 介质管道横截面形状适用范围广：本流量计对介质管道截面的几何形状无要求，圆形、椭圆形、方形、长方形、棱形、三角形、 梯形等均适用。
◆ 不要求直管段：清华大学几十年吹风实验积累了各种工况下弯管段到15倍管径之间修正系数数据库，只要用户提供直管段长度即可，即使在弯管处安装同样保证精度。
◆ 配有智能化二次仪表：既可数显各项参数，又可进行远程通讯，构成网络，便于集中管理。
毕托巴流量计是国内外目前最先进的流量测量仪器，国外的仪表公司在网站上发表
认同和推广毕托巴流量计。
产品系列1.毕托巴普通型流量计BTB-S系列 
  BTB-S系列BTB-S型毕托巴流量计为我厂实用新型专利产品（ZL200520091003.7）。他在工业领应用广泛，如冶金、电力、石油、化工等行业。它适用的流体种类繁多，几乎囊括了所有较为洁净的流动介质。譬如普通蒸汽、一般性气体和水相当粘度的液体的计量均可选择BTB-S型流量计。 
BTB-S型毕托巴流量计结垢简单，安装方便，只需在管道开一个Φ25mm的孔，把毕托巴插入至管道中心，通过焊接或法兰与管道连接即可。 
一般气/液体工况，推介选择普通毕托巴流量计 
普通蒸汽工况，推介选择散热管式毕托巴流量计 
管道中介质流向改变的工况，推介使用双流向毕托巴传感器 
当管道公称直径5mm≤Φ≤25mm时，推介使用袖珍毕托巴流量计2.毕托巴高温高压流量计BTB-M系列 
  BTB-MBTB-M型毕托巴流量计为我厂使用新型专用产品（ZL200520091005.9）。主要应用在高温高压高流速或者超高温超高压的蒸汽流量计。它采用耐高温、耐冲腐的1Cr18Ni9Ti材料制造，采用完整的金属腔结构，确保强度和钢性，以至于在高速气流的冲刷下不会发生机构损坏。使传感器在测量过程中取压更加稳定、精确。 
配套使用温度、压力传感器对被测介质进行温、压补偿，以确保测量精度。 
BTB-M型流量计在出品前均进行过超过使用压力150%的压力测试，以保证安全、可靠。3.毕托巴防堵耐磨流量计BTB-B系列 
  BTB-B系列BTB-B型毕托巴流量计是我厂实用新型专利产品（专利号为：ZL200520091004.1）,它在冶金、电力、石油、化工等行业应用广泛。含有杂质的流动介质均可选择BTB-B型毕托巴流量计进行测量，如电力行业中的一次风量，二次风量、化工行业中的各种物料气体，冶金行业中的各种煤气等。 
BTB-B型毕托巴流量计的主要功能是解决传感器的堵塞问题和磨损问题。 
推介配套使用球阀装置及安全保护装置可赋予传感器在线安装、拆卸功能。 
介质之中结挂污垢特别严重的情况，建议增设反吹装置。当介质中所含粉尘过大时（如火力发电厂一次风送煤粉管道），容易引发传感器堵塞现象，推介选择带有自动除尘装置的专用毕托巴传感器。当介质中所含杂质特别多从而产生将传感器严重磨损现象时，推介选择在传感器外表面喷涂化钨材料的新型工艺的阻抗磨损毕托巴专用传感器。在介质的压力<0.2MPa，温度<60℃，非易燃易爆和腐蚀性的情况下，传感器一旦发生堵塞现象，又不可能停产排除故障时，推介选择在线可疏通式毕托巴传感器。
毕托巴流量计选型一览表
型号型号代码说明BTB——————————毕托巴流量计系列代码 
（Ⅰ级代码）□—S…………（注1） 
□—M………………… 
□—B…………………标准型（气、汽、液体） 
高温高压型（气、汽、液体） 
耐堵耐磨型（含杂质气、汽、液体）性能代码（注2） 
（Ⅱ级代码）□—H………………… 
□—L………………… 
□—K………………… 
□—F………………… 
□—N………………… 
□—Y………………… □—Z………………… 
□—Q…………………分体式 
一体式 
可疏通式 
防腐蚀 
耐磨损 
双向式 
袖珍式（5mm≤管径≤25mm） 
其他（注3）管道标准 
（Ⅲ级代码）圆形管道：外径/内径根据订货参数实时填写（单位：mm）；（注4）截止阀 
（Ⅳ级代码） 
以下同□0…………………… 
□1…………………… 
□2…………………… 
□3……………………不带截止阀 
带中低压截止阀（P≤16MPa） 
带高温高压截止阀（16MPa<P<32MPa） 
其他（注3）
反吹装置□0…………………… □1…………………… 
□2……………………不带反吹装置 
手动反吹装置 
电动反吹装置
冷凝装置□0…………………… □1…………………… 
□2…………………… 
□3……………………不带冷凝装置 
带中低压冷凝器（P≤4.0MPa） 
带高压冷凝器（P>4.0MPa） 
带螺旋管冷凝器
三阀组□0…………………… □1…………………… 
□2…………………… 
□3……………………不带三阀组 
带中低压三阀组（P≤16MPa） 
带高压三阀组（16MPa<P<32MPa） 
其他（注3）差压变送器□F0…………………… □F1…………………… 
□F2…………………… 
□F3……………………不带差压变送器 
带差压变送器 
带多变量变送器 
其他（注3）温度补偿□T0…………………… □T1…………………… 
□T2…………………… 
□T3…………………… 
□T4……………………不带温度补偿 
带热电阻温度计：Pt100输入 
热电偶：K输入 
带温度变送器 
其他（注3）
压力补偿□P0…………………… □P1…………………… 
□P2……………………不带压力补偿 
带压力变送器（型号：BTB-802HSM;M20×1.5） 
其他（注3）显示方式□S0…………………… □S1…………………… 
□S2…………………… 
□S3…………………… 
□S4……………………不带配套显示 
带横式流量积算仪 
带竖式流量积算仪 
接SCS或PRC 
其他（注3）安装形式□A0…………………… □AP1………………… 
□AC2………………… 
□AP2………………… 
□AC3………………… 
□AP3………………… 
□AC4………………… 
□AP4………………… 
□AC5………………… 
□AP5………………… 
□A6……………………不带连接装置 
传感器与管道采用焊接安装（材质为不锈钢） 
传感器与管道采用法兰安装（材质为碳钢） 
传感器与管道采用法兰连接安装（材质为不锈钢） 
传感器与管道采用填料函安装（材质为碳钢） 
传感器与管道采用填料函安装（材质为不锈钢） 
传感器与管道采用采用球阀连接安装（材质为碳钢） 
传感器与管道采用采用球阀连接安装（材质为不锈钢） 
传感器与管道采用采用螺纹连接安装（材质为碳钢） 
传感器与管道采用采用螺纹连接安装（材质为不锈钢） 
其他（注3）
保护装置□B0…………………… □BC1………………… 
□BP1………………… 
□BC2………………… 
□BP2…………………不带保护装置 
带双保护装置（材质为碳钢） 
带双保护装置（材质为不锈钢） 
带单保护装置（材质为碳钢） 
带单保护装置（材质为不锈钢）在线开孔□N…………………… □Y……………………不在线开孔 
在线开孔例1：BTB-S-H(273、259)1011F1T1P1S1AC2B0N 
例2：BTB-B-KLN-(1220、1200)1101F1TOPS1AC4BC1Y 
注1：请将选择的在□里打上√ 
注2：Ⅱ级代码中的代码可根据选型要求多项选择 
注3：其他为订货时需要的特殊配置，请详细填写 
注4：圆 管：外径（）/内径（） 
方 管：安装面宽（）高*（）*壁厚（） 
内衬及保温层等特殊尺寸请详细填写
各类流量计特征对比一览表
类 型 
项 目孔板 
流量计机翼 
式流 
量计涡街 流量计阿牛 
巴流量计电磁 
流量计超声 
波流量计质量 
流量 
计弯管 
流量 
计毕托巴流量计精 度0.5-1.5一般0.5-1.52.50.51.5高4.00.2-0.5压 损大大较小小无无大小微低 速难难难难难难可可可高 温可————可————难
650稳 定自检—————————————风洞/ 
水洞含 气————————————可可可无 菌难————可可可可可可防 腐难——————可可难可可远 传智能 
型——智能型智能型智能型智能型智能 
型智能 
型智能型重 量一般重轻轻重重重轻轻价 格中高低低贵贵昂贵
中大粘度————————导电液难可
可小管径—————————————可可可量程比1:101:301:201:41:101:101:201:41：30含杂质—————————可可——可可故障率低一般低高低低低低低介质种类气、汽、液风、液气、液液、 
汽导电液气、液气、汽、液气、汽、液气、汽、液结垢影响大大大大微大大微微粘附影响大大大大微大微微微测量原理压差压差频率压差速度速度质量力压差压差补偿方式密度——密度密度—速度密度密度密度积算方式开方开方、线性线性开方开方线性开方开方开方瞬时显示智能 
型——智能型智能 
型智能型智能型智能型智能 
型智能型安装方法水平任意任意水平水平任意水平弯管任意安装难易难难易易难难难易易维护使用专人易易易难难易易易使用寿命可易磨损一般不长可可可可长