标题：扩散硅压力变送器
基本信息
ATE308系列扩散硅压力变送器采用具有国际先进技术进口陶瓷传感器，再配以高精密电子元件，经严格要求的工艺过程装配而成。ATE系列308系列压力变送器与使用的常规压力变送器相比,有两个显著不同的技术差别：一是测量元件采用新兴的高精密陶瓷材料；二是测量元件内无中介液体，是完全固体的。HAKK-338系列压力变送器主要特点 
抗过载和抗冲击能力强，过压可达量程的数倍，甚至用硬物直接敲打测量元件也不致使其损坏，且对测量精度毫无影响； 
  稳定性高，每年优于0.1%满量程，这个技术指标已达到智能 型压力仪表水平；温度漂移小，由于取消了压力测量元件中的中介液，因而传感器不仅获得了很高的 测量精度，且受温度梯度影响极小； 
压力变送器适用性广、安装维护方便、可任意位置安装。
压力变送器主要技术指标 
测量范围：-100KPa～60MPa 
精度等级：0.1级、0.2级、0.5级 
环境温度：-40～80℃ 
介质温度：-40～125℃（温度补偿-20～80℃） 
长期稳定性：优于0.1%F．S/年 
工作电压：12.5～36VDC -AC220v
输出信号：4-20mA(二线制)0/1-5VDC(三线制) 
量程迁移：可做标准量程10:1的迁移 
震动影响：任意轴上，200Hz/g为0.01%F．S 
变送器防护等级：IP65  
防 爆：iaⅡCT4，本质安全型 
关联设备：LB802 
材 料：外壳为模压铸铝 
膜片为96%氧化铝陶瓷 
过程连接件为316L不锈钢 
密封圈：丁晴橡胶、硅橡胶、氟橡胶
主要作用
把压力信号传到电子设备，进而在计算机显示压力 
其原理大致是： 
将水压这种压力的力学信号 转变成 电流（4-20mA） 这样的电子信号 
压力和电压或电流 大小成线性关系，一般是正比关系  
所以，变送器输出的电压或电流 随压力增大而增大 
由此得出一个压力和电压或电流的关系式 
压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室，低压室压力采用大气压或真空，作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上，通过 隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一致时，致使测量膜片产生位移，其位移量和压力差成正比，故两侧电容量就不等，通过振荡和解调环节，转换成与压力成正比的信号。
选型
选型方式
​KK338
压力变送器
​​代码
传感器类型
A
干式厚膜压阻式陶瓷传感器
​B
干式厚膜电容式陶瓷传感器
​​代码
安装方式
K
M20×1.5 内孔Ф11.4mm
​A
NPT1/2 内孔Ф11.4mm
​M
G 1/2 DIN16288
​R
G 1/2 内孔Ф11.4mm
​T
用户特殊要求
​​代码
精度等级
E
0.5级
​K
0.2级
​M
0.1级
​​代码
显示方式
N
无现场显示
​A
0-100%线性指针表头显示
​​代码
压力类型
G
表压
​A
绝压
​​代码
选项
B
本安防爆型，无为普通型
​​0-60MPa
​
扩散硅变送器
  扩散硅压力变送器ZR208、308系列扩散硅压力变送器具有工作可靠、性能稳定、安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点，能在各种正负压力测量中得到广泛应用。扩散硅压力变送器采用进口扩散硅或陶瓷芯体作为压力检测元件，传感器信号经高性能电子放大器转换成0-10mA或4-20mA统一输出信号。压力变送器可替代传统的远传压力表，霍尔元件、差动变送器，并具有DDZ-Ⅱ及DDZ-Ⅲ型变送器性能。
主要技术指标
·精度等级：0.25级基本误差±0.25% 
·非线性误差：0.3级≤±0.3%FS
·滞后误差：≤±0.3%FS 
·输出特性：
①0-10mA输出，负载电阻0-15KΩ
②4-20mA输出，负载电阻0-600Ω
③恒流输出内阻大于10MΩ
④二线制4-20mA输出：标准供电DC24V 
·防爆标志：（RPT-Ⅲ）：Exia Ⅱ CT4-6
◆扩散硅压力变送器的特点
精度高，最高精度可达0.1%FS ，有外部零点及满度调整可选，适合测量低压量程 ，
过载压力强。
主要技术指标
准确度
0.1%F·S 0.25%F·S 0.5%F·S
测量范围
-95KPa~35MPa间任选
测量介质
液体、气体、蒸汽
存贮温度
-40℃~125℃
使用温度
-10℃~80℃
防腐材料
316L不锈钢 陶瓷 聚四氟乙烯
温度影响
<0.02%/℃
负载电阻
≤750Ω
过载能力
量程的1~2倍
机械保护
IP65
湿度
≤95%RH
输出
二线制4~20mA DC
关联设备
EXZ231B型安全栅
重量
<1Kg
零点温度系数
小于0.02%/℃
满程温度系数
小于0.02%/℃
电源电压
24V DC
防爆等级
iaⅡCT5
安装位置
无影响

优势分析
模拟型特点
● 精度高
● 量程、零点外部连续可调
● 稳定性能好
● 正迁移可达500%、负迁移可达600%
● 二线制
● 阻尼可调、耐过压
● 固体传感器设计
● 无机械可动部件、维修量少
● 重量轻（2.4kg）
● 全系列统一结构、互换性强
● 小型化（166mm总高）
● 接触介质的膜片材料可选
● 单边抗过压强
● 低压浇铸铝合金壳体
智能型特点：
●超级的测量性能，用于压力、差压、液位、流量测量
●数字精度：+（-）0.05%
●模拟精度：+（-）0.75%+（-）0.1%F.S
●全性能：+（-）0.25F.S
●稳定性：0.25% 60个月
●量程比：100：1
●测量速率：0.2S
●小型化（2.4kg）全不锈钢法兰，易于安装
●过程连接与其它产品兼容，实现最佳测量
●世界上唯一采用H合金护套的传感器（专利技术），实现了优良的冷、热稳定性
●采用16位计算机的智能变送器
●标准4-20mA，带有基于HART协议的数字信号，远程操控
●支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
仪表选型
选型表：
无 S 代号 测量范围
ABGAP-2400 0-6～40kPa
ABGAP-2500 0-40～250kPa
ABGAP-2600 0-0.16～1kPa
ABGAP-2700 0-0.4~2.50KPa
ABGAP-2800 0-1.6～10Mpa
代号 结 构 材 料
法兰接头 排气/排液阀 隔离膜片 灌充液体
F22 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 硅油
F23 316不锈钢 316不锈钢 哈氏合金C
F24 316不锈钢 316不锈钢 蒙乃尔
F25 316不锈钢 316不锈钢 钽
F33 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C
F35 哈氏合金C 哈氏合金C 钽
F44 蒙乃尔 蒙乃尔 蒙乃尔
代号 选 件
M1 O～1 00%线性指示表
M2 数字显示表头
M3 液晶显示表头
B1 管装弯支架
B2 盘装弯支架
B3 管装平支架
D1 法兰侧面排气/排液阀在上部
D2 法兰侧面排气/排液阀在下部
E1 普通电缆接头
E2 防爆电缆接头
G1 腰形法兰
G2 焊管接头
d 隔爆
i 本安
压力变送器介绍
1、变送器要测量什么样的压力：先确定系统中要确认测量压力的最大值，一般而言，需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中，尤其是水压测量和加工处理中，有峰值和持续不规则的上下波动，这种瞬间的峰值能破坏压力传感器，持续的高压力值或稍微超出变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命，然而，由于这样做会精度下降。于是，可以用一个缓冲器来降低压力毛刺，但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时，要充分考虑压力范围，精度与其稳定性。　 
2、什么样的压力介质：我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口，溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送吕中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性，那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命. 
3、变送器需要多大的精度：决定精度的有，非线性，迟滞性，机电商务网 非重复性，温度、零点偏置刻度，温度的影响。但主要由非线性，迟滞性，非重复性，精度越高，价格也就越高。每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%.　 
4、变送器的温度范围：通常一个变送器会标定两个温度范围，即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。　正常操作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围，在超出温度补范围时，可能会达不到其应用的性能指标。　温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作，变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出，一是零点漂移；二是影响满量程输出。如：满量程的+/-X%/℃，读数的+/-X%/℃，在超出温度范围时满量程的+/-X%，在温度补偿范围内时读数的+/-X%，如果没有这些参数，会导至在使用中的不确定性。变送器输出的变化到度是由压力变化引起的，还是由温度变化引起的。温度影响是了解如何使用变送器时最复杂的一部分。　 
5、需要得到怎样的输出信号： mV 、V、 mA及频率输出数字输出，选择怎样的输出取决于多种因素，包括变送器与系统控制器或显示器间的距离，是否存在“噪声”或其他电子干扰信号。是否需要放大器，放大器的位置等。对于许多变送器和控制器间距离较短的OEM设备，采用mA输出的变送器最为经济而有效的解决方法，如果需要将输出信号放大，最好采用具有内置放大的变送器。对于远距离传输出或存在较强的电子干扰信号，最好采用mA级输出或频率输出。如果在RFI或EMI指标很高的环境中，除了要注意到要选择mA或频率输出外，还要考虑到特殊的保护或过滤器。(由于各种采集的需要,市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要有4...20mA,0...20mA,0...10V,0...5V等等,但是比较常用的是4...20mA和0...10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4...20mA为两线制,我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线,其他的均为三线制)　 
6、选择怎样的励磁电压：输出信号的类型决定选择怎么样的励磁电压。许多放大变送器有内置的电压调节装置，因此其电源电压范围较大。有些变送器是定量配置，需要一个稳定的工作电压，因此，能够得到的一个工作电压决定是否采用带有调节器的传感器，选择传送器时要综合考虑工作电压与系统造价。　 
7、是否需要具备互换性的变送器：确定所需的变送器是否能够适应多个使用系统。一般来讲，这一点很重要。尤其是对于OEM产品。一旦将产品送到客户手中，那么客户用来校准的花销是相当大的。如果产品具有良好的互换性，那么即使是改变所用的变送器，也不会影响整个系统的效果。　 
8、变送器超时工作后需要保持稳定度：大部分变送器在经过超时工作后会产生“漂移”，因此很有必要在购买前了解变送器的稳定度，这种预先的工作能减少将来使用中会出现的种种麻烦。　 
9、变送器的封装：变送器的封装，尤其往往容易忽略是它的机架，然而这一点在以后使用中会逐渐暴露出其缺点。在选购传送器传一定要考虑到将来变送器的工作环境，湿度如何，怎样安装变送器，会不会有强烈的撞击或振动等。　 
10、在变送器与其它电子设备间采用怎样的连接：是否需要采用短距离连接？若是采用长距离连接，是否需要采用一个连接器？ 
11、其他：我们确定上面的一些参数之后还要确认你的压力变送器的过程连接接口以及压力变送器的供电电压;如果在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级.
工作原理
扩散硅压力变送器能与各种型号的动圈式指示仪、数字压力表、电子电位差计配套使用，压力变送器也能与各种自动调节系统或计算机系统配套使用。
工作原理
扩散硅压力变送器通过温度传感器把温度信号变为电信号，再由前置放大器把此电信号放大滤波，送往CPU的A/D 转换模块进行模拟量到数字量的变换。最后由CPU进行数据处理并显示及PWM输出。原理框图如下：
被侧介质---〉传感器---〉电子线路---〉输出信号
被测介质的压力直接作用于传感器的陶瓷/扩散硅膜片/上，使膜片产生与介质压力成正比的微小位移，正常工作状态下，膜片最大位移不大于0.025毫米，电子线路检测这一位移量后，即把这一位移量转换成对应于这一压力的标准工业测量信号。超压时膜片直接贴到坚固的陶瓷基体/扩散硅上，由于膜片与基体的间隙只有0.1毫米，因此过压时膜片的最大位移只能是0.1毫米，所以从结构上保证了膜片不会产生过大变形，该传感器具有很好的稳定性和高可靠性。
常见故障问题
1、安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向， 如果安装条件限制，则应安装固定后调整变送器零位到标准值。
2、残存的压力释放不出，因此传感器零位又下不来。排除此原因的最佳方法是将传感器卸下，直接察看零位是否正常，如果正常更换密封圈再试。
3、加压变送器输出不变化，再加压变送器输出突然变化，泄压变送器零位回不去。 产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的。
4、是否符合供电要求;电源与变送器及负载设备之间有无接线错误。如果变送器接线端子上无电压或极性接反均可造成变送器无电压信号输出。
5、压力传感器及变送器的外壳一般需接地，信号电缆线不得与动力电缆混合铺设，传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。
6、用户在选择压力传感器及变送器时，应充分了解压力测量系统的工况，根据需要合理选择，使系统工作在最佳状态，并可降低工程造价。
7、通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。
8、压力变送器要求每周检查一次，每个月检验一次，主要是清除仪器内的灰尘，对电器元件认真检查，对输出的电流值要经常校对，压力变送器内部是弱电，一定要同外界强电隔开。