标题：测尘仪
主要产品
现在市场上较为常用的型号有：LD-3、LD-5、P-5L2、CCD1000-FB、CCZ1000等型号的仪器，其中这几款产品的精度以及测量范围也有所不同，一般精度有0.01mg/m3和0.001mg/m3两种，量程一般也有0.01-100mg/m3以及0.001-10mg/m3两种。产品仪器一般都便于携带，下面主要介绍LD-5以及P-5L2两种：[1]
LD-5
达到新世纪国际先进水平的新型内置滤膜在线采样器的微电脑激光测尘仪。在连续监测粉尘质量浓度的同时，可收集颗粒物样品，并实现PM2.5、PM.5、PM10、TSP多种切割器兼容。 
具有新世纪国际先进水平的新型内置滤膜在线采样器的微电脑激光粉尘仪, 在连续监测粉尘浓度的同时, 可收集到颗粒物,以便对其成份进行分析，并求出质量浓度转换系数K值。可直读粉尘质量浓度（mg/m3）, 具有PM10、PM5、PM2.5及TSP切割器供选择. 仪器采用了强力抽气泵，使其更适合需配备较长采样管的中央空调排气口PM10可吸入颗粒物浓度的检测。  LD-5激光粉尘仪[1]
仪器符合工业企业卫生标准（GBZ1-2002）、工作场所有害因素接触限值（GBZ2-2002）标准、卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物（PM10）测定法-光散射法》标准、劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准以及铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》等行业标准以及卫生部卫法监发 [2003] 225号文件发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》。 
主要技术指标 [1]
1、 配置40mm滤膜在线采样器; 
2、 具有可更换粒子切割器PM10、PM5、PM2.5及TSP供选择; 
3、 直读粉尘质量浓度（mg/m3）,1分钟出结果; 
4、 大屏幕液晶显示器,汉字菜单提示; 
5、 检测灵敏度：LD—5（L） 0.01mg/m3； LD—5（H） 0.001mg/m3。
6、 重复性误差：±2% 
7、 测量精度： ±10% 
8、测量范围： LD—5（L） 0.01～100 mg/m3； LD—5（H） 0.001～10 mg/m3。 
9、 测定时间：标准时间为1分钟，设有0.1分及手动档（可任意设定采样时间）。 
10、 具有公共场所监测模式、大气环境监测模式以及劳动卫生模式。可计算出时间加权平均值（TWA）和短时间接触允许浓度（STEL） 等。
11、 存 贮：可循环存储99组数据。 
12、定时采样：可设定测量时间（1～9999）秒，关机时间（0～9999）秒， 预热时间（0～10）秒及采样次数（1～9999）次。 
13、 粉尘浓度超标报警阈值设定：浓度最大阈值: 65mg/m3；测定时间：（1～9999）秒 
14、输出接口： （1）PC机通讯串行接口：RS232； （2）微型打印机输出接口； （3）模拟量输出接口：0—1V； (4) 数字量输出接口：电平信号。
15、 电源：Ni-MH充电电池组（1.2V x 4），可连续使用8小时；附220VAC/12VDC 电源适配器。 16、 重量：2.4kg。[1]
主要技术特点（1）设计了可更换的粒子切割器，实现了PM10、PM5、 PM2. 5 、 TSP多种粒子分离切割器 兼容。 （2）设计了在线滤膜采样器，实现了连续监测粉尘浓度与滤 膜采样兼容，可以分析所收集到颗 粒物的成份以及求出该场所的质量浓度转换系数K值。 
（3）采用激光光源，质量浓度转换系数不受颗粒物颜色的影响。 
（4）仪器可直接测出符合卫生部WS/T206-2001标准的质量浓度值（mg/m3）。 
（5）采用大屏幕液晶汉字显示，实现了汉字菜单提示。 
（6）设计了恒流控制器， 确保采样流量恒定，切割曲线的正确。 
（7）具有内装光学标准散板,确保仪器高稳定性。 
（8）具有特别的保护气幕，避免了粉尘对仪器核心部件—光学系统的污染，确保仪器高可靠性 
（9）通过计算机软件实现仪器零点自动调节，提高了仪器测量精度，方便了用户使用。 
（10）仪器设计了定时采样机构，可根据设定时间定时采样，定时启动及关闭，所得数据可通过 微型打印机记录或导入PC机进行数据处理，而使仪器适合于大气环境可吸入颗粒物连续监测。 
（11）仪器可设定粉尘浓度超标报警阈值，粉尘超标时自动声光报警，或将信号传输到控制中心 进行监控。 
（12）仪器设计了模拟量输出接口，对空气净化器进行评价时，可绘制出净化效率评价曲线。 
（13）除设有适合室内公共场所粉尘监测的一般测量模式和适合大气环境监测的定时采样模式外，新增加了劳动卫生模式，在此模式下，根据工业企业卫生标准（GBZ1-2002）和工作场所有害因素接触限值（GBZ2-2002）标准，计算出时间加权平均值（TWA）以及短时间接触容许浓度（STEL）。[1]
P-5L2P-5L2型便携式微电脑粉尘仪是在引进日本柴田P-5L2型便携式数字粉尘仪基础上加入单片机控制的新一代快速测尘仪器，适用于公共场所可吸入颗粒物PM10浓度的快速测定、工矿企业生产现场劳动卫生方面呼吸性粉尘、总粉尘的测定。近年来有千台以上P-5型仪器在全国各地使用，是同类测试仪器中最畅销的产品。  LD-3激光粉尘仪
引进日本全套生产制造及检测标定技术、设备。符合卫生部标准《公共场所空气中可吸入颗粒物（PM10）测定方法---光散射法》（99年唯一通过标委会审定）;符合劳动行业标准《空气中粉尘浓度的光散射测定法》LD98-1996;符合铁路行业标准《铁路作业现场粉尘测定相对质量浓度与质量浓度转换方法》TB/T2323-92 。
主要技术指标： 
检测灵敏度：0.01mg/m3； 
测定范围： 0.01-100mg/m3； 
测定时间：0.1、1、3、5、10、15分及手动任意时间； 
重复性误差：≤±2%； 
测量精度：±10%； 
输出方式：4位液晶显示，可直读CPM值及质量浓度值mg/m3，数据可直接输入PC机，亦可连接 专用打印机现场输出数据； 
存储功能：可存储99组测量数据； 
数据处理结果：在PC机上可自动计算出算术平均值，标准偏差，最大值、最小值，允许浓度值。 
环境温度：0-40℃ 
电 源：NiMH×9充电电池，可连续使用12小时，附220V/12V充电器 
尺 寸：202×84×183（mm） 
主要技术特点: 测量快速、准确、性能稳定、检测灵敏度高; 直读质量浓度mg/m3，一分钟出结果,接打印机可输出数据,亦可将数据导入PC机进行数据处理; 携带方便、操作简单。
LD-5S多功能精准型激光粉尘仪
具有湿度连续自动修正功能的新一代激光颗粒物测定仪专利产品(专利号:ZL 2008 2 0122691.2)。LD-6S(A)为便携式; LD-5S(R)为无线发射型在线式仪器。
该仪器能有效减小湿度干扰,实现高精度、高灵敏度、宽量程以及PM10、PM5、PM2.5、PM1.0多种粒子切割器兼容。仪器内置Φ40mm滤膜采样装置，在连续监测的同时可收集颗粒物样品，并具有数据处理、存储、定时采样和粉尘超标报警功能。该仪器特别适合于颗粒物全天候长期连续在线监测,以及作为现有粉尘仪的更新换代产品。
LD-5S(R)无线发射型多功能激光粉仪
主要技术性能指标:
(1) 具有函数连续湿度自动修正功能；
(2) 具有滤膜采样器单元，实现连续监测粉尘浓度与滤膜采样兼容；
(3) 切割粒径：PM10、PM5、PM2.5、PM1.0兼容；
(4) 检测灵敏度： 0.001mg/m；
(5) 测量范围： 0.001―100 mg/m；0.01―1000mg/m；
(6) 测定精度： 不超过 ±10%;
(7) 重复性误差 ≦ 2%;
(8) 测定时间：标准时间为1分钟，还设有0.1分及手动档；
(9) 定时采样：可设定测量时间（1―9999秒），关机时间（0―9999秒），及采样次数（1―9999次）； 
(10)粉尘浓度超标报警阈值设定：浓度阈值<65mg/m3;测定时间：1―9999秒；
(11)输出接口：
--PC机通讯串行接口：RS232或RS485
--微型打印机输出接口；
(12)电源：Ni-MH充电电池，可连续使用8小时，配电源适配器。
(13)LD-5S(R)无线发射型在线式仪器,配中心站PC机及软件后,可实现中心站与子站的双向通讯, 中心站对子站的控制以及中心站的数据存储、数据查询和处理(通过图表和曲线实时看到每一个采集点的数据变化趋势)以及实现故障诊断、故障状态显示、故障解除等功能[1]。