标题：深圳市航创医疗设备有限公司
公司简介
  深圳市航创医疗设备有限公司[1]深圳市航创医疗设备有限公司是深圳市高新技术企业，由航创（Histrong Info）投资控股的集研发、生产、销售为一体的专业医疗仪器生产公司和水质检测设备供应公司。公司位于深圳市天安数码城园区毗邻中心区，该区是国家科技部认定的首批国家级民营科技园区。产品具有完整、独立的自主知识产权。 
我们仪器的销售策略以区域代理商制度为主，选择我们的产品就选择了航创的品牌，就选择了与航创公司共同发展的机会。相信在我们共同的努力下，我们会得到更好的社会效益，打造出优质品牌承担更多的责任。 
我们的仪器设备采用ARM快速高性能处理器构架，为公司迅速发展提供了强大的支撑和广阔的前景。 航创医疗拥有离子分析仪和电解质分析仪两种共10多种产品系列，多次获得国家级、省级、市级科技进步奖和重点新产品证书，其中全自动离子分析仪获得计量器具型式批准证书，准确等级达0.1级，全自动电解质分析仪获得了两项国家级专利。航创医疗以科学的营销理念和长远的战略眼光使得销售业绩逐年上升，博得医疗界、卫生界的普遍好评，并得到政府部门的首肯，公司在水质检测方面的事业正在全速发展。 
航创医疗以国内领先的技术人才为核心，由人员、设备、技术手段、管理方法共同组成的一支不断追求完美的团队。公司提供品质优异、技术含量高、市场竞争力强的自主品牌系列产品并配以完美的售后服务。公司以顾客为关注焦点，对客户的任何建议和评价都投入极大的关注，既重视产品的售前质量管理，更重视产品的售后服务和持续改进企业整体业绩能力，以满足并超越客户不断发展的需求和期望。公司人才聚集、科技领先、管理先进，进一步优化了产业结构，提升了产品性能及品牌知名度。目前，公司已建立起较完善的国内外营销网络，产品销售覆盖国内各省、市、自治区以及国外市场。
产品介绍
全自动离子分析仪  全自动离子分析仪全自动离子分析仪HC-800分析仪（氟\硝酸盐氮\PH）的主要特点：
1.自动进样，自动进行定性和定量分析，多参数（氟\ 硝酸盐氮\ PH）分析。
2. 实时在线监测和实验室检测任意选择。
3.USB接口方便仪器测量软件升级和数据传输，或与计算机通讯。
4.仪器采用离子选择性电极法测量，方便和快捷。
5.仪器采用自动两点定标，斜率、截距双参数校正，保证测试结果的准确。
6.能自动进行质控数据处理，能储存一年数据，方便查询。
7.仪器采用ARM快速高性能处理器，光电定位液体分配阀，具有集成度高、简化流路及便于维护保养的优点。
8.智能化免维护设计：定标、进样、测量、冲洗，显示并打印报告，仪器故障诊断与排除，全程自动化，无需人工清洗与维护。
9.领域应用；饮用水、地表水、工业生产用水和污水。
全自动离子分析仪[2]​HC-800分析仪（氟\硝酸盐氮\PH）的主要性能参数：
测量方法电极法测量​在线测量方式任意设定间隔时间启动仪器在线测量模式​测量范围(mg/L)0.3≤F≤190 , 1≤NO3-N≤850 ,2≤PH≤12​分辨率0.1mv​电位示值误差≤± 1%FS​响应速度60秒达到97%​测量周期≤ 3 min​重复性误差F≤± 5% NO3≤± 5% PH≤± 5%​打印机热敏式打印机​数字接口USB接口​控制与显示超大屏幕带背光中文液晶显示，每行可显示15个汉字或30个英文字符​电源与温湿度AC220V ±22V 、50Hz ， 8 ～40 ℃ ， ≤90%接地，超出该范围需要启动空调外形尺寸、重量38.5×23.5×34.5 cm ，主机净重
8 公斤净尺寸，不含包装全自动离子分析仪HC-800全自动离子分析仪（PH/氯/水硬度/钠/钾）特点如下：
  全自动离子分析仪1.自动进样，自动进行定性和定量分析，多参数（PH/氯/水硬度/钠/钾）分析。
2.实时在线监测和实验室检测任意选择。
3.USB接口方便仪器测量软件升级和数据传输，或与计算机通讯。
4.仪器采用离子选择性电极法测量，方便和快捷。
5.仪器采用自动两点定标，斜率、截距双参数校正，保证测试结果的准确。
6.能自动进行质控数据处理，能储存一年数据，方便查询。
7.仪器采用ARM快速高性能处理器,光电定位液体分配阀，具有集成度高、简化流路及便于维护保养的优点。
8.智能化免维护设计：定标、进样、测量、冲洗，显示并打印报告，仪器故障诊断与排除，全程自动化，无需人工清洗与维护。
9.领域应用；饮用水、地表水、工业生产用水和污水。
全自动离子分析仪HC-800全自动离子分析仪（PH/氯/水硬度/钠/钾）主要性能参数：
测量方法电极法测量​在线测量方式任意设定间隔时间启动仪器在线测量模式​测量范围（mg/L）0.5≤Na≤4000 1≤CL≤1500 0.5≤WH≤1500 （按CaCO3计） 
0.5≤K≤390
2≤PH≤12​分辨率0.1mv​电位示值误差≤± 1%FS​响应速度60秒达到97%​测量周期≤ 3 min​重复性误差Na≤± 5% CL≤± 5% WH≤± 5%
K≤± 5% PH≤±5%​打印机热敏式打印机​数字接口USB接口​控制与显示超大屏幕带背光中文液晶显示，每行可显示15个汉字或30个英文字符​电源与温湿度AC220V ±22V 、50Hz ， 8 ～40 ℃ ， ≤90%接地，超出该范围需要启动空调外形尺寸、重量38.5×23.5×34.5 cm ，主机净重8 公斤净尺寸，不含包装全自动离子分析仪HC-800全自动离子分析仪（PH/氯/钠/钾/钙）特点如下：
  全自动离子分析仪1.自动进样，自动进行定性和定量分析，多参数（PH/氯/钠/钾/钙）分析。
2.实时在线监测和实验室检测任意选择。
3.USB接口方便仪器测量软件升级和数据传输，或与计算机通讯。
4.仪器采用离子选择性电极法测量，方便和快捷。
5.仪器采用自动两点定标，斜率、截距双参数校正，保证测试结果的准确。
6.能自动进行质控数据处理，能储存一年数据，方便查询。
7.仪器采用ARM快速高性能处理器,光电定位液体分配阀，具有集成度高、简化流路及便于维护保养的优点。
8.智能化免维护设计：定标、进样、测量、冲洗，显示并打印报告，仪器故障诊断与排除，全程自动化，无需人工清洗与维护。
9.领域应用；饮用水、地表水、工业生产用水和污水。
全自动离子分析仪HC-800全自动离子分析仪（PH/氯/钠/钾/钙）主要性能参数：
测量方法电极法测量
在线测量方式任意设定间隔时间启动仪器在线测量模式
测量范围（mg/L）0.5≤K≤390 0.5≤Na≤4000 1≤CL≤1500 20≤Ca≤120 
2≤PH≤12
分辨率0.1mv
电位示值误差≤± 1%FS
响应速度60秒达到97%
测量周期≤ 3 min
重复性误差K≤± 5% Na≤± 5% CL≤± 5% Ca≤± 5% PH≤±5%
打印机热敏式打印机
数字接口USB接口
控制与显示超大屏幕带背光中文液晶显示，每行可显示15个汉字或30个英文字符
电源与温湿度AC220V ±22V 、50Hz ， 8 ～40 ℃ ， ≤90%接地，超出该范围需要启动空调外形尺寸、重量36×26.5×40 cm ，主机净重8 公斤净尺寸，不含包装HC9883电解质分析仪  HC9883电解质分析仪HC-9883电解质分析仪采用国际上先进的离子选择电极，其整机的钾、钠、氯电解质检测灵敏度、稳定性、抗干扰能力等达到了国外同类机型的先进水平。仪器的中文操作信息管理系统满足了医疗单位的需求。该仪器采用先进的微处理系统控制，实现了全自动化的检测。可同时检测钾、钠、氯项目。
HC9883 的主要特点：
1.去蛋白液定时自动处理功能，去除管道蛋白吸附，不堵塞，电极性能更稳定、测试更准确。
2.侧驱自动复位式进样系统，操作方便，无污染，更环保。
3.仪器设有液体检测程序，能自动识别并提示进样过程中的错误，确保了进样及测量的准确性。
4.电极采用进口膜制作，性能稳定，使用寿命长。
5.自动电位跟踪技术，自动两点定标，斜率、截距双参数校正，保证测试结果的准确。
6.光电定位液体分配阀，具有集成度高、简化流路及便于维护保养的优点。
7.智能化免维护设计：定标，进样，测量，冲洗，显示并打印报告，仪器故障诊断与排除，全程自动化，无需人工清洗与维护。
8.能自动进行质控数据处理，自动统计并打印均值、SD及CV值。
9.自动进样器是可选配件，对于每天样本多，需要批量处理时，可提高工作效率。
HC9884电解质分析仪  HC9884电解质分析仪HC-9884电解质分析仪采用国际上先进的离子选择电极，其整机的钾、钠、氯电解质检测灵敏度、稳定性、抗干扰能力等达到了国外同类机型的先进水平。仪器的中文操作信息管理系统满足了医疗单位的需求。在二氧化碳的检测中独创性地使用了压力传感器测量技术，既保证了实验的准确性，又大大地简化了参考方法的复杂步骤。该套仪器采用先进的微处理系统控制，实现了全自动化的检测。可同时检测钾、钠、氯、总二氧化碳、阴离子隙等项目。 
HC9884 的主要特点： 

企业文化
学习之精神 The Spirit of Study 
追求人生最高目标，时刻保持高度的学习热情。见贤思齐，虚怀若谷。学如逆水行舟，不进则退。
创造之精神 The Spirit of Creation
对工作应处处先发制人，学会创造性地工作，而不是被动接受。只有如此，才能不断进步，超越同侪。
服务之精神 The Spirit of Service
实在做人，对客户的任何建议和评价应投入最大的关注，不可有丝毫疏忽，“眼观六路，耳听八方”，这是服务之精髓。
自信之精神 The Spirit of Confidence
永远相信自己的理想，不断提高对世界的认识，不以物喜，不以已悲，有远大的抱负，更要有实现理想的完备计划。
实际之精神 The Spirit of Reality
实是求事，对人对事总能保持客观的衡量标准，决不回避存在的困难，更不乏克服难的勇气。不骄不躁，平和处事。
坚忍之精神 The Spirit Of Patience
要有长远目标，更要有详实可行的完成计划，才能学会忍耐；也只有坚毅与勤奋，才会产生动力与希望。常此以往，成功终将实现。
发展历史
1997年，10月我公司推出了国内第一台能同时检测钾、钠、氯、钙、二氧化碳的电解质分析仪。
1997年，深圳航创医疗共拥有10 余种产品系列，多次获得国家级、省级、市级科技进步奖和重点新产品证书，其中全自动电解质分析仪获得了两项国家级专利（专利号：ZL 98 2 33638.1；ZL 98 2 33637.3） 　
2003年，深圳市科学技术进步三等奖。 　
2003年6月5日，为深圳市医疗器械行业协会会员单位。 　
2005年，通过ISO9000质量管理体系注册认证。 　
2006年，获深圳市软件企业证书。 　
2010年，通过ISO13485质量管理体系注册认证。
2012年，获CPA证书（计量器具型式批准证书），准确度等级：0.1级
2012年，获CMC证书（制造计量器具许可证）。[3]
地理位置
深圳市航创医疗设备有限公司[1]
地址：深圳市福田区车公庙天吉大厦4C1-B深圳市航创医疗设备有限公司地图本数据来源于百度地图，最终结果以百度地图数据为准。
地铁：车公庙站
公交：天安数码城站
深南香蜜立交站
邮政编码：518040