标题：微机继电保护测试仪
英文
英译:Microprocessor-based relay protection tester
产品别称
微机继电保护测试仪、微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪
仪器简介
微机继电保护测试仪是一个新型智能化测试仪器
以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成，体积笨重，精度不高，已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展，微机继电保护已广泛运用于线路保护，主变差动保护，励磁控制等各个领域，变电站综合自动化已成为主流。 
现代微机继电保护测试仪可分为两种形式，一种是采用传统的OCL功放，体积大，重量在25Kg左右，比较笨重，功放管工作在放大区，时间长了容易损坏，且动态范围窄，精度不高。另一种是采用开关电源，功放采用数字功放，体积小，重量轻，效率高，是继电保护测试仪的发展方向。
可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试，可模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验和保护装置的整组试验，可自动扫描微机和数字型变压器、发变组差动保护比率制动曲线，具备GPS触发功能　继电保护微机型测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展，应用最新技术成果不断推出新型高性能微机继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。
三相微机继电保护测试仪测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展，应用最新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。三相继电保护测试仪，它在参照了原电力部颁发的《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上，认真总结前几代产品的开发、生产经验，并采用现代最新数字技术、高精密电子器件、微机系统及新线路、新结构研制而出。可独立完成微机保护、继电保护、励磁、计量、故障录波等专业领域内的装置测试，广泛应用于电力、石化、冶金、铁路、航空、军事等行业的科研、生产和电气试验现场。
微机继电保护测试仪器分为主回路和辅回路两个回路，主回路采用大旋钮调节，辅回路采用小旋钮调节，主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量，并且每切换一种输出的同时，仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出，测量可外附万用表测量。
六相微机继电保护测试仪是应用最新一代的高速DSP数字信号处理器为核心、采用双公12位的DAC、应用全保真高性能线性放大器、输出精度高和波形好，性能稳定。可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验、针对性各类继电器校验程序，强大的功能测试软件更能提供多种校验和搜索方式的成套微机保护和自动装置的自动试验程序：线路保护、差动保护、阻抗保护、低周、同期、备自投等。各类故障模拟程序，能真实模拟和回放现场产品相册(4张)实际的各类故障、暂态过程、系统振荡、重合闸动作行为。
仪器特点
1、智能型主机，主机采用DSP芯片控制，16位DAC输出，对基波可产生每周2000点的高密度正弦波，为国内测试仪中的最高水平。大大改善了波形质量，提高了测试仪的精度。
2、单机独立运行，装置由旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏幕进行操作，全套中文显示，可对现场各种继电器，保护及安全自动装置进行检定，并可模拟各种大型复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。
3、联接电脑运行，可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校准工作，可方便地测试及扫描各种保护定值，可实时存贮测试数据，显示矢量图，绘制故障波形，连机打印报告等。
4、“傻瓜式”操作,采用先进的“光电旋转鼠标”控制器，免去复杂的键盘操作,不需要计算机知识都可操作,简便易学。
5、模块化设计，所有插件之间完全独立，只需要换插件即可实现硬件的维护和升级。
6、由于是六相电流，六相电压输出，可方便对备自投装设置和微机差动保护装置进行试验，使该项试验非常完美。
7、单机独立运行，内置高性能工控机，住频300~600MHZ，128M内存，12G硬盘，运行Windows Xp操作系统，面板配有高级不锈钢键盘，轨迹球鼠标8.4寸TFT真彩液晶显示器。
8、六相电流、六相电压同时输出。 
9、可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验。 
10、可对现场各种继电器，保护及安全自动装置进行检定，并可模拟各种复杂瞬时性，永久性，转换性故障进行整组试验。可实时保存测试数据，显示矢量图，绘制各种特性曲线，联机打印报表等。 
11、采用USB2.0接口与PC机相连，无须任何转接线，使用方便。 
13、 整机采用开关电源及开关放大器技术。
14、 模块化设计，所有插件之间完全独立，只需更换插件即可实现硬件的维护和升级。
15、 随意配置，如配置成6相电流，5相电压+2相电流等。
16、 用户可通过软件对测试仪精度进行校准
17、 可对Comtrade格式的故障录波数据进行回放。
18、 按国际标准设计有电源功率因数校正电路，使装置效率高达95%以上。
19、 微机继电保护测试仪供电电压下降到120V时，仍保证装置正常工作。
20、 功放采用硬件保护方式，保证装置的可靠性。
仪器特性
1.微机继电保护测试仪满足现场所有试验要求。具有标准的四相电压，三相电流输出，电压125V/相，电流30A/相。三相并联可达90A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验，也可对现代各种微机保护进行各种试验，特别是对变压器差功保护和备自投装置，试验更加方便和完美。
2.各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997 《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。
4.国内同行业首先采用进口拉丝不锈钢面板，不锈钢键盘，同时采用触摸式鼠标，克服了轨迹球鼠标操作不灵活、容易损坏的缺点，并选用8.4寸,分辨率为800*600的TFT真彩显示屏,使得单机整体操作方便自如,经久耐用.
5.主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每用2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度. 
6.微机继电保护测试仪电流、电压采用高性能线性放大器直接耦合输出方式，使电流，电压源可直接输出交流和直流波形，并可通过软件计算输出各种如方波、各次谐波叠加的组合波形，故障暂态波形等，可以较好地模拟各种短路故障时的电流，电压特征。功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件做功率输出级，结合精心合理设计的散热结构，具有足够大的功率冗余和热容量，功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护，电流回路允许开路，不会损坏装置。
发展历史
微机继电保护测试仪是一个新型智能化测试仪器
，以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成，体积笨重，精度不高，已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展，微机继电保护已广泛运用于线路保护，主变差动保护，励磁控制等各个领域，变电站综合自动化已成为主流。
现代微机继电保护测试仪可分为两种形式，一种是采用传统的OCL功放，体积大，重量在25Kg左右，比较笨重，功放管工作在放大区，时间长了容易损坏，且动态范围窄，精度不高。另一种是采用开关电源，功放采用数字功放，体积小，重量轻，效率高，是继电保护测试仪的发展方向。
可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试，可模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验和保护装置的整组试验，可自动扫描微机和数字型变压器、发变组差动保护比率制动曲线，具备GPS触发功能。
继电保护微机型测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展，应用最新技术成果不断推出新型高性能微机继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。继电保护测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着现代电力系统规模的不断扩大，对电力系统运行和管理的可靠性、高效性要求的不断提高，继电保护人员的测试工作变得更加频繁和复杂。在计算机技术、微电子技术、电力电子技术飞速发展的今天，应用最新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试仪是技术进步的必然趋势，也是时代赋予我们的责任。继电保护测试仪是在参照中华人民共和国电力行业标准《继电保护微机型试验装置技术条件》（DL/T 624 ─ 1997）的基础上，充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用可单机独立运行，亦可联接其它电脑运行的先进结构，主机内置高性能工控机和高速数字信号处理器，真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放，自带TFT真彩色LCD显示器和嵌入式微机键盘。既可以单机独立操作，也可以连接笔记本电脑操作。操作功能强大，体积小，精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能，又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高。
性能指标
1、10个通道同时输出，即同时输出不同频率、相位的三路电压及三路电流、一路3U0，电压0-120V，电流0-40A/三相。
2、微机继电保护测试仪采用8.4寸TFT（800*600）真彩液晶显示屏，可依据现场采光环境设置界面颜色，提供直观图象显示，便于观测。
3、下位机采用精简稳定的Windows ce嵌入式操作系统，Windows界面操作风格，应用程序简小，运行速度快，系统稳定，界面风格友好快捷。
4.微机继电保护测试仪率先在业界采用快捷键方式操作实验，全一体化设计，主机内置鼠标，键盘，也可外接鼠标跟键盘，更加方便用户的使用习惯．
5、采用最新美国TI公司的DSP及大规模可编程器件FPGA，1448点波形模拟，使测试仪具备更佳瞬态响应，及更良好的幅频特性，并是国内独家使用16位串口DA，进一步提高输出精度
6、可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动，同期微机继电保护测试仪的继电器等分别以手动或自动方式进行测试，可以模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验及保护装置的整组实验，可测试高压线路保护（单、双端测试）、自动重合闸、中间继电器、同步继电器、过激磁保护、反时限正负序过流保护、定时限正负序过流保护、复压闭锁过流保护、频率及低周减载保护、逆功率保护、失步保护、定予接地保护、负序零序及相间功率保护、故障回放。具备GPS触发功能。
仪器用途引
1．二次调度中所有单个元件的测试(电流、电压、时间、差动、平衡、负序、距 离、功率方向、反时限、频率、同期、重合闸等继电器)。
2．整组传动，能摸拟各种简单或复杂的瞬时性，永久性，转换性故障，可在基 波上叠加暂态直流分量。
3．能随意叠加各次谐波，叠加初始角及含量在线可控。
4. 可分相输出不同频率交流量、交直流两用。
5. 专用低周单元,可方便测试微机低周低压减载保护。
6．各种保护时间特性的自动扫描。功率及阻抗保护特性曲线的扫描。
7．微机主变保护差动比例及谐波制动特性的自动测试。
8．整组距离、零序、过流保护自动测试。
9．用户可编程测试单元，以满足特殊试验用途，例备自投装置的测试。
10．电机失磁失步、反激磁、逆功率及同期等各种保护的测试。
引用标准
中华人民共和国电力行业标准DL/T 624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》。
仪器技术参数
主要技术参数：
项 目 技术参数 
电压源 最大输出电压 6×125V最大输出功率 6×80VA
分辨率 1mV
精度 ≤0.2(5V-110V),≤0.5(<5V或>110V) 
谐波失真 ≤0.1% 
其它 各相输出幅值、频率、相位独立可调，并可以作为直流电压输出，短路自动保护。 
电流源 最大输出电流 6×30A或1×180A 最大输出功率 6×350VA或1×1600VA
分辨率 1mA
精度 ≤0.2(1A-30A),≤0.5(0.2A-1A) 
谐波失真 ≤0.1% 
其它 各相输出幅值、频率、相位独立可调，并可以作为直流电流输出，过载自动保护。 
相位 范围 -360°——+360° 精度 0.1° 
频率 范围 0-1000Hz分辨率 50μHz
漂移 5ppm
开关量输入 输入端口数量 8对 响应时间 100μs
计时范围 1ms-999,999.999s
输入方式 空接点（ON<5KΩ,OFF>10KΩ）或带电位， 
耐压250VDC 
其它 防抖动时间可设置 
开关量输出 输出端口数量 4对 输出方式 空接点，耐压250VDC，容量250VA 
GPS触发器 脉冲精度 误差<1uS 同步性 <100uS
触发模式 内置GPS触发器或外接触发器 
尺寸 440mm×180mm×330mm（宽×高×深）
重量 16Kg 
供电电源 单相220VAC(±15%)，频率50/60Hz，功率2.5KW/15A 
1、交流电流源:
相电流输出（有效值）： 0--30A/相，精度0.2%
三相并联输出(有效值)： 0--90A/三相同相位并联输出
相电流长时间允许工作值(有效值)： 10A
每相最大输出功率 ：420VA
三相并联电流最大输出功率 ：900VA
三并电流最大输出允许工作时间 ：10s
频率范围： 0--1000Hz 精度：0.001Hz
谐波次数： 2--20次 相位：0--360° 精度：0.1°
2、直流电流源:
电流输出： 0--±30A/相 ：精度 0.2%
3、交流电压源:
相电压输出（有效值）： 0--125V/相 精度：0.2%
线电压输出（有效值）： 0--250V
相电压/线电压输出功率 ： 75VA/100VA
频率范围： 0--1000Hz 精度：0.001Hz
谐波次数： 2--20次 相位：0--360° 精度：0.1°
仪器工作原理
内嵌计算机为具有双向并口工控机，支持标准101键盘，LCD或CRT。当仪器面板交流电源开关合上时，计算机启动,同时仪器产生±5V、±15V、25V电压，这时D/A板能正常工作，测试仪自动进入主菜单,当选择某一应用程序后，PC机打开功放电源软开关，此时若按下面板功放按钮，则功放电源投入，功放能正常工作。PC机据测试项目及所设置参数，计算好各种状态电流电压波形数据，当软件操作试验时，PC机把计算好的数据分别送给8路D/A，D/A转换以后的摸拟信号经功放放大从面板电流电压输出端子输出至被测保护。同时，被测保护动作信号，经输入信号端子送到I/O接口芯片，PC机在送数的同时不断查询I/O接口芯片，据测试项目，调整传送的电流电压数据，直至测试完毕。测试结束，退出应用程序回到主菜单时，功放电源软开关自动断开。
型号分类
微机继电保护测试仪按机型分类可大体先分为三大类：单项，三相和六相。
PC软件的使用说明
1.硬件要求PC机至少应具有Pentium200以上，32M内存，显示器分辨率800×600以上，能运行Windows98操作系统的笔记本电脑或台式电脑。
2.硬件连接关闭测试仪和PC机电源，用9芯通信电缆将PC机串口1与测试仪背板上的PC机通信器连接。然后打开测试仪和PC机电源。在测试仪脱机软件主菜单上选“PC”菜单即进入PC机通信状态。
3.软件运行启动PC机，运行Windows98操作系统，建议将显示器分辨率设为800×600，打开桌面上的“PSZDKJ”文件夹，进入各项子功能菜单即可进行各项试验。
4.交、直流试验该项测试模块可用于交流电压、电流及功率继电器及各种保护装置进行自动或手动试验。也可用于各种直流电压、直流电流继电器的自动或手动试验。
该程序是一通用型试验模块，是所有程序中使用功能最强的模块。各相电压、电流的幅值，相位及频率均可自行设定。并可按各自步长按设定的时间进行任意变化，以对各种继电器及保护装置进行任意试验。测定动作值、返回值、动作时间等。试验界面如上图：
电压初值为57.73V、电流5A、相位互差120°、频率50Hz。直流可变否标志：在直流一栏内如果选“√”，表示该相输出直流。可变否一栏如选“√”表示该参数将参与变化，不选取则为固定不变。
自动试验：程序输出时，参与变化的量将按设定步长和间隔时间自动变化，其他量值固定不变。继电器动作则停止输出，程序自动返回。
手动试验：程序连续输出当前值，当点击“增加”按钮时，可变的量即增加一个步长，当点击“减小”按钮时，可变的量即减小一个步长。如果继电器动作，可记录动作值和动作时间，这时测试仪并没有停止输出，操作者可反方向变化参数，直到继电器返回，记录返回值和返回时间。所以手动试验可用来做返回值。
试验间隔时间：自动试验时每变化一个步长的间隔时间。打开参数、保存参数、恢复数据，界面上设置的数据，可以用“保存参数”保存在硬盘文件中，以后可以用“打开参数”调出，界面上的数据在试验时增减后被改变，可用“恢复参数”将数据恢复为初始值。
试验时，计算机自动计算并显示线电压、负序电压、零序电压等数据，并显示各相电流、电压的矢量图。矢量图可用“放大镜”进行放大和缩小。
基本性能①灵敏性。反映故障的能力，通常以灵敏系数表示。
②可靠性。在该动作时，不发生拒动作。
③快速性。能以最短时限将故障或异常消除。
④选择性。在可能的最小区间切除故障，保证最大限度地向无故障部分继续供电。选择继电保护方案时，除设置需满足以上4 项基本性能外，还应注意其经济性。即不仅考虑保护装置的投资和运行维护费，还必须考虑因装置不完善而发生拒动或误动对国民经济和社会生活造成的损失。
工作原理：
继电保护测试仪器分为主回路和辅回路两个回路，主回路采用大旋钮调节，辅回路采用小旋钮调节，主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量，并且每切换一种输出的同时，仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出，测量可外附万用表测量。
继电保护测试仪器主回路原理
输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端，通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2（兼职升流器），升流器分三个抽头输出，一个抽头为AC0-250V输出，额定电流为3A；该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压；第二个抽为15V（10A），该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0-10A交流电流，一路经电阻输出0-500mA交流电流，一路经继电器转换可输出0-10A或0-500mA直流电流；第二个抽头为10V（100A）大电流端，该抽头穿过传感器一次侧直接输出100A电流，该回路带负载能力较强，但输出稍有过载，不能长时间处于大电流状态下。热继电器校验仪
继电保护测试仪器辅回路
继电保护测试仪器辅回路与主回路一样，AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量，通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压，此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关，调节小旋钮即可输出。
测量回路
由大旋钮调节的主回路输出量交流“0-250V”、“0-500mA”、“0-10A”、“0-100A”，直流“0-350V”、“0-500mA”、“0-10A”通过设备内线路板上继电器转换，每切换一个档，便函可监视所对应的输出量。其中“0-500mA”档包括在“0-10A”档中。使用时，在“0-10A”两下即是“0-500mA”监视。
时间测量
设备内置6位数显秒表，电秒表可内部启动，也可外部启动。内部启动时，按下“输出控制”开关，即可启动秒表，通过接点短接设备面板上停表端子即可停止秒表。秒表单独设有电源开关，不用时可将秒表关掉。
声光提示
电路设备内置声光提示电路，在被测断电器接点动作时，可将接点接入试验箱声光提示插孔，试验箱内发出报警声或发光，提示断电器接点动作情况。
继电保护测试仪特点：
1、智能型主机，主机采用高性能数字信号处理器。
2、单机独立运行。
3、连接电脑运行。
4、16位DAC芯片。
5、大屏幕LCD显示库。
6、"傻瓜式"操作。
7、新型高保真功放。
8、电流、电压直接输出。
9、自我保护。
10、接点丰富。
11、主机一体化单机箱结构。
12、性价比高。
技术指标：
1. 交流电压输出 
0～250V连续可调，最大输出容量600VA,过量程保护260V 
2.交流电流输出 
0～50A，0～100A连续可调 
0～50A时，开路电压10V。 
0～100A时，开路电压5V。过载保护动作电流120A。 
3. 直流电压输出 
0～250V连续可调，最大电流2A，过量程保护260V,过载保护动作电流2.1A±5%。 
4.直流电流输出 
0～200mA　0～5 A连续可调 
0～200mA时，开路电压48V，过载保护动作电流230mA。
0～5A时，开路电压24V,过载保护动作电流5.2A。 
5. 标准12路电流电压输出，灵活组织 
可12路（6路电压、6路电流）同时输出 
可6路电流或6路电压单独输出
仪器异常现象及处理
1.电流某相插孔间报警灯亮,并有报警声： 此相电流开路或负载超过实际输出范围,检查接线及负荷后再试。
2.功放电源一投或一输出电压立即跳开功放，电源指示灯闪烁红光并有报警声： 弹开功放按钮,检查电压回路有否短路或严重过载。
3.测试过程中，跳开功放电源： 首先软件停止操作输出，然后弹起功放按钮,自保护信号应复归，电源指示灯发
绿光并停止报警声。再按下功放按钮，再继续试验。若弹起面板功放按钮后，不能 复归自保护信号，或再次按下按钮后，自保护再次动作，应考虑是否大电流长时间 输出。
微机继电保护测试仪
第一章 概 述
微机继电保护测试仪是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器，以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成，体积笨重，精度不高，已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展，微机继电保护已广泛运用于线路保护，主变差动保护，励磁控制等各个领域，变电站综合自动化已成为主流。所以，微机继电保护测试仪，必将成为现代继电保护工作人员的必不可少的试验工具。
现代微机继电保护测试仪可分为两种形式，一种是采用传统的OCL功放，体积大，重量在25Kg左右，比较笨重，功放管工作在放大区，时间长了容易损坏，且动态范围窄，精度不高。另一种是采用开关电源，功放采用数字功放，体积小，重量轻，效率高，是继电保护测试仪的发展方向。
继电保护测试仪是在总结国内外同类产品优缺点的基础上，广泛听取用户意见，充分运用现代微电子技术和电力电子技术而实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪，它采用国际流行的DSP和开关放大器技术，单机独立运行功能已十分强大，再配以PC软件，使其能联接电脑运行，功能锦上添花，而其体积和重量只有传统测试仪的一半，先进的设计理念使该款测试仪达到了国际先进水平。
第二章 技术参数
1、电流源：
交流幅值：0～40A/相 0～120A/三相并联
直流幅值：0—30A/相 0—90A/三相并联
功率：400VA/相 
精度：0.2%，响应时间<160μs，
分辨率：交流1mA，直流2mA
2、电压源：
交流幅值：0～125V/相 线电压0---250V
直流幅值：0—110V/相 
辅助电源VZ：3V0 0～150VAC或0—220VDC
最大功率：50VA/相 精度：0.2% 响应时间<120μs
分辨率：交流2.5mV 直流：3.5mV
3、频率：范围0—1000Hz 分辨率0.001Hz（工频）0.1Hz（1KHz）
4、相位:范围0—360度 分辨率：0.1度 精度：0.1度
5、开关量输入：7对空接点或电位翻转（5—250VDC）
6、开关量输出：3对 0.5A/250VAC
7、供电电压：120V～250VAC 50/60Hz
8、机箱尺寸：450mm×150mm×370mm
9、重量：11.6kg
微机继电保护测试仪又称三相继电保护测试仪主要特点
1、智能型主机，主机采用DSP芯片控制，16位DAC输出，对基波可产生每周2000点的高密度正弦波，为国内测试仪中的最高水平。大大改善了波形质量，提高了测试仪的精度。
2、单机独立运行，装置由旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作，全套中文显示，可对现场各种继电器，保护及安全自动装置进行检定，并可模拟各种大型复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。
3、联接电脑运行，通过Windows98平台上的全套中文操作软件，可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校准工作，可方便地测试及扫描各种保护定值，可实时存贮测试数据，显示矢量图，绘制故障波形，联机打印报告等。
4、液晶显示采用320×240点阵图形模块，操作界面均中文显示，显示直观清晰。
5、“傻瓜式”操作，采用先进的“旋转鼠标”控制器，免去复杂的键盘操作，不需要计算机知识都可操作，简便易学。
6、整机采用开关电源及开关放大器技术，体积小，重量轻，仅重11.6公斤。
7、模块化设计，所有插件之间完全独立，只需更换插件即可实现硬件的维护和升级。
8、随意配置，如配置成6相电流，5相电压+2相电流等。
9、用户可通过软件对测试仪精度进行校准
10、可对Comtrade格式的故障录波数据进行回放。
11、按国际标准设计有电源功率因数校正电路，使装置效率高达95%以上。
12、 供电电压下降到120V时，仍保证装置正常工作。
13、功放采用硬件保护方式，保证装置的可靠性。
试验注意事项
1. 测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统，请勿过于频繁地开关主机电源。
2. 装置面板或背板装有USB插口，允许热拨插USB口设备（如U盘等），但注意拨插时一定要在数据传输结束后进行。
3. 装置配有专用自还原CF卡，避免因为非法关机，删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标等导致的操作系统损坏。如确需在本机内存放数据，请将数据存在D盘。使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒，也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。
4. 外接键盘或鼠标时，请勿插错端口，否则Windows操作系统不能正常启动。
5. 请勿在输出状态直接关闭电源，以免因关闭时输出错误以致保护误动作。
6. 开入量兼容空接点和电位（0～250VDC），使用带电接点时，接点电位高端（正极）应接入公共端子COM端。
7. 使用本仪器时，请勿堵住或封闭机身的通风口，一般将仪器站 立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。
8. 禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插 孔。否则，测试仪将被损坏。
9. 如果现场干扰较强或安全要求较高，试验之前，请将电源线（3芯）的接地端可靠接地或装置接地孔接地。
10. 如果在使用过程中出现界面数据出错或设备无法连接等问题， 可以这样解决：向下触按复位按钮键，使DSP复位；或退出运行程序回到主菜单，重新运行程序，则界面所有数据均恢复至默认值。