标题：钳形接地电阻仪
简介
钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障，能应用于传统方法无法测量的场合，因为钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分。长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。  ETCR2000钳形接地电阻测试仪
产品特性
1.大钳口设计适用于各种形状的接地线.
2.非接触式测量接地电阻,安全快速.
3.在线测试,不须中断待测设备之接地.
4.抗干扰能力强,自产生高频电流从而过滤市电中50Hz　100Hz等谐波干扰电流，测量准确度高.
5.配置充电电池和充电器,省电设计,超过规定时间自动断电,电池极限报警功能.
6.备有5.1Ω标准环.可随时检测钳表的准确度.
7.数字测量,自动换档,操作方便.
测量原理
电阻测量原理钳形接地电阻仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号，并在被测回路上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量，并通过下面的公式即可得到被测电阻R。电流测量原理钳形接地电阻仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量原理相同。被测量导线的交流电流I，通过钳口的电流磁环及电流线圈产生一个感应电流I1，钳表对I1进行测量，通过下面的公式即可得到被测电流I。
技术参数
电 源： 6VDC（4节5号碱性干电池）
工作温度：-10℃-55℃
相对湿度：10%-90%
液晶显示器：4位LCD数字显示，长宽47×28.5mm
钳口张开尺寸：32mm
钳表质量(含电池)：长钳口1160g；圆钳口1120g 
钳表尺寸：长钳口 长285mm、宽85mm、厚56mm
圆钳口长260mm、宽90mm、厚66mm
保护等级：双重绝缘
结构特点：钳口方式
量程换档：自动
外部磁场：<40A/m
外部电场：<1V/m
单次测量时间：1秒
电阻测量频率：>1KHz
电阻测量最高分辨率：0.001Ω
电阻测量范围：0.01-1000Ω
电流测量范围：0-20A
被测电流频率：50/60Hz
可存储测量数据：99组
电阻报警临界值设定范围：1-199Ω
电流报警临界值设定范围：1-499mA
应用范围
电力系统的应用⑴．输电线路杆塔接地电阻的测量
⑵．变压器中性点接地电阻的测量
⑶．发电厂变电所的应用电信系统的应用⑴．楼层机房接地电阻的测量
⑵．机房、发射塔接地电阻的测量加油站接地系统的应用⑴．储油罐、装卸点接地电阻的测量
⑵．加油机接地电阻的测量
⑶．加油机输油软管连接电阻的测量:
操作方法
降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平，减少雷害事故，在杆塔附近降低接触电压和跨步电压，防止人畜触电事故。因此杆塔的接地电阻是一个重要数据。设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视，要准确测出它的真实数值，并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的，但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连，工作量大，而且往往受到地形和环境的限制，辅助地极的位置无法达到要求，因而很难得到正确的测量结果。 
近几年引进钳型接地电阻测试仪，由于其测量方法简便，为广大线路工作者所欢迎。 
为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻，首先，必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻，该仪器本身能产生一个电源电势，在任何有回路系统中就能产生电流，因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律，它测出的是这个回路系统的环路电阻值。 
用钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单，测量结果可信度高，但只能用于有架空地线的高压线路上，测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线，如各塔脚的地网是不连通的，应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析，可以判断出各塔脚的地网是否连通，接地引下线是否存在接触不良的隐患。
发展和选用
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表，也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具，近年来由于计算机技术的飞速发展，因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术，其测量功能，内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法，无需打桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制，可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率，并具有数值保持及智能提示等独特功能。发展最初人们对接地电阻的测量是用伏、安法，这种试验是非常原始的。图1是用安培计、伏特计的测量方法。在测定电阻时须先估计电流的大小，选出适当截面的绝缘导线，在预备试验时可利用可变电阻R调整电流，当正式测定时，则将可变电阻短路，由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。 
伏安法测量地阻有明显不足之处，第一：麻烦、繁琐、工作量大，试验时，接地棒距离地极为 20～50米，而辅助接地距离接地至少 40～100米。另外受外界干扰影响极大，在强电压区域内有时简直无法测量。 
五六十年代苏联的E型摇表取而代之了伏安法，由携带方便，又是手摇发电机，因此工作量比伏安法简单。七十年代国产接地电阻仪问世，如：ZC-28，ZC-29，无论在结构、体积、重量、测量范围、分度值、准确性，都要胜于“E”型摇表。因此，相当一段时间内接地电阻仪都以上海六表厂生产的 ZC 系列为代表的典型仪器。上述仪器由于手摇发电机的关系，精度也不高。 
八十年代数字接地电阻仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机，虽然测试的接线方法同 ZC 系列没什么两样，但是其稳定性远比摇表指针式高得多。而真正接地电阻仪的一个创举是在九十年代钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方式。如法国 CA 公司生产的 6411 钳式接地电阻测试仪称得上接地电阻测试的一大革命，钳式接地电阻测试最大特点是不必打辅助地棒，只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。上述地阻测试仪是属单钳口形式的，具有它的快速测试、操作简单等优点，但也存在着精度不高的问题，特别是接地电阻在小于 0.7Ω 以下时，无法分辨。再说单钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络，通过环路地阻查询各接地极接地情况，但不能替代整个网络的工频接地电阻测量。GEOX 双钳口接地电阻仪测量范围和精度均有所提高，但由于钳口法测量采用电磁感应原理，易受干扰，测量误差比较大，不能满足高精度测量要求。现已有公司开发生产了双钳多功能接地电阻测试仪比较完善地结合了传统伏安法测量的特点与钳口法新技术原理，再运用先进的计算机控制技术，成为当代首屈一指的智能型接地电阻测量仪。具有精度高，功能齐全，操作简便的特点，可广泛应用于电力电信系统，建筑大楼，机场，铁路，油槽，避雷装置，高压铁塔等接地电阻测量。目前在国内邮电、电力、航空等行业都进行了配置。选用接地电阻为什么至今仍然是一个被大家所忽视的问题呢？主要是没有适合理想测量仪器，接地摇表由于众所周知的原因，测试值精度很差，有时同一个接电阻成了一个抽象的物理量，使人很难捉摸。随着科学仪器的发展，先进接地电阻测试仪完全控制了地电阻测试的要领，可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻仪非但功能强大；而且可以应付现场各种复杂情况，如有效地排除干扰，自动跟踪最合适测试条地件，出现各种问题当即智能提示等等，象 GEOX、ET3000等地阻仪还能直接测干扰频率，干扰电压，自动校零等特点。 
除上述地电阻测试仪表外，法国 CA 公司 6412、6415 单钳口式地阻仪也是当前较为热门的一种地阻测试仪，国内生产同类产品的有ET2000型，基本功能与CA公司类似，由于仪器体积小巧，操作又十分简便，因此每逢霉雨季节，或者年中、年终巡视接地装置好坏最理想的地阻仪。如需要测试精度高一点，又要方便轻松，那就可以用ET3000双钳口接地电阻测试仪，象输出电线杆塔、微波塔、避雷针等接地装置的接地电阻测量及良好接地条件的辅助装置（水龙头，水管装置）的场合，都可以用这种双钳口式接地电阻仪进行接地电阻的测量。对于大型的系统接地、网络接地、土壤电阻率的测试应该选择 HTDW-3A 等地阻仪为好，利用三线、四线测量方法，由于仪器的独特功能，保证地阻测量值的重复性、稳定性，且HTDW-3A地阻仪的测量精度高达3%，其测试电流<3A。 
接地电阻测试仪标准电压表法测量时的误差 (1)标准电流表引入的误差S1:由于被检电流最高精度为0.5%,因此选用0.1级标准电流表即可。 
(2)标准电压表带来的误差S2:由于被检表精度不高,选用0.05级标准电压表即可满足要求。考虑到所测电压较小,其测量误差一般不超过±0.5%。 
(3)标准电压表输入阻抗带来的误差S3:因所测电阻均为1Ω以下,相对而言,标准电压表输入阻抗带来的误差完全可以忽略不记。  钳形接地电阻仪
(4)电阻引入的误差S4:用此法检测,接入的电阻并不作为标准,仅作为被检表与标准表测量的一个载体,因此该电阻的精度并不影响测量结果,影响测量结果的主要因素是电阻的稳定性,由于所接电阻大电流的要求,此电阻通常是由专门的材料和工艺定做而成,对其稳定性有一定的要求,加之被检表和标准表几乎是同时测量,因此电阻稳定性引入的误差可忽略不记