标题：北京彼奥德电子技术有限公司
公司简介
专门经营开发各种化工精密实验分析仪器的高科技公司。承接各种软硬件开发。在过去的几年中，我们与化学系统公司一道完成了多项有关中国化工精密仪器课题的研究。这些研究课题涉及几十种相关产品，研究内容包括比表面积测定系统，微观颗粒孔径测试系统，色谱分析计算机工作站，纳米材料测试系统等等。对于吸附，催化，色谱，冶金，陶瓷，建筑材料的生产和研究工作都有重要意义，我们所完成的测量课题，绝大多数项目的服务对象是中国各大化工产业公司，尤以中外合资企业居多。中国加入世界贸易组织，中国经济将完全融入世界经济的大潮中，中国的化工企业亦将面临更加激烈的竞争，产业自动化程度将进一步大幅度提高，在这种环境下北京彼奥德电子技术有限责任公司能够为您提供质量保证的优质高效的科技产品。让您走在科学的前沿，在同等企业的竞争中处于领先地位。我们诚恳为您服务。
北京彼奥德电子技术有限公司是在优化产业结构，实行资产重组的基础上组建的，是集设计、开发、制造、销售于一体，专业生产经营分析仪器和生化仪器，属国家重点科技扶持企业，高新技术企业。并在同行业中率先获得认证，科技力量雄厚，产品质量可靠，在中国分析仪器制造业中将起到举足轻重的意义。
企业产品主要有比表面积及孔隙测试仪、全自动比表面积分析仪、全自动真实密度分析仪、孔径比表面分析仪、孔径比表面积检测仪、孔径比表面积分析仪、真实密度检测仪、化学微反检测仪、催化剂酸碱度检测仪等六大系列，二十多个品种。公司在全国各大中心城市设有服务网点，产品销往全国三十个省、市、自治区。
公司坚持“立足检测分析仪器，不断开拓新领域，扩大国内外市场，贴近用户稳定发展”的经营方针，面向二十一世纪，将以优质价廉的分析仪器为国内外用户提供最佳服务，为我国的分析仪器事业作出更大的贡献。 
彼奥德电子仪器为您打开成功之门！
产品目录
比表面积分析仪  
分析原理：
该设备以表面物理吸附相关理论为基础，采用Nelsen和Eggertsen提出的连续流动法作为测定方法，使用氦氮混合气通入样品管（氦:氮=4:1，氦气为载气，氮气为吸附气体），将样品管浸入液氮，在低温作用下，混合气中的氮气被样品物理吸附至饱和后再进行升温，在升温的过程中样品吸附的氮气全部解析出来。设备热导检测器会检测到吸附、脱附过程中混合气体中氮气比例的变化，经过模数转换系统把模拟电信号转换成数字信号并通过微机处理，以BET多层吸附理论及其公式作为数据模型基础计算出样品的比表面积。
技术参数
1．测试精度：测量相对误差≤2%
2．比表面测量范围：0.01㎡/g ≤ X㎡/g
3. 测试时间：每个样品平均测试时间15-20min/每组4个样品
4．检测器：四臂PT镀金热导分析模块，无气干烧不损坏
5．气路控制系统：四组流量并行设计，可独立调节
6．流量检测：进口热式质量流量计
7．气体净化器：脱水、脱氢、脱碳氢化合物
8. 分析系统净化：自动无损强风净化功能
9. 数据处理系统：全自动控制，减少人为误差，自动积分运算
10. 自封闭快速联接装置：保证粉末类样品在样品管里的稳定状态，可以避免粉末冲出样品管造成污染
11. 适应性：除氮气外，还可使用氩、氦等非腐蚀性气体；
12. 信号自动校准技术:保证常年连续使用的精确度
13. 独有检四臂PT镀金热导分析模块：灵敏度高、基线稳定、无气干烧不损坏
14. 安全管理系统：自动断气保护装置、液氮浴安全托盘升降装置；
15. 开放式测试接口，可连接色谱
应用范围：
广泛应用于测定分析催化剂、吸附剂、填料、陶瓷、碳黑、焦炭、纤维、矿物、核燃料、药物、土壤、肥料、化妆品等粉体材料；可使用更多种类的样品管测量粉末样、片状、纤维、膜片等不规则形状的样品[1]
孔径比表面积分析仪  
仪器工作原理为国际通用的等温物理吸附静态容量法，全程计算机自动控制，无需人工监测，此项仪器技术我公司已经申请相关国家专利。SSA-4000系列全自动比表面积及孔隙度分析仪，可同时进行最多三个样品的分析，设备操作软件系我公司自行开发。仪器可进行单点、多点BET比表面积、BJH介孔、DR及MP微孔、孔分布、孔大小及总孔体积和面积、及平均孔大小等的多种数据分析，其比表面分析范围为0.0005m/g 至无上限(需使用氪气分析)，孔径分析范围为0.35-500nm，可满足多种工况环境条件下的实验需求。
技术参数
1.分析方法：真空静态容量法
2.吸附气体：氮气、氢气、氪气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等
3.测试范围：比表面积下限优于0.01M2/g，无已知上限
4.分析口数量：2-3个独立样品分析口和1个独立饱和蒸气压分析口
5.孔径分析：微孔0.35-2nm 介孔2-50nm 大孔 50-500 nm
6.输出报告：BET比表面积/吸附及脱附等温线/BJH孔体积分析/孔面积分析/总孔容积/总孔面积/t-plot图法微孔分析/MP法微孔分析/HK微孔孔径分布/FS微孔孔径分布/Langmuir法比表面积分析
7.分析精度：重复性误差小于±1%
8.压力检测系统：进口多压力传感器进行分段测量，每个分析口配备独立的压力传感器，以保证P/Po下限测试精度,为微孔的精确分析提供保障，压力测试范围为0-10Torr和0-1000Torr
9.压力检测精度：读数精度的0.15%
10.分析温度：-196摄氏度—100摄氏度（可选）
11.分压范围：P/P0 4×10－0.995，拥有独立的P0分析口和压力传感器，以保证饱和蒸气压的实时数据采集
12.真空系统: 极限真空为4×10Pa(德国机械泵);1×10Pa（德国分子泵），原装进口的世伟洛克不锈钢真空气路管及连接部件，保证了真空系统的极低泄漏率
13.气路控制系统：进口高真空电磁阀拥有反向使用的设计专利， 极大降低了脱附过程中的反向漏气率，电磁阀强冷系统避免了阀体发热对微孔分析的影响
14.双分析测试模式： 用户可选择两种分析技术，可进行免用氦气方式以降低分析成本，也可使用经典的氦气定量技术以保证分析精度
15.液位控制系统：自动用于不同温度的冷却剂，以保证整个分析过程冷却剂液面位置相对于被测样品始终不变，
使系统保持死体积最小
16.数据采集系统：高精度24位模数转换系统，拥有仪器意外断电数据存储功能
17.软件控制系统：INTERNET远程控制
18.样品前处理：独立的样品制备站（脱气站）
19.样品管体积：2－10mL[2]
真密度分析仪（静态真空法）  
真密度分析仪，市面上从技术水平上划分目前有两类设备，半恒温非智能型和全恒温智能型。彼奥德TD-2200型真密度检测仪是全恒温智能型，测试方法上我们使用的是氦气置换法，利用小分子直径惰性气体（氦气）最大限度的标定材料孔隙空间，解决了传统排液法装置对被测材料的破坏，更是解决了水分子不能进入较小的孔隙引起的测试误差。
由于气体置换法的核心探测原理是利用理想状态方程计算材料的真实密度，理想状态即恒温、真空，真空条件极为容易创造，但恒温条件一直是该测试手段的障碍，所以温度对测试精度的影响尤为突出，为彻底解决温度变化影响测试精度问题，TD-2200型真密度仪采用专有恒温箱技术，无论你是在室内还是室外、冬季还是夏季进行测试，决不存在温度造成的测试数据偏差；较小的样品仓，能够更好的测试小剂量样品，解决了实验制备过程中样品过少无法测试的问题，同时小样品仓的应用也对仪器的探测技术水平，气路密闭性好坏、样品仓精度等一些列应用细节提出了更高的要求。
与传统仪器对比独特性能优势
测试原理：采用气体置换法，利用小分子直径惰性气体（氦气）最大限度的标定材料孔隙空间，使测试体积更真实软件计算模型波义耳-马略特定律双仓体设计小体积标配双仓体设计，提高测试效率、直观考察重复性，更好的完成小量样品测试独创触摸屏操作简单直观的中文触摸屏操作模式，实验控制、结果读取、数据备份一机完成全程可控：针对不同样品特性，真空抽速、预热时间等关键设置全程可控；温控配置全恒温配置，测试环境无要求；高精度温控设置，系统恒温在35±0.01℃，并具有温度超限报警提示；高精度硬件配进口品牌压力传感器、真空泵、气路管等，保证仪器高“芯”品质。
智能化一体设计
彼奥德TD-2200是一款微电脑智能机，设计比较精巧耐用，无需外接电脑 ，减少实验室空间占用。采用 Win CE 全中文操作界面，10英寸的液晶触摸屏，操作简单，点击输入材料的名称和质量，编辑数据档案名称，一键自动测试，只需十几分钟，便能完成测试，并将实验数据自动存储并在液晶屏上显示，Usb接口设计可随时将您的测试数据一键拷贝。
技术参数
技术参数技术内容TD-2200测试原理：静态真空气体膨胀法/气体膨胀置换法（注压法）√模型基础：波义耳－马略特定律（在密闭容器中的定量气体，在恒温下，气体的压强和体积成反比关系，其数学式为：pV=C（常量））精确测量被测样品的真实密度；√全恒温系统：测试系统温度变量不大于±0.01℃，不受使用环境温度影响；0.1℃真空系统：静态真空抽离技术；√真空平衡时间：根据样品实际情况可灵活设置，可去除样品表面吸附的水分及气体，使定量更准确；√测试精度：优于±0.02% 重复性优于±0.02% 分辨率0.0001g/ml；√测定体积范围：0.001～20 cm3；√气体定量仓：标配精准加工20cm3不锈钢气体定量仓；√分析仓数量： 2个完全独立分析仓，每个样品仓可进行独立测试；√控制系统：10 英寸高分辨率液晶触摸屏，嵌入式Windows 工控系统，处理速度快，性能稳定，摆脱系统瘫痪，无需外接电脑；√网络控制系统：INTERNET远程控制；√测试时间：单组样品约6分钟，2组样品约15分钟；√压力检测系统：0-1000Torr进口压力传感器(0-133KPa)；√压力检测精度：读数精度的0.15%；√气路控制系统：可变动态调节技术；√多结构仓体密封：样品舱采用先进的机械密封结构（专用工具操作，保证仓体密闭性和操作可靠性）√验机标样：2ML标准物质，可验证精度和重复性；√数据存储：1200万条数据储存能力√数据获取：USB 接口 ，一键导出；√分析气体：高纯氦或高纯氮（其它可气体可选）；纯度≥99.999%√数据采集系统：高精度24位模数转换系统，拥有仪器意外断电数据储存功能√系统提示：样品测试完成后语音提示完成，提示应用领域：粉末、颗粒、块状、浆状及不易挥发液体的测试√[3]
化学吸附仪①程序温度反应：TPD、TPR、TPO、TPS、 TPRx
②应用功能：催化剂等功能材料的表面金属分散度、活性金属面积、利用脉冲化学吸附定量酸性强度及碱性强度（脉冲滴定）、等温反应；即酸（碱）性中心数量、酸（碱）度、（氢、一氧化碳、氧、氮在）金属表面的吸附、乙烯和乙炔在金属表面的吸附、NH3的程序升温脱附。
应用保障配置参数：
1、VICI两位六通阀，用于脉冲滴定法分析金属面积和分散度测定（脉冲定量体积50-500μL可选）
2、配置蒸汽发生器可进行惰性载气中液体蒸汽包括有机蒸汽（例如吡啶、苯）的吸附
3、蒸汽冷阱设于样品管和检测器之间，以去除杂质气；物理吸附冷阱一般用液氮。
4、独创四臂PT镀金TCD 检测器，具有极强的抗氧化和抗氨腐蚀的能力，稳定的电流控制保证了基线稳定性和重现性信号 
5、不锈钢管路具有最大化的化学适应性是适用于广泛的气体。 
6、标准高温石英样品池可内置热电偶，提供准确的样品温度测量，并做溢流道设计，可用于各种尺寸的颗粒和粉体（在一定压力条件下选用不锈钢反应器）
7、可连接质谱仪、色谱仪、红外或其他检测器; 色谱/质谱连接方式： 3 种(a: 在样品管后端; b: 在冷阱之后，检测器之前; c: 在检测器之后)
8、操作软件基于Windows操作系统开发，软件简单易学，使用方便。软件支持鼠标点击操作，打印机和远程控制，直观显示每个流程的原理图直观显示在屏幕上,能够直观了操作流程可进展；有峰编辑软件，提供峰选择、编辑、积分和数据平滑处理，并能手动标注，数据能够导入EXCEL或者WORD、PNG等。
9、安控系统：高精度可燃气体预警
技术参数：
载气：N2,Ar,He,H2等
反应气：H2, O2, CO, NO, SO2, NH3，H2S等
气体入口：6个（可扩展至10个，多路载气、多路反应气；混合器内置）
液路入口：1个（可选配蒸汽发生装置）
温度控制(管路、蒸汽发生器、炉子、TCD温度均数字可控)
炉子温度：室温~1200℃（加冷阱可以扩展到-100~1200℃）
炉子精度：0.2%FS
升温速率： 0~100℃/min（可实现分段控温）
0~500℃（升温速率0~100℃）
500℃-750℃（升温速率0~50℃）
750℃-1000℃（升温速率0~30℃）
1000℃-1200℃（升温速率0~20℃） 
  
脉冲滴定数据图
蒸汽发生器：0~300℃（可选，温度上限可设置，防止过热）
TCD温度：0~300℃（可设置温度上限，防止过热）
TCD恒温精度：0.1%FS
管路防冷凝：0~250℃.确保仪器不锈钢管线、阀门和TCD探测器无“冷点”（可选，温度上限可设置，防止过热）
流量控制：质量流量控制器，流量范围 0~100sccm（ml/min）
气路控制系统：高精度十二位一体电磁阀控制模块
分析压力：常压---8MPa（可选）精度：±0.3% Of Reading
样品管：高温化学吸附石英样品管或316L不锈钢反应器
空气制冷：可升降电炉+贯穿式强风冷系统，可快速降温，从最高温
到100℃ 冷却时间< 25 分钟
重现性：0.5%
样品热电偶：在样品管内或反应器内[4]
多功能吸附仪  多功能物理吸附仪
MFA-140多功能吸附仪是一款高品质高性能的比表面积孔径分析仪，测试精度及重复性与进口产品相当，可针对微孔材料进行准确分析；4站式设计，可进行异步分析，拥有意外停止存储功能，恢复后可继续进行测试，并可根据用户需要升级为MFA-170扩增至7个分析口；彼奥德研发和技术团队为其提供了足够的真空条件和精确的分压控制条件，配置了进口分子泵、多个进口压力传感器，以保证对0-10torr\0-100torr\0-1000torr压力范围为内梯度压力变化的准确探测；独家引入双向定位补偿技术，以解决传统液位升降技术定位不准确和样品管内气体所处环境区域温度变化引起的气体体积数据偏差，进而提高测试数据精度；首创20位一体气路控制系统，提高气路控制精度，减少复杂的气路管，规避局域温度变化引起的气体定量不准确，也降低了气路系统的漏气率，模块化的结构便于维护和解决气路污染问题；分体式全自动样品前处理器，工作效率高，便于维护，避免出现气路污染造成的交互影响；嵌入式10英寸触控系统，性能稳定，技术先进；全新镁铝合金骨架式结构，提高了领域内仪器的制造水准。
直线升降单元，定位精度为纳米级，仅有液位探测技术，没有完善的定位技术，液位的探测带来的是更大的误差，而非解决液位变化带来的误差，直线升降单元完美的解决了该问题，真正实现液位与样品管的相对位置保持不变。 
技术参数
1. 分析方法：真空静态容量法
2. 吸附气体：氮气 、氢气、氪气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等
3. 分析口数量：4个（可扩展至7个）
4. 分析方式：分析口独立并行设计，互不影响分析状态
5. 仪器控制：嵌入式WINDOWS工控系统，10英寸高分辨率触摸屏控制，具备高达1200万次样品分析储存能力，无需外接分析电脑。
6. 测试范围：比表面积下限优于0.0005M/g，无已知上限；微孔分析 0.35-2nm ；介孔分析0.35-50nm
大孔分析：50-500 nm
7. 分析精度：重复性误差小于±1%
8. 技术应用：吸附量动态调节、真空抽气动态PID调节、互联网远程控制、分析平衡时间动态调节及样品倒吸过滤器的外置设计。
9.气路控制系统：全新设计的20位一体集成气路与美国原产高真空低功耗电磁阀的完美匹配，解决了多样品并行分析、反向漏气及气体升温等技术难题。
10.液位控制系统：自动用于不同温度的冷却剂，以保证整个分析过程冷却剂液面位置相对于被测样品始终不变，专利设计的冷却剂添加系统实现了无限时的超长样品分析。
11.冷却剂升降系统：四组高精度直线运动单元运行误差低至0.1毫米，实现了冷却剂液面高度实时显示及温差自动补偿程序的运行。
12.压力检测系统：德国原产多压力传感器进行分段测量，以保证P/Po下限测试精度,为微孔的精确分析提供保障，压力测试范围为0-10Torr、0-100Torr 及0-1000Torr.
13.数据采集系统：高精度24位模数转换系统，拥有分析断点保存功能，大大降低实验事故的发生。
14.分析温度：-196摄氏度—100摄氏度
15.分压范围:P/Po 3x10－8－0.995，拥有独立的Po分析口和压力传感器，以保证饱和蒸气压的实时数据采集。
16.真空系统： 1x10－6Pa（德国原产分子泵），美国原装进口的世伟洛克不锈钢真空气路管及连接部件，保证了真空系统的极低泄漏率。
17.样品前处理：独立8口样品制备站
18.样品管：探针式气路设计，避免了处理后的样品二次污染。
19.安防系统：高灵敏可燃气体预警装置
20.输出报告：BET比表面积/吸附及脱附等温线/BJH孔体积分析/孔面积分析/总孔容积/总孔面积/;t-plot图法微孔分析/MP法微孔分析/HK微孔孔径分布/SF微孔孔径分布/Langmuir法比表面积分析。
独有功能特点：
★分析断点保存功能
仪器在分析样品过程断电，分析进度会自动存储，待电力恢复后可继续分析
★冷却液液面高度的实时显示功能
分析样品时，冷却液液面高度，全程显示在仪器的液晶面板上，当液面不足时，系统会提示用户添加，耗尽时仪器将自动转入安全处理程序
★分析平衡时间&吸附量的动态调节
仪器内置的控制软件，可根据当前分析样品的吸附或解吸状态，动态调整平衡时间，来加快分析进度
★真空抽气的动态PID调速
仪器的真空抽气速度采用智能的动态PID调节，即可保证快速的抽真空速度，又可避免易漂浮的样品污染气路[5]
企业文化
使命
造就一流的设备
服务于科研事业
培养技术型人才
企业精神
国内尖端技术的倡导者
行业技术发展的引领者 
核心价值观
用心做事，技术过人，品质突出 
经营理念
服务于客户，创新于技术前沿
发展目标：
用先进的技术理念提高国内分析仪器的数据精度，改变落后的产品机械结构，率先完成自营产品的更新换代，达到世界一流水平；
竞争战略：
充分应用研发、服务、生产三大核心能力；
研发能力：充分开发和利用前沿技术，彻底改变国内比表面积、孔径分析仪的技术水平和测试精度，达到世界先进水平，并在产品综合性能和结构品质上超越进口产品。并将高水平的
真实密度仪进一步升级。大力发展化学吸附仪，为国内催化剂事业发展提供先进的分析手段。
服务能力：超过同行标准、超过客户期望、树立行业标杆；在高素质的技术团队引领下，为用户提供专业的技术服务，产品使用培训等，同时也可以为用户解决其它分析仪器的技术问题。
生产能力：公司拥有自己的加工中心和备品仓库，具备可控的生产周期及备货机制，为用户提供更多的可设计产品和加工服务。