标题：温湿度试验箱
产品概述
温湿度试验箱又可称之为环境试验箱或恒温恒湿箱，恒温恒湿试验箱。  本机采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体，LCD中英文触控式/触摸式屏幕，附多组PID控制功能，配备RS-232C/485C连计算机接口控制，可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/高温/低温等不同的环境条件，更搭配容易操作及学习的高准确性之编程控制及定点控制系统，提供最佳测试性能。广泛适应于产业界电子电器、军工、塑料、五金、化工等行业，如：电子零件、汽车零件、笔记本等产品虚拟气候环境测试。
产品用途
本系列温湿试验箱能模拟各种温湿度环境，适用于检测电子、电器、食品、汽车、橡胶、塑料胶、金属等产品，满足GB/T2423, GJB150A1/4各种恶劣环境下的可靠性机稳定性能等参数，将给您提供预测和改进产品质量及可靠性的依据。
产品特点
1.圆弧造型及雾面线条处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠；
2.封闭结构，采用强力循环马达，低嗓音冷冻装置；附有防震台垫，使得机台在运转过程中能保持安静及稳定；
3.具有被测试件通电测试功能（负载测试）；
4.采用飞利浦照明窗口灯、内置耐高温除雾装置，便于观察箱内产品试验情况；具有多种保护装置，性能安全可靠。
5.超厚保温层，观察窗五层真空玻璃，冷量热量不散失，保证了升降温迅速稳定。
6．通风干湿表与整机应该集成整合为一体，它不能由用户随意外挂，这是因为通风干湿表有严格的风速要求，这个风速与温湿度检定箱的风速要求不一样，它只能安装在特殊的部位。 
7．采用表面逸出方式加湿，该方式加入空气中的是水分子，加湿面大，释放平稳，湿度波动小且分布均匀；如果使用超声波或蒸汽方式加湿，加入的是小水滴，即加入的是水份而不是真正的湿度，加湿面小，冲击大，湿度波动大且分布不均匀。 
8．悬挂的被测物品无需额外固定不会摆动，一旦摆动就会有读数困难和相互碰撞的问题。 
9．被测物品相互之间不会发生相互阻挡，有阻挡的情况下，设备只能在空箱测试时满足指标，而实际使用时均匀度指标很差。 
10．该设备的降温部件不能凝露或结冰，时间越长结冰越多，最后将其全部堵死，空气不能通过，空气循环性能下降导致控制品质下降。
箱体结构
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
补水箱置于控制箱体右下部，并有缺水自动保护，更便利操作者补充水源。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
加湿系统管路与控制线路板分开，可避免因加湿管路漏水发生故障，提高安全性。
水路系统管路电路系统方便维护和检修。
箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。
箱体左侧配一直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。
符合国家标准
GB/T2423.1.2.3
表格参数
型号CLM-GD(J)S-100CLM-GD(J)S-225CLM-GD(J)S -500CLM-GD(J)S -800CLM-GD(J)S -010工作室尺寸 D×W×H450×450×500500×600×750700×800×9001000×800×10001000×1000×1000外形尺寸D×W×H1020×800×15801070×10301×8251370×1130×19751570×1230×21251570×1430×2125总功率A:4.5KW
B:4.7KW
C/D;5.5KWA:5KW
B:6KW
C/D:7KWA:6KW
B:7KW
C/D:8.5KWA:8KW
B:11KW
C/D;12KWA:11KW
B:12KW
C/D:16KW净重A:190kg
B:260kg
C/D:290kgA:260kg
B:290kg
C/D:330kgA:320kg
B:390kg
C/D:430kgA:460kg
B:520kg
C/D:560kgA:560kg
B:610kg
C/D:690kg性能指标温度范围A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃湿度范围30~98% R?H波动/均匀度≤±0.5℃ /±2℃温度偏差+2%、-3%R?H升温时间-20℃~100℃约35min-40℃~100℃约45min-70℃~100℃约55min降温时间25℃~40℃约55min25℃~60℃约65min25℃~70℃约80min温湿度运行控制系统控制器进口微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数）精度范围设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H温湿度传感器铂金电阻？PT100Ω加热系统完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器加湿系外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器除湿系统采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器供水系统加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗制冷系统全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式循环系统耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮
安全保护
1．试验样品保护:按照EN60519-21993，热安全2级。 
2．具有独立的可调节温度限制器最低温度/最高温度，可分别调节某一温度，试验空间配置移动式温度传感器。 
3．可调节软件温度限制器最低温度/最高温度，可分别调节某一温度值。 
4．试验样品通断保护 
特别用于热辐射试验样品的安全开关，连接至零电势转换接触器，最大负载24V,0.5A。 
5．试验箱保护:安全温度限制器（STB），用于试验箱的超温保护，热保护等级符合EN60519-2,1993等级1。
常见故障和排除方法
1.在高温试验中，如温度变化达不到试验温度值时，可以检查电器系统，逐一排除故障。如温度升得很慢，就要查看风循环系统，看一下风循环的调节挡板是否开启正常，反之，就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升，过温保护，那么，控制器出故障，须更换控制仪表。
2.低温达不到试验的指标，那就要观察温度的变化。是温度降的很慢，还是温度到一定值后温度有回升的趋势。前者就要检查一下做低温试验前是否将工作室烘干，使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验，工作室内的试验样品是否放置的过多，使工作室内的风不能充分循环，在排除上述原因后，就要考虑是否是制冷系统中的故障了，这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致，设备放置的环境温度，放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。
3.在做湿热试验中，出现实际湿度会达到100%或者实际湿度与目标湿度相差很大，数值低得很多，前者的现象：可能是湿球传感器上的纱布干燥引起，那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水，水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的，查水位控制器供水系统是否供水正常，水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长，或供水水质纯净度的原因，会使纱布变硬，使纱布无法吸收水份而干燥，只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是加湿系统不工作，查看加湿系统的供水系统，供水系统内是否有一定的水量，控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常，加湿锅炉内的水位是否正常。如果以上的都正常，那就需要请专业维修人员检查电器控制系统并进行检修。
4.设备在试验运行过程中突然出现故障时，控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障，即可请专业人员进行快速排除故障，以确保试验的正常进行。其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象，那就要具体现象，具体分析和排除。温湿度试验箱还要定期进行维护保养，制冷系统的冷凝器需要定期清理，对于活动部件应按说明书加油润滑，电器控制系统要定期维护检查等等，这些工作都是必不可少的。[1]