标题：直流电阻仪
直流电阻仪简介
英文名字： DC Resistance Tester.
直流电阻仪简称直流电阻测量仪、直流电阻测试仪、变压器直流电阻测试仪，直流电阻检测仪，直流数字电桥等。
  
概述
直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后，必不可少的试验项目。在通常情况下，用传统的方法（电桥法和压降法）测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况，缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担而研制开发的直流电阻快速测试仪。以高速微控制器为核心，采用高速A/D转换器及程控电流源技术，达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能，具有精度高，测量范围宽，数据稳定，重复性好，抗干扰能力强，保护功能完善。充放电速度快等特点。该仪器。体积小、重量轻、便于携带。它具有测量迅速、使用方便、测量精度高等特点。自检和自动校准功能降底了仪器使用和维护的难度，是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求。
变压器直流电阻测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。
直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器，它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流，以最快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪并且具有存储、打印、放电指示等功能，内置不掉电存储器，可长期保存测量数据，液晶显示器的采用使得该仪器人机界面良好，是直流电阻测试工作中的首选设备。 
直流电阻测试仪是一种高精度宽量程、采用高性能微处理器控制的电阻测试仪。可以测试1μΩ～3MΩ的电阻，最大显示30,000数。最高测试速度60次/秒，测试速度在15次/秒下，依然可以保证0.05%的准确度，并且读数跳动可控制在3字以下。标配温度补偿功能，可对米电阻进行精确测试。三种电流模式可满足各种苛刻的电阻测试要求。
变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器，是设计成一体的高精度稳流电源及测试部分组成，测试过程微机控制，自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印。该仪器对于在载调压器纵向测试可一次供电完成，充分节约试验时间，并为变压器生产厂家设置有温升试验功能，对各种类型变压器可实现快速准确测量，具有操作简便、精度高、抗干扰等特点。RXB变压器直流电阻测试仪既可单独使用，使测试电流达到20A、40A，是发供电单位、变压器制造行业及大中型用电企业保障安全生产、提高产品质量的理想测试仪器
仪器概述
直流电阻快速测试仪（0-40A）的产品
直流电阻快速测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目，在《电力设备试验规程》中，其次序排在变压器试验项目的第二位，《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等，必须测量变压器绕组的直流电阻，其目的是：
① 检查绕组内部导线和引线的焊接质量
② 检查分接开关各个位置接触是否良好
③ 检查绕组或引出线有无折断处
④ 检查并联支路的正确性，是否存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况
⑤ 检查层、匝间有无短路的现象 
直流电阻快速测试仪的别称：
直流电阻速测仪、变压器直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直阻速测仪、变压器直阻快速测试仪、感性负载直流电阻速测仪、感性负载直流电阻快速测试仪、感性负载直流电阻测试仪 
概述
变压器直流电阻测试，是电力设备制造厂家及电力发、供电部门在变压器出厂检验、交接试验、预防性试验工作中的必测项目，能有效提高产品质量和防止电力事故的发生。变压器直流电阻测试仪，由大功率开关电源电路、精密小信号测量电路、保护电路、高速单片机控制电路等组成，具有仪器自检、信号测量、数据处理、快速放电、打印结果等功能。
主要特点
1、采用高速16位A/D转换器，测量数据稳定，重复性好。
2、自动程控电流源技术，电流源共设1000个电流档位，由内部微控制器根据被测电阻自动控制，从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态，无须手动切换电流换档。
3、响应速度快，在测量状态可以直接转换分接开关，仪器会自动提示，新的电阻值很快就会显示出来。
4、高度智能化设计，功能设置巧妙先进，可自动判断测试线虚接、断线等故障。
5、保护功能完善，能可靠保护反电势对仪器的冲击，具有自动放电指示功能。
6、可显示测量电流和测量时间。
7、智能化功率管理技术，可有效减轻仪器内部发热。
8、可储存120次测量数据，掉电不丢失。
9、全部汉字菜单及操作提示，直观方便。
10、数字电阻测量仪测量精度高、性能稳定、显示清晰、测量范围宽、抗干扰能力强。
结构特征与工作原理
采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻（尤其是低阻）的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流，然后，将所获得的数据（包括测试电压、当前的测试电流等）进行处理，得到实际电阻值。
可存储255试验数据，并且可打印存储的所有试验数据。仪器复位、掉电时所存储的数据均不丢失。
技术指标
1、输出四个档位电流：40A、20A、10A、5A
2、分辨率：0.1μΩ
3、量程：20mΩ - 4Ω （5A档）； 10mΩ - 2Ω （10A档）；
0.2mΩ - 1Ω（ 20A档）； 0.1mΩ - 0.5Ω （40A档）；
4、准确度：0.2%
5、环境温度：0～40℃
6、环境湿度：<90%RH 
7、工作电源：AC220V±10%，(50±1)HZ
8、外形尺寸：400×200×350mm
9、重量：13kg
测试电流 5A，10A，20A ，40A 
测量范围 
5A： 1μΩ~4Ω 
10A： 1μΩ~2Ω 
20A： 1μΩ~1Ω 
40A：1μΩ~0.5Ω 
测量准确度 ±0.2%（满量程） 
显示方式 128×64点阵显示 电阻显示为4 1/2位 
最大分辨率 0.1μΩ 
电源 AC 220V±22V，50Hz±2 Hz 保险管5A 
最大功耗 600W 测试电流为40A时 
工作环境 环境温度：0°～40° 
相对湿度：≤80% 
体积 400╳200╳425(mm) 
重量 12kg 带配件 
特性：
① 微电脑控制的智能仪器，可存储测试结果；
② 交流供电，便携式设计，使用、携带方便；
③ 采用先进的恒流电源技术，大大降低了仪器的体积、重量与功耗，进一步缩短了测量时间，保证了测量数据更加稳定可靠。
④ 自带微型打印机，直接输出打印结果
⑤ 本仪器适用于各类电力变压器、互感器绕组等感性、低阻值电阻的测量与分析。
【仪器注意事项】
1.在测无载调压变压器倒分接前一定要复位，放电结束后，放电提示音结束，且提示信息消失后再切换分接开关。
3.测试结束后，按“复位”键，一定要等放电指示灯熄灭，提示信息消失后再关掉电源，进行拆线。
4.测试过程中请少断电或测试夹钳脱落。
5.接通电源前请先接好地线，测试结束后请最后拆地线。
仪器日常维护
附1：面板式打印机换纸方法
仪器所配打印机在出厂时已经安装了纸卷，当打印机内的纸卷用完时，需要安装新的纸卷，具体安装过程如下：
(1)取下打印机的前盖板。
(2)从仪器面板上取下整个打印机，用手指向内夹住打印机的两侧活动舌头，将整个打印机从仪器面板上轻轻取下，注意在取下打印机之前，一定要确认已关掉打印机的电源。
(3)从打印机上取下纸卷轴。
(4)将新纸卷套在纸卷轴上，并将纸卷轴装入打印机的导槽内，不会掉出。
(5)将打印纸头剪成锥形。
(6)接通打印机的电源，按SEL键，使SEL指示灯灭，然后再按LF键，使机头转动，这
时用手将纸头送入机头下面的入纸口处，纸会快速进入机头，直到从机头正前方露出为
止。露出要有一定长度，再按一下SEL或LF键，停止进纸。关上电源，盖好打印机的前盖板，将打印纸的头从前盖板的出口中穿出。
(7)将整个打印机装回到仪器面板上。
操作人员注意事项:
试验时机壳必须可靠接地。
在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线，以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时，电感会通过上海日行电气有限公司仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
仪器出厂时已经校准，如无特殊情况请不要自行校准。如确实需要校准请用准确度为0.01%的标准中值电阻。
4．试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
5．开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。
6．更换保险管和配件时，请使用与本仪器相同的型号。
7．本仪器注意防潮、防油污。
8．试验时请确认被测设备已断电，并与其它带电设备断开。
9．为了安全，在测试时前请将其余开路的绕组端子全部对地短路。
操作方法
◇本机共设“选择”、“确定”、“复位”共三个按键。
1、电阻测量
仪器开机或按复位键后，进入初始状态（1）。此时光标指针指向“电阻”，直接按“确定”键进入状态（2），显示变化的充电电流和测量时间，充电完成后自动进入状态（3），显示电阻值、测量电流和测量时间，此时每按一次“确定”键则储存一次测量结果（带打印机的机型同时打印出测量结果）。按“复位”键退出电阻测量，进入状态（4），显示放电电流。放电结束后，自动回到初始状态（1），完成一次电阻测量。
2、编号设置
输入设备编号有助于内存数据的查找，在初始状态（1），将光标指针指向“设置”按“确定”键进入状态（5），显示当前设备编号。再按“确定”键进入状态（6），提示输入新设备编号，此时按“选择”键可使当前输入位从‘0’到‘9’，再从‘A’到‘Z’循环显示，找到所要的数字或字母后按“确定”键即输入一位，再按同样的方法输入下一位，输入完六位后，回到状态（5），显示新输入的设备编号。按“复位”键回到初始状态（1）。
3、内存操作
在初始状态（1），将光标移至“内存”按“确定”键进入状态（7），显示当前存储器记录总数，此时按“选择”键可进入状态（8），从最新的记录开始依此显示存储器记录内容，NNNNNN表示该记录设备编号，MM表示该设备第MM个电阻值，在测量过程中每按一次“确定”键存储测量结果时，MM值加1。每输入新的设备编号，MM值从1开始重新累计。同时按“选择”和“确定”键将清除存储器全部数据，按“复位”键退出内在操作返回状态（1）。存储器最多可存储120次测量结果，超过120次以后最老的记录将被覆盖。存储器内容在断电条件下可长期保持不丢失。
安全注意事项
[1]为了您和设备的安全，请操作人员仔细阅读以下内容:
1. 在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线，以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时，电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
2. 对于无载调压变压器，不允许测量过程中切换分接开关。
3. 测量过程中如果电源突然断电，本机会自动开始放电，请不要立刻拆卸接线，至少等待30秒钟后才可拆卸接线。
4. 测量时，其他未测试的绕组请勿短路接地，否则会导致变压器充磁过程变慢，数据稳定时间延长。
5. 开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。
6. 试验时请确认被测设备已断电，并与其它带电设备断开。
7. 试验时机壳必须可靠接地。
8. 试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
9. 更换保险管和配件时，请使用与本仪器相同的型号。
10. 本仪器注意防潮、防油污。