标题：全自动程控源互感器检定装置
全自动程控源互感器检定装置概述
全自动程控源互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置由工控机式互感器校验仪、电流电压互感器负荷箱、控制柜、电流互感器专用测试台等几个部分组成。在保持原技术特点的前提下，在电流互感器的快速测量、测试点的快速定位、以及负荷箱、各种变比的互感器覆盖等方面有了很大的提高。2、主要特点(1) 该装置细调节采用了程控源技术，使测试点的定位更加快速、准确。
(2) 该装置在多只电流互感器测量速度方面有了质的提高，在3-5分钟的时间里可测量十二只任何变比的电流互感器。
(3) 该装置配置了1A、5A的标准电流互感器，电流负荷箱配置了1A、5A负载值2.5VA-60VA，电压负载箱配置了100V、100/1.732负载值从1.25VA-158.75VA基本上可满足用户的要求。负载箱在测量时可进行自动切换。
(4) 该装置可进行互感器的规程和非规程的测量，测量时用户可指定对任何百分点的测量。3、 主要技术指标3.1全自动程控源互感器台体部分
◆ 装置使用的环境条件：
温度：5℃-40℃ 相对湿度：<85%（25℃）
海拔高度：<2500m
电源频率：50Hz±0.5 Hz
电源电压：220V±5 V电源波形应为正弦波，波形失真度≤3%。
◆ DC026-D工控机式互感器校验仪相关参数
★ 测量范围:
同相分量(%): 0.0001～200.0 分辨率:0.0001
正交分量(分):0.001～700.0 分辨率:0.001
阻抗(Ω):0.0001～20.0 分辨率:0.0001
导纳(ms)：0.0001～20.0 分辨率:0.0001
★ 基本误差:
同相分量：△X=±（X*2%+Y*2%±1个字）
正交分量：△X=±（X*2%+Y*2%±1个字）
“X”、“Y”---仪器的显示值 
百分表：2级
输出电流、输出电压：1级
★ 工作范围：
电流：（1%－149%）In （In =5A）
（5%－149%）In （In =1A）
电压：（5%－149%）Un （Un =100V，150V，100V/3）
（5%－149%）Un （Un =100V/3）
★ 工作负荷：
电流：TO对TX<0.12Ω cosΦ=1
电压：a对x<0.25VA （100V）
★ 变比错误指示
额定工作电流（电压）的5%以上，误差超过30%而小于180%时应有变比错误指示。3.2DC026-D工控机式互感器校验仪技术参数1. 测量范围：
同相分量（%）：0.0001~200.0分辨率：0.0001
正交分量（分）：0.001~999.9分辨率：0.001
阻抗（W）：0.0001~60.0分辨率：0.0001
导纳（ms）：0.0001~60.0分辨率：0.0001
2. 基本误差：
同相分量：DX=±（X×2%+Y×2%±1个字）
正交分量：DY=±（X×2%+Y×2%±1个字）
“X”、“Y”——仪器的显示值
百分表：2级 
3. 工作范围：
电流： （1%-149%）In （In=5A）
（5%-149%）In （In=1A）
4. 工作负荷：
电流：To对Tx<0.12Wcosj=1.0
5. 极性错误指示
额定工作电流的5%以上，误差超过180%时，应有极性指示。
注意:如果大于额定工作电流的10%以上,仍未出现应有的极性指示,说明软件有故障,请不要再增加电流,以免烧坏仪器。
6.变比错误指示
额定工作电流的5%以上，误差超过30%而小于180%时，应有变比错误指示。
7.绝缘和耐压试验及说明：
端子Tx和端子相通
K和D端子均与端子不通
电源插座对外壳能承受1.5KV，1min耐压3.3电流电压互感器负荷箱1. 环境条件
温 度：5—40℃ 湿 度:<85%
海拔高度: <1000m 电源频率：50HZ
2. 额定容量：2.5～60VA
3. 测量范围：1%-120%
4. 二次电流: 5A ，1A
5. 二次电压：100V，100V/3
6. 功率因数：0.8，1.0
7. 准确度：±3%±0.0025VA
8. 试验电压：2KV
9. 手动、自动、退磁。
电压互感器负载箱的量限见表1。
表1 电压负载箱量限
额定
电压
功率因数
负载量限（VA）
100V
0.8（感性）
2.5、3.75、5、6.25、7.5、10、12.5、15、18.75、20、25、30、37.5、40、50、75、80、100、150
电流互感器负载箱的量限见表2。
表2 电流负载箱量限
额定电流
功率因数
负载量限（VA）
5A
1
2.5、5
0.8（感性）
2.5、3.75、5、7.5、10、15、20、25、30、40、50、60
a) 电压和电流互感器检定装置有以上两种额定电压和额定电流的负载箱。
b) 用于标准互感器检定的互感器标准装置，在正常工作范围内其负载箱的有功和无功分量的相对误差均不超过±3%。HL系列标准电流互感器技术指标
1.环境温度：-5— +40℃
2.相对湿度：﹤80%
3.允许额定电流下长期工作，600A以上穿心
一次电流：5A～2000A 二次电流：5A，1A
频率：50Hz 准确度等级：0.02（S）级
升流器电压：250V 升流器容量：5KVA
额定负荷：5VA 下限负荷：2.5VA
功率因数：1.0 额定电压：500V
自校
若电流互感器有5/5或1/1电流比时，则可经常进行自校，以考核其准确度。自校线路附图3所示。
图中TX为电流互感器，Z为负荷箱。
检定
该电流互感器检定比其低两级或两级以下准确等级的互感器时，其线路附图所示。
图中，TO为标准电流互感器，TX为被检电流互感器，Z为被检电流互感器所带的负荷。
HJ系列电压互感器
干式精密标准电压互感器
主要特点
35kV，0.02级电压互感器是高电压等级，高准确度的电压互感器，可实现校验.35kV/100V，35/3 kV /100/3V。0.02级以下的电压互感器。电压互感器从20%额定电压校至120%的额定电压。在二次电压为100V时可带0.25VA的二次负荷。
技术指标
1． 额定电压比 ： 35 kV /100V、35/3 kV /100/3V
2． 额定二次容量：0.2VA, 0.07VA, 0.02VA CosФ=1.0
3． 准确度级别： 0.02级， 即在额定负荷的情况下，当电压为80%Un至120% Un的范围内， 比差不大于±0.02%，角差不大于±0.6'，当电压为50% Un 时，比差不大 于±0.03%，角差不大于±0.9'，当电压为20% Un时，比差不大于±0.04%， 角差不大于±1.2'。（实际误差不大于误差限值的70%）
4． 试验电压 一次绕组感压耐压为1.2 Un，1分钟，二次绕组对地，工频耐压2kV，1分钟
5． 额定频率；50Hz
HJ-S-6G3自升压精密电压互感器
主要特点
6kV，0.02级电压互感器是高电压等级，高准确度的电压互感器，可实现校验. 10 kV 、0.1级以下的电压互感器。在二次电压为100V时可带0.25VA的二次负荷。
技术指标
1额定电压比 ：6kV /100V、6/3 kV /100/3V
2额定二次容量：0.25VA, 0.25VA CosФ=1.0
3准确度级别： 0.02级 、即在额定负荷的情况下，当电压为80%Un至120% Un的范围内， 
4比差不大于±0.02%，角差不大于±0.6'，当电压为50% Un 时，比差不大 于±0.03%，角差不大于±0.9'，当电压为20% Un时，比差不大于±0.04%， 角差不大于±1.2'。（实际误差不大于误差限值的60-70%）
5试验电压 一次绕组感压耐压为1.2Un，1分钟，二次绕组对地，工频耐压2kV，1分钟
6额定频率；50Hz
HJ-S-10G3自升压精密电压互感器
主要特点
10kV，0.02级电压互感器是高电压等级，高准确度的电压互感器，可实现校验. 10 kV 、0.1级以下的电压互感器。在二次电压为100V时可带0.25VA的二次负荷。
技术指标
1额定电压比 ： 10 kV /100V、10/ 3 kV /100/3V
2额定二次容量：0.25VA, 0.25VA CosФ=1.0
3准确度级别： 0.02级 、即在额定负荷的情况下，当电压为80%Un至120% Un的范围内， 
4比差不大于±0.02%，角差不大于±0.6'，当电压为50% Un 时，比差不大 于±0.03%，角差不大于±0.9'，当电压为20% Un时，比差不大于±0.04%， 角差不大于±1.2'。（实际误差不大于误差限值的60-70%）
5试验电压 一次绕组感压耐压为1.2Un，1分钟，二次绕组对地，工频耐压2kV，1分钟
6额定频率；50Hz软件1、自动校验a) 具有互感器自动校验功能，当接好标准与被检互感器后，装置能根据预先设置的测量点自动进行全过程的检定。
b) 对电流互感器，每一个安匝数可以只检一个变比的电流上升与下降时各测量点的误差。2、手动校验具有手动校验功能，能通过手动实现上述的全部功能。3、证书输出可根据检定结果按要求自动输出：检定证书、检定结果通知书、测试证书、校准证书、检定记录等证书。4、数据存储a) 具有自动进行原始数据及证书备份的功能，所备份的数据和证书能够方便用于查询。
b) 装置有可与相关管理系统对接的接口，如需方有特别要求，可与我方协商增添该项目，现有报价中不含此项。（接口协议满足管理系统最新协议要求，具备校验数据的查询及上传。）
结构
1、 装置上的各种开关、按钮、端钮、调节旋钮均有明显的标志并操作灵活。
2、 装置中的工作接地应和保护接地分开并有明显的标志。
3、 放置互感器校验仪的位置均有屏蔽并接地。