标题：testo350M/XL烟气分析仪
技术参数
存储温度 
-20.0...50.0 ˚C 
操作温度 
-5.0...45.0 ˚C 
重量 
3200.0 g 
规格 (LxWxH) 
275.0 x 395.0 x 95.0 mm
探头类型 (测量值)
量程 
反应时间 
K型(NiCr-Ni) 
(温度) 
-40.0 ... 1200.0 ˚C 
精度 
+/-0.5 ˚C (-40.0 ... 99.9 ˚C) 
+/-0.5% 测量值 (100.0 ... 1200.0 ˚C) 
分辨率 
+/-0.1 ˚C (-40.0 ... 1200.0 ˚C) 
计算参数 
(露点) 
0.0 ... 99.9 ˚C td 
20.0 - t90 
分辨率 
+/-0.1 ˚C td (0.0 ... 99.9 ˚C td) 
计算参数 
(Flow) 
0.0 ... 40.0 m/s 
分辨率 
+/-0.1 m/s (0.0 ... 40.0 m/s) 
压力传感器1 
(差压) 
-200.0 ... 200.0 hPa 
精度 
+/-1.5% 测量值 (-50.0 ... -200.0 hPa) 
+/-0.5 hPa (-49.9 ... 49.9 hPa) 
+/-1.5% 测量值 (50.0 ... 200.0 hPa) 
分辨率 
+/-0.1 hPa (-200.0 ... 200.0 hPa)
计算参数
(烟气损失) 
-20.0 ... 99.9 % qA 
分辨率 
+/-0.1 % qA (-20.0 ... 99.9 % qA) 
计算参数 
(二氧化碳) 
0.0 ... Vol. % CO2 
20.0 - t95 
分辨率 
+/-0.1 Vol. % CO2 ( ... Vol. % CO2)
计算参数(过剩空气) 
1.0 ... 20.0 150 
分辨率 
+/-0.01 150 (1.0 ... 20.0 150)
计算参数(热效率) 
0.0 ... 120.0 % 
分辨率 
+/-0.1 % (0.0 ... 120.0 %) 
电化学 
(CO H2 10000) 
0.0 ... 10000.0 ppm CO H2 10000 
40.0 - t90 
精度 
+/-10.0 ppm CO H2 10000 (0.0 ... 99.0 ppm CO H2 10000) 
+/-5.0% 测量值 (100.0 ... 2000.0 ppm CO H2 10000) 
+/-10.0% 测量值 (2001.0 ... 10000.0 ppm CO H2 10000) 
分辨率 
+/-1.0 ppm CO H2 10000 (0.0 ... 10000.0 ppm CO H2 10000) 
电化学 
(氧气) 
0.0 ... 25.0 Vol.% O2 
20.0 - t95 
精度 
+/-0.8% of f.v. (0.0 ... 25.0 Vol.% O2) 
分辨率 
+/-0.1 Vol.% O2 (0.0 ... 25.0 Vol.% O2) 
电化学 
(一氧化氮) 
0.0 ... 3000.0 ppm NO 
30.0 - t90 
精度 
+/-5.0 ppm NO (0.0 ... 99.0 ppm NO) 
+/-5.0% 测量值 (100.0 ... 2000.0 ppm NO) 
+/-10.0% 测量值 (2001.0 ... 3000.0 ppm NO) 
分辨率 
+/-1.0 ppm NO (0.0 ... 3000.0 ppm NO) 
电化学 
(二氧化氮) 
0.0 ... 500.0 ppm NO2 
40.0 - t90 
精度 
+/-5.0 ppm NO2 (0.0 ... 99.9 ppm NO2) 
+/-5.0% 测量值 (100.0 ... 500.0 ppm NO2) 
分辨率 
+/-0.1 ppm NO2 (0.0 ... 500.0 ppm NO2) 
电化学 
(H2 - Hydrogen) 
0.0 ... 5000.0 1036 
40.0 - t90 
分辨率 
+/-1.0 1036 (0.0 ... 5000.0 1036)
压力传感器2(差压) 
-40.0 ... 40.0 hPa 
精度 
+/-1.5% 测量值 (-40.0 ... -3.0 hPa) 
+/-0.03 hPa (-2.99 ... 2.99 hPa) 
+/-1.5% 测量值 (3.0 ... 40.0 hPa) 
分辨率 
+/-0.01 hPa (-40.0 ... 40.0 hPa) 
皮托管 
(Flow) 
0.0 ... 40.0 m/s 
精度 
+/-0.2 m/s (0.0 ... 40.0 m/s) 
分辨率 
+/-0.1 m/s (0.0 ... 40.0 m/s) 
--------------------------------------------------------------------------------
主要特点电池供电，带烟气预处理组件(2-3 h) 
分析箱带数据存储功能 
使用触摸屏，快速简便操作仪器(选配) 
CO量程扩展(选配) 
可选配多种探头，适用于各种不同应用 
特殊传感器，低浓度NOx和CO测量精度高 
小巧轻便(约4.5 kg) 
坚固外壳及仪器箱，使其可在恶劣环境下使用 
--------------------------------------------------------------------------------
仪器介绍 [下载样本]testo 350 XL 分析箱,配备O2,CO(自动关闭及稀释功能),NO,NO2,差压测量,2个温度探头插口,烟气预处理,Testo数 
testo 350 XL可测量NO和NO2两个参数、并带触发器接口、新鲜空气阀以及另2个传感器组件的选配功能。HC和H2S传感器组件，仅有XL版本方可使用。 
testo 350可测量以下参数： 
a) 分析箱 
- 烟气参数：O2, CO, NOx, SO2, H2S, HC 
- 差压 
- 用皮托管测量风速 
b)记录仪 
- 温度：表面温度、液体温度 
- 湿度：管道进口湿度或环境空气湿度 
- 用叶轮或热线探头测量风速和风量 
- 用CO2和CO探头测量室内空气质量 
- 用差压和高压探头测量压力 
- 转速 
- 电流，电压
手操器其他优点： 
- PC接口(RS232)，用于传输数据 
- 带背光功能显示器 
- 菜单功能操作简便，且带有用户自定义功能键 
- 内置数据储存(1 MB) 
- 现场打印数据 
- 触摸屏(选配)，用于快速操作及输入 
- 背部带有磁盘，用于现场固定 
- 坚固外壳，防撞击 
- 由分析箱供电，充电电池或外接电源 
分析箱 
分析箱是烟气分析仪的心脏。分析箱内包括： 
- 不同的烟气传感器组件及差压测量组件 
- 气体采样泵 
- 帕尔贴烟气预处理组件(带蠕动泵) 
- CO关断功能，用于保护CO传感器 
- 充电NiMH电池 
- 内置电源 (110/230 V, 50～60Hz) 
- 数据内存(1MB) 
- 新鲜空气阀等选配件 
可通过以下3个摆放位置进行测量： 
- 平放 
- 垂直 
- 提住手柄 
testo 350M 烟气分析仪 
testo 350M,分析箱，配备O2,CO(自动关闭及稀释功能),气体预处理,差压测量,2个温度探头插口,可升级至最多4个
产品介绍：
testo 350烟气分析仪，可用于 
- 调节各种类型的工业锅炉 
- 长时间测量烟气浓度 
- 检测各种热处理过程的周围条件 
- 维护固定发动机 
- 测量烟气或新鲜空气管道内的压力和风速 
testo 350可测量以下参数：
a) 分析箱- 烟气参数：O2, CO, NOx, SO2 
- 差压 
- 用皮托管测量风速
b)记录仪- 温度：表面温度、液体温度 
- 湿度：管道进口湿度或环境空气湿度 
- 用叶轮或热线探头测量风速和风量 
- 用CO2和CO探头测量室内空气质量 
- 用差压和高压探头测量压力 
- 转速 
- 电流，电压 
手操器 
手操器可作为单独的多功能测量仪来使用，可测量温度、风速、差压、相对湿度等。其他优点： 
- PC接口(RS232)，用于传输数据 
- 带背光功能显示器 
- 菜单功能操作简便，且带有用户自定义功能键 
- 内置数据储存(1 MB) 
- 现场打印数据 
- 触摸屏(选配)，用于快速操作及输入 
- 背部带有磁盘，用于现场固定 
- 坚固外壳，防撞击 
- 由分析箱供电，充电电池或外接电源 
分析箱 
分析箱是烟气分析仪的心脏。分析箱内包括： 
- 不同的烟气传感器组件及差压测量组件 
- 气体采样泵 
- 帕尔贴烟气预处理组件(带蠕动泵) 
- CO关断功能，用于保护CO传感器 
- 充电NiMH电池 
- 内置电源 (110/230 V, 50～60Hz) 
- 数据内存(1MB) 
- 新鲜空气阀等选配件 
可通过以下3个摆放位置进行测量： 
- 平放 
- 垂直 
- 提住手柄