标题：高低温实验箱
规格型号
高低温实验箱学名“高低温试验箱”检测产品是否耐高低温。
列表一
容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101-L[1]
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS-225-L
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-L
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-800-L
800×1000×1000
1550×1600×2250
LRHS-1000-L
1000×1000×1000
1850×1600×2250
列表二
型号规格
工作室尺寸（D*W*H）mm
外形尺寸（D*W*H）mm
BJYSL-GDW-100[2]
450×450×500
1150×1050×1750
BJYSL-GDW-225
500×600×750
1200×1100×1900
BJYSL-GDW-500
700×800×900
1450×1400×2150
BJYSL-GDW-800
800×1000×1000
1500×1550×2200
BJYSL-GDW-010
1000×1000×1000
1720×1580×2280

技术参数
  温度范围： -40℃～150℃
温度均匀度： ±2℃ （空载时）
温度波动度： ±0.5℃ （空载时）
升温速率： 1.0℃～3.0℃/min
降温速率： 0.7℃～1.0℃/min 
时间设定范围： 1～9999 小时
总 功 率： 4.0KW/4.5KW/7.5KW/9.0KW/10.5KW
控制器
温度控制仪表采用（韩国三元）进口数显高精度集成控制器；
精度：0.1℃(显示范围) ；
温度传感器：PT100铂金电阻测温体；
控制方式：热平衡调温方式；
温度控制采用P·I·D+S·S·R系统同频道协调控制；
具有自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精确稳定；
使用条件
1、安装场地
地面平整，通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间，如右图所示： 
注：A：不小于60cm B：不小于60cm C: 不小于70cm
2、供电条件
电源要求：AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率：6.0KW/6.5KW/9.5KW/11.0KW/12.5KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用（建议电源开关容量：32A）
3、环境条件
环境温度：5℃～+30℃（24小时内平均温度≤30℃）
环境湿度：≤85%RH
4、供水条件（仅限湿热型及需要用水设备）
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
5、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门，会造成箱内的温、湿度波动；在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽，可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作。
产品用途:
高低温实验箱用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温变化的情况下,检验其各项性能指标 。
符合标准:
本产品满足G82423.22—87Nb，GB2423．34—86，GJBl50.9-86等国家标准，以及其它相关标准的要求。严格按GB 10592--89高低温实验箱技术条件进行设计制造，并可按军标试验要求GJB150.3-86，GJB150.4-86，及非标准制作各种高低温环境试验。
箱体结构:
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。  箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。高低温实验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮，箱体左侧配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。
技术参数：
选型型号
CLM-GD(J)W-100
CLM-GD(J)W -225
CLM-GD(J)W -500
CLM-GD(J)W -800
CLM-GD(J)W -010
工作室尺寸 D×W×H
450×450×500
500×600×750
700×800×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸D×W×H
1020×800×1580
1070×10301×825
1370×1130×1975
1570×1230×2125
1570×1430×2125
总功率
A:4.5KW
B:4.7KW
C/D;5.5KW
A:5KW
B:6KW
C/D:7KW
A:6KW
B:7KW
C/D:8.5KW
A:8KW
B:11KW
C/D;12KW
A:11KW
B:12KW
C/D:16KW
净重
A:190kg
B:260kg
C/D:290kg
A:260kg
B:290kg
C/D:330kg
A:320kg
B:390kg
C/D:430kg
A:460kg
B:520kg
C/D:560kg
A:560kg
B:610kg
C/D:690kg
性能指标温度范围
A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃
湿度范围
30~98% R?H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R?H
升温时间
-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min
温湿度运行控制系统控制器
进口微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数）
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H
温湿度传感器
铂金电阻？PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器
供水系统
加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮

注意事项：
1、照明灯除必须打开以外，应一律关闭。
2、低温试验前，应将工作室擦干，然后将控制设定在50℃运转不低于30分钟，防止工作室内有水份，制冷蒸发器结霜，影响制冷速率。
3、第2步完成后，应先设至低温试验值，而后打开工作室门10分钟以后关闭，再打开“制冷”开关，防止高温吸入制冷系统中而产生超压。
4、首次上电，若发现电源无法启动及报警器鸣叫，应先检查三相电压是否都有电或调换相序。
5、本设备必须可靠接地。
6、使用过程中若发现连续产生过载和超温报警时，请致电本公司售后服务部询问。
高低温试验箱的日常维护知识小解
1、高低温试验箱一般我们建议将其置于温度为8℃~28℃,对不具备此条件的实验室,须配备适当的空调器。
2、坚持专人专业管理维护，有条件的单位应不定期派专人到供方工厂培训学习，以获得较专业的维护、维修的经验和能力。
3、固定每3个月清洗一次冷凝器，对于压缩机采用风冷冷却的，应定期检修冷凝风机并对冷凝器进行去污除尘以保证其良好的通风换热性能。对于压缩机采用水冷冷却的，除须保证其进水压力与进水温度外，还必须保证相应流量，并定期对冷凝器内部进行清洗除垢以获取其持续的换热性能。
4、定期清洗蒸发器：因试品的洁净等级各异，在强制风循环作用下蒸发器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体，应定期进行清洗。
5、循环风叶、冷凝器风机清洁和平衡与清洗蒸发器相似，因试验箱的工作环境各异，循环风叶和冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体，应定期进行清洗。
6、水路与加湿器清洗：若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧，可能损坏加湿器，所以必须定期对水路与加湿器进行清洗。
7、坚持每次试验完毕后将温度设定在环境温度附近，工作30分钟左右后再切断电源,并擦干净工作室内壁。
8、长期停机不使用时应定期每半月给产品通电，通电时间不小于1小时。
由于高低温试验箱基本由电气、制冷和机械多个系统组成，因此一旦设备出现问题，应全面地对整个设备系统进行检查和综合分析。一般来说分析判断的过程可以先外后里，即首先排除外部因素后，根据故障现象对设备进行先系统分解。后对系统综合的分析与判断，或可以采用倒推的方法查找故障原因。首先按照电气接线图查找是否电气系统有问题，最后查找是否制冷系统的问题。在没弄清故障原因前，切不可肓目拆卸或更换零部件，以免造成不必要的麻烦。