标题：EPK
EPK公司介绍
德国EPK公司（EPK ElektroPhysik）总部位于德国科隆，是一家专门开发和生产各种用于表面处理行业的精密测量仪器公司，至今已有有超过60年的历史，公司一直致力于测厚类产品的开发和研究工作，是世界上最早生产测厚产品的知名公司之一，研发和生产了品种繁多的精确的测量仪器。作为无损检测厚度行业的先行者，德国EPK公司多年来一直致力于防腐层检测，特别是涂层测厚仪的产品更是远销全世界，电火花检测仪占有世界50%的市场份额。而且，EPK 公司与各标准化组织和研究院一道，成功地推进了涂层厚度测量在世界范围内的标准化进程。至今，EPK在世界各地都设有自己的分支机构和经销商。
EPK公司主要产品
1.MIKROTEST（麦考特）磁性涂层测厚仪包括6系列指针式，7系列数显式；
型 号测量范围读值精度最小测量区直径最小半径凸 凹mm mm基体最小厚度mm最适合用于MikroTest G 60－100μm1μm或5%读值20mm5 250.5钢、铁上电镀层、漆、搪瓷、塑料、橡胶层MikroTestF 60－1000μm5μm或5%读值30mm8 250.5MikroTestS3 60.2－3mm5%读值30mm15 251.0MikroTestS5 60.5－5mm5%读值50mm15 251.0MikroTestS10 62.5－10mm5%读值50mm15 252.0MikroTestS20 67.5－20mm5%读值100mm100 1507.0MikroTestNIFE50 0－50μm2μm + 8%读值20mm10 250.5铁上电镀镍MikroTestNI500-50um1μm或5%读值15mm5 25-非铁磁金属基体上电镀镍MikroTestNI1000-100um1μm或5%读值15mm5 25-﻿﻿﻿2.MINITEST、EXACTO电子型测厚仪﻿MiniTest 600系列
探头外置一体式。
包括MiniTest 600 B-F,MiniTest 600 B-N,MiniTest 600 B-FN,MiniTest 600 F,MiniTest 600 N,MiniTest 600 FN。
MiniTest 700系列
MiniTest 720，探头内置一体式。
MiniTest 730，探头外置一体式。
MiniTest 740，可更换探头。
所有系列均有以下探头型号：F1.5，N0.7，FN1.5，F2，F5，N2.5，FN5，F15。
EXACTO型电子式测厚仪，包括EXACTO F或者EXACTO FN型，已经停产。
MiniTest 1100-2100-3100-4100系列
MiniTest1100/2100/3100/4100即四种不同的主机，各自具有不同的数据处理功能；所有型号均可配所有探头。
探头型号有F05,F3,F1.6,F1.6P,F1.6/90,F10,F20,F50,FN1.6,FN1.6P,FN1.6/90,N02,N08 Cr,N02 Tu,N1.6
,N1.6/90,N10/2,N20,N100,CN  02,F 2 （ 250 °C）,F 2 （ 350 °C）,F 2/90,N 2/90,FN 2/90。3.QUINTSONIC超声波涂层测厚仪适用的涂层材料油漆、塑料、树脂等涂层层数1-3层测量范围10μm –500μm分辨率1μm误差 <100μm：>100μm：±（2μm+3%读数）±（2μm+2%读数）存储能力：10000个读数，可分500组统计计算：n，x，s，kvar，max，min，打印时统计数据用日期、时间标志越限：用声、光报警接口：MINIPRINT微型打印机，RS232C电源：可充电电池：2×AA NIMH（大约可测量2500次）充电器90-260V（充电4小时）尺寸、重量：仪器：150mm ×82mm× 35mm/150g探头：30mm×φ45mm环境温度：-15℃~ +55℃4.FH 7200/7400霍尔效应壁厚测厚仪技术数据 ：（更小钢珠1mm和更大量程0-30mm暂无数据）
​测量范围测量误差*FH4探头0-1.5mm用1.5mm钢球测±(3um+1%读值)​0-2.5mm用2.5mm钢球测±(5um+1%读值)​0-4.0mm用4mm钢球测±(10um+1%读值)FH10探头0-2.5mm用2.5mm钢球测±(5um+1%读值)​0-4.0mm用4mm钢球测±(10um+1%读值)​0-10.0mm用6mm钢球测1-6mm：±(20um+1%读值)​​6-10mm：±(1.5%读值)​0-10.0mm用9mm钢球测1-10mm：±(20um+1%读值)低范围分辨率0.1um（FH4）/ 0.2um（FH10）重复性优于±(1um+0.5%读值)测量原理静磁原理速度1，2，5，10，20个读值每秒（可选）数据存储240,000个（7200 FH最多100,000个）校准模式出厂设置，零校准，多达4点校准测量单位公制（um，mm），英制（mils，inch）统计图表数字，趋势图，柱状图（仅限7400 FH）接口RS232 TTL + IrDA 1.0操作温度-10℃~ +60℃（保存温度-20℃~ +80℃）体积/重量153mmx 89mm x 32mm / 310g供电4 x AA（LR06）电池，或可选电源（90-240V / 48-62Hz）5.STRATOTEST路面测厚仪、炉壁测厚仪StratoTest 4100路面测厚仪的技术资料
测量原理电涡流原理被测路面材料所有土木工程中的非金属材料、沥青、混凝土、二灰土等反射极不同尺寸的铝箔或铝板测量范围标配测头：N400ST（0-40cm）可选测头：N100ST(0-10cm)，N800ST(0-80cm) 分辨率：0.01cm( 0-5cm )，0.02cm( 5-10cm )，0.1cm（10-30cm），0.2cm（30-35cm），0.4cm（35-40cm）允许误差0-30cm：±（0.1cm+2%读数）30-40cm：±2%读数显示LCD液晶数字显示存储量直接模式：500单值和统计值路面模式：6000单值和统计值4（点）×300（测量站）×5（路段）的存储器分组电源9V碱性电池，电池寿命大约20小时环境温度仪器：0－50℃探头，0－70℃StratoTest4100C 炉壁测厚仪的技术资料
测量方法：   涡流原理
可测量层：   在建筑和土木工程中，使用的所有类似耐火砖的非金属材料、沥青混合物、波特兰高炉水泥、
木材、无钢筋混凝土等。
反    射：      铁、铝或类似导电材料
探头类型：   F300ST F800ST
测量范围：   0～30cm 0～80cm
分辨率：      测量值<5cm         0.01cm
测量值5～10cm     0.02cm                               量程内0.2cm
测量值>10cm       0.1cm
测量对象：        平面或凹凸表面
最小基体厚度：0.3mm 0.3mm
测量误差：        ±(0.5 cm + 3%读值)                                   ±(1.0cm + 3%读值)
显    示：           LC数字显示或打印
照    明：           用户可选
存储容量：        直接模式：统计值
区组模式：大约500组测量值10000个数据
电    源：            1节9伏碱性电池或充电电池
电池寿命：        一节电池约20个小时（无照明）
一节电池约2小时（照明）
环境温度：        主机：0°～50℃，探头：0°～70℃6.GALVANOTEST库仑测厚仪GALVANOTEST库伦镀层测厚仪，有GALVANOTEST 2000和GALVANOTEST 3000两个型号，
GALVANOTEST库伦镀层测厚仪可以测量：20003000可以测量70种以上镀层/基体组合● ● 可以测量平面、曲面上的镀层● ● 可以测量小零件、导线、线状零件● ● 预置10种金属的测量参数：Cr铬、Ni镍、Cu铜、黄铜、Zn锌、Ag银、Sn 锡、Pb铅、Cd镉、Au金（需提供样品确定）​● 预置9种金属的测量参数：Cr铬、Ni镍、Cu铜、黄铜、Zn锌、Ag银、Sn 锡、Pb铅、Cd镉。● ​用户可另设置8种金属的测量参数​● 用户可另设置1种金属的测量参数● ​GALVANOTEST库伦镀层测厚仪测量机构：​​带循环泵​● 带气泵● ​GALVANOTEST库伦镀层测厚仪测量面积：​​密封垫 8 mm2● ​密封垫 4 mm2● ● 密封片 1 mm2● ● 密封片 0.25 mm2（涂镀层面积几乎小得看不见）​● 电解杯 0.25-16 mm2 （可选件）● ● 测量参数最优化调整：​​除镀速度0.3-40 μm/分钟可调● ● 根据金属和测量表面可直接调整系数● ● 可用厚度标准样板校准● ● 可调整终点电压，以抗干扰，适应镀层/基体之间的合金● ● GALVANOTEST库伦镀层测厚仪数据存储​​可存储不同金属测量参数的数目1018可存储的读数和统计值20002000仪器断电后可保持所有校准值、读数、统计值。● ● GALVANOTEST库伦镀层测厚仪统计计算：​​显示6种统计值：均值、标准偏差、变异系数、最大、最小值、读数个数● ● 立即或稍后显示统计值● ● 立即或稍后打印读数和统计值​● 显示、打印年、月、日、时、分● ● 用于外设的计算机接口：​​MINIPRINT 微型打印机接口● ● RS-232，PC计算机接口● ● 连接x-t计录仪模拟电压输出接口● ● 电解液饱和报警指示​● 测量的不确定性：​​5%，在8mm2面积下，经校准● ● 电源：​​110/220V，50/60HZ，10W● ● 测量范围：​​最大测量范围：0.05-75μm● ●7.POROTEST 7电火花针孔检测仪高压探头的技术参数
高压测头P7P30P35检测电压0.5-7KV3-30KV6-35KV涂层厚度0.03mm-1.7mm0.5-9mm1.4-11.3mm设定电压精确度±(0.1KV+3%读数)使用温度0 °+50°C / 32°- 122 °F湿度避免表面凝结露水(参见DIN 55670)报警信号90 分贝，每处针孔报警0.1 秒，如短路发出连续报警声测试电压显示LCD显示屏，3 位数字电源最大电压100V ,最大电流0.4A 电池工作时间20h(P7),10h(P35).充电电池4节C电池，3.5Ah,镍氢电池，4小时快充外形尺寸/重量主机225mm x 150mm x 85mm L x W x H / 1400g测头274mm x 63mm / 550g充电器110 到230V 50/60Hz 自动转换适用标准DIN 55670 DIN 50191（VDE 0104 ），DIN EN 61010/第1 部分（VDE 0411/第一部分）8.PENTEST笔式,WETTEST湿膜等测厚仪PENTEST笔式测厚仪技术参数
技术数据（笔式测厚仪）： 
测量范围： 25-700um或1-28mils
最小测量面积： 直径25mm 
精确度： ±10%读数 
环境温度： -10~+80℃
体积： 长151mm，直径10mm 
技术数据（迷你笔式测厚仪）：
测量范围： 50-500um
最小测量面积： 直径25mm
精确度： ±15%读数
环境温度： -10~+80℃
体积： 长148mm，直径10mm
WETTEST湿膜测厚仪
材料为钢制，四个边刻度如下：25/50/75/100um，125/150/170/200um，250/300/350/400um，500/600/700/800um。
EPK在中国
EPK产品在1991年就获得全国涂料和颜料标准化技术委员会的唯一推荐，并唯一通过国家技术质量监督局主持的国家计量器具型式批准，占有中国涂层测厚市场的最大份额。
EPK成立与发展
自1948年德国Steingoever博士发明第一台利用磁吸力原理的测厚仪以来，德国EPK公司一直是全球表面科技的领导者之一、是无损涂层厚度测量的先驱。 ElektroPhysik公司(简称EPK)总部位于德国科隆，是生产表面检测仪器的领跑者，有超过60年的市场经验，研发和生产了品种繁多的精确的测量仪器。质量是EPK的主要目标，EPK从研发到使用、维修各个环节，都符合ISO 9001：2000质量体系，始终为每一个应用领域提供适合的产品。
EPK在不断开发和创新科技产品过程中，赢得了良好的声誉。作为无损检测厚度行业的先行者，EPK与国内国际知名的研究所和大学合作，实现了涂层厚度测量的成功发展和国际标准化。将来，EPK将全力发展自己的产品以符合最高技术要求。
全球化的今天，EPK在世界各地都设有自己的分支机构和经销商。