标题：氧气瓶
简介
氧气瓶是医院、急救站、疗养院、家庭护理、战地救护、个人保健及各种缺氧环境补充用氧较理想的供氧设备。对患者、老年人、孕妇、学生、白领阶层及旅游、坑道、登山人员都是不可缺少的益友。
医用供氧器就是根据上述人员的需要而设计生产精美铝合金包装箱.美观大方.家庭使用方便.买回家就可以用.配件齐全。
产品介绍
氧气瓶的储气能力的标准是耐压能力。常规氧气瓶的压力上限为15Mp（兆帕）换算为大气压就是147个大气压。耐压能力检测值为22.5Mp。常规充装的钢瓶内压力应在12~15Mp左右。瓶内气体不能全部  氧气瓶用尽，应保留不少于0.05MP的剩余压力。 氧气瓶与明火距离应该不小于10米、不得靠近热源、不得受日光暴晒。宜存放在干燥阴凉处,气瓶不得撞击。 氧气瓶嘴、吸入器、压力表、及接口螺纹严禁沾有(染)油脂。氧气瓶在运输和装卸时，要关紧瓶阀，拧紧帽盖，轻移轻放，不得碰撞滑滚，抛甩坠落。供氧器在移动、停放、使用过程中，请注意瓶体和阀门的保护，防止气瓶倾倒，以免造成附件的损坏。 使用中如发现漏气，请立即关闭气瓶阀门。请不要自行修理。严禁私自拆卸氧气瓶阀、阀门开关、压力表等阀上的零部件。用户严禁私自充装氧气。氧气瓶充气压力不得超过规定压力，严禁超装；气瓶每3年检验一次，合格后方可继续使用，检验在充气单位进行。 
氧在液态和固态时是蓝色，故氧气瓶身涂蓝色漆，但是氧气瓶内的氧气是以高压气体的形式存在而并非液氧。
医用氧气瓶
医用氧气钢瓶大小的计量单位是容积单位：升
医用氧气瓶的大小是以升来计算的，10升钢瓶说明大约能容纳10升的水，而40升钢瓶则可以容纳40升的水。能装多少升水的钢瓶就叫（）升氧气瓶  氧气瓶　　钢瓶内的氧气处于压缩状态
装满的钢瓶内大约有135~150个大气压。 
容积越大装的氧气越多
充满的钢瓶中压力是一样的，与钢瓶的容积无关。也就是说无论4升的10升的还是40升的瓶中，在满瓶状况下压力是一样的，如果压力一样的话容积大小就决定了瓶能装多少氧气。
压力表的观察方法
压力表是向我们说明钢瓶中还有多少压力的仪器，是医用氧气吸入器的一部分，通过压力表我们可以了解氧气瓶满与不满，氧气还剩下多少。
医用氧气瓶氧气瓶能装多少氧气用下面的公式计算
（容积*145）=（ ）升氧气；
不同的医用氧气瓶能使用多少时间通过下面公式计算
（氧气瓶中容纳的氧气量（升）/每分钟流量）=使用的时间（单位：分钟）；
现在市场上流通的医用氧气瓶主要有4升、10升、15升和40升几种规格。不管购买哪一种，首先要考虑的是否有稳定的医用氧气来源。因为医用氧气瓶不过是一种容器而已我们购买它是为了使用医用氧气。
安全使用方法
氧气瓶是贮存和运输氧气的专用高压容器，它是由瓶体、瓶箍、瓶阀和瓶帽4部分组成。其瓶体外部有两个防震胶圈，瓶体为天蓝色，并用黑漆标明“氧气”两字，用以区别其它气瓶。氧气作为一种理想的助燃气体，广泛应用于焊接和切割中。由于氧气是一种盛装助燃压缩气体的移动式容器，压力高，装卸运输频繁，使用环境杂乱，往往使氧气瓶的使用处于不安全的状态，一旦发生气瓶爆炸事故，将给人民生命财产造成巨大损失。
一、目前在氧气瓶使用与管理上主要存在着以下几种隐患：
1．超检验期充装。根据原劳动部《气瓶安全监察规程》规定，氧气瓶必须每3年检验一次。其目的是为了及时查清氧气瓶的安全状况，及时发现缺陷和隐患以避免事故的发生。但目前使用中氧气瓶超检验期充装的现象较为严重，给安全使用带来了严重的隐患。
2．附件损坏、丢失。氧气瓶的附件中有瓶阀、手轮、瓶帽和防震胶圈。瓶帽是为了防止气瓶瓶阀在搬运过程中被撞击而损坏，甚至被撞断使气体高速喷出，推动瓶阀和手轮向前高速飞动造成伤亡事故。防震圈是为了防止气瓶受撞击的一种保护装置，要求具有一定的厚度和弹性。《气瓶安全监察规程》明确规定，运输和装卸气瓶时，必须配带好防护帽。但在实际使用中氧气瓶附件齐全的很少，大多数没有瓶帽、手轮，瓶阀伤痕累累，阀杆被撞弯，甚至严重变形，给安全使用带来严重威胁。
3．太阳曝晒。《气瓶安全监察规程》规定，气瓶运输，夏季使用时应防止曝晒。因为氧气瓶的容积是有限的，曝晒会使瓶内介质温度升高，导致瓶内压力骤增，使气瓶处于危险状态。有些用户在运输中没有采取遮阳措施，夏天使用时将氧气瓶置于太阳下暴晒。尤其是夏季公路温度经常达到40多度，倘若气瓶本身存在缺陷，充装过量或者相互撞击，就有可能发生爆炸事故。
4．安全距离不够。《气瓶安全监察规程》规定，氧气瓶使用时必须距明火10米以外，贮存时严禁和乙炔瓶同室存放。许多用户却忽视了这项要求，存在着焊接作业时氧气瓶距焊接点的距离不够10米，氧气瓶、乙炔瓶同室存放的现象。一旦气瓶漏气，遇上明火发生爆炸，将造成不可挽回的损失。
5．野蛮装卸。运输和使用中，野蛮装卸的现象很普遍，如短距离运输时，将氧气瓶用力推倒，然后顺地面滚动；车辆运输时固定不牢，气瓶相互碰撞，从车辆上直接向下推等等。如某市制氧厂用汽车装运氧气瓶到某企业，卸车时将氧气瓶推下撞击到另一只气瓶上，引起两只气瓶同时爆炸。
6，超装。氧气瓶在充装时由于违反操作规程或操作失误造成超装，使瓶内压力升高，并超过它的许用应力，最后发生过量的塑性变形而爆炸。
二、氧气瓶的安全使用应遵守以下几点：
为保障氧气瓶的使用安全，国家先后颁布了《气瓶安全监察规程》《溶解乙炔气瓶安全监察规程》《永久气体气瓶充装规定》等法规和标准，对氧气瓶的设计、制造、检验、充装和使用等都做了科学和明确的规定。
1．使用的氧气瓶必须是国家定点厂家生产的。新瓶必须有合格证和锅炉压力容器安全监察部门出具的检验证书。
2．氧气瓶必须按规定定期检验。超期的气瓶严禁充装。
3．氧气瓶禁止与油脂接触。操作者不能穿有油污过多的工作服，不能用手、油手套和油工具接触氧气瓶及其附件。
价格
氧气钢瓶1.概述 概述 钢瓶是压力容器的一种，系指设计压力在 1-300kgf/cm2 容积不大于 1m3，盛装压缩气 体或高压液化气体的可重复充气的移动式气瓶。是民用、公用福利事业以及工矿企业中较为 普遍的一种压力容器。钢瓶亦称气瓶。 气瓶主体系由镇静钢、合金钢或优质碳素钢制造。主要结构包括：瓶体、护罩、底座、瓶 嘴、角阀以及易熔塞、防震圈及填料等。 气瓶的特点是内装压缩气体或液化气体，部分内容物为易燃、易爆性介质，可重复充气、 移动式工作。因此，如果产品质量不合格或保管、使用不当易发生爆炸性事故，危及人员， 设备和财产的安全。 钢瓶已实施进口商品安全质量许可制度，未取得进口安全质量许可证书的商品不准进口。 
2.钢瓶的种类 钢瓶的种类 钢瓶按加工方法和设计压力的不同分为焊接钢瓶和无缝钢瓶。 按内盛介质不同分为民用液 化石油气瓶、普通工业气瓶和溶解乙炔气瓶。按设计压力分：有高压(300、200、150、 125kgf/cm2)和中低压(80、50、30、20、10kgf/cm2)。高压气瓶必须是无缝结构，焊接 气瓶用于盛装低压气体。 目前我国的钢瓶(气瓶)规格主要有以下几种。液化石油气瓶分为 10、15、50kg 三种。 溶解乙炔气瓶如表6—10—107 所列几种。 表 6—10—107 溶解乙炔气瓶规格 公称直径(mm) ≤200 250 公称容量(L) ≤25 40 50 300 60 工业用钢制气瓶按充气类别和设计压力分为：压缩气体(t<-10℃=有 300，200， 150Kgf/cm2；液化气体(t≥-10℃)或高压液化气体(-10℃≤t≤70℃)有 200，150，125， 80kgf/cm2=；液化气体(t≥-10℃)或低压液化气体(t>70℃，且在 60℃时的压 力>1kgf/cm2)的有 50，30，20，10Kgf/cm2 等种类。 
3.检验标准 检验标准 钢制气瓶是储运式受压容器，在结构上和使用上有一些不同于固定式受压容器的特殊要 求。因此，检验中除依据压力容器有关标准外，还有其专用的标准。 (1)法规类标准：常用的法规类标准有：《气瓶安全监察规程》，《溶解乙炔气瓶安全监 察规程》和《液化石油气钢瓶(CJ3-1-80)规程》。 (2)技术性能标准：除了“压力”容积中提到的有关标准外，常用的还有《气瓶技术鉴定办 法》、《气瓶水压试验规则》、《乙炔瓶技术鉴定办法》、《乙炔瓶填料技术指标测定规则》 等。 (3)合同标准及技术要求：由于气瓶的制造多是批量生产的，因此在签署进出口合同和技 术谈判时，应对检验项目、检验方法、主要指标及其检验标准详细列明。合同中列明的各项 指标亦是检验的依据，而且不能低于我国的现行标准和规程要求。 
4.检验项目和方法 检验项目和方法 1 
(1)设计和技术资料的审查：同压力容器一样，气瓶的设计和技术资料审查是检验的主要 项目之一，审查的资料包括：设计图纸、强度计算、有关制造的各种技术文件、技术总结、 技术报告以及各种检验、试验、分析数据等。(2)气瓶的实体检验：气瓶的实体检验项目分逐个检验和按批次抽样两种项目，有必要时 还应进行气瓶技术鉴定。 ①逐个检验项目：外观质量检验、内表面质量检验、钢瓶瓶口螺纹检验、水压试验或气密 性试验、安全附件的质量、性能检验、容积残余变形率和蒸汽干燥检验等。 ②抽样检验项目：在一个检验批次中，对抽取的代表性样品实施检验的项目，主要有：外 观质量和尺寸检验、装配质量检验、钢印标记检验、油漆检查、阀门和瓶帽检查、材料的机 械性能和化学成分检验、金相组织检验、底部解剖检验、焊缝质量检验、爆破试验等。 ③气瓶技术鉴定内容：对批量生产的气瓶，在样品鉴定合格的基础上，经小批试制，作为 定型产品之前，应进行气瓶技术鉴定。除审查设计、制造、检验的资料外，还要进行下列项 目的实际检测。 a.焊接气瓶主要有：主体材料化学成分分析、主体材料机械性能试验、焊接接头机械性能 试验、主体焊缝无损探伤检验、壁厚测定、水压试验、气密性试验和爆破试验等。 b.无缝气瓶主要有：主体材料化学成分分析、瓶体机械性能试验、壁厚测定、水压试压、 容积残余变形测定、气密性试验、爆破试验、金相组织检验、底部解剖检验、压扁试验或冷 弯试验等。(3)合同或技术文件中规定的其他检验项目。
5.其他 其他 对于结构和使用上有特殊要求的气瓶应注意以下问题。 (1)瓶体颜色表示允装气体，不得任意涂改，要保持瓶体清洁，漆色明显。 (2)严禁敲击、碰撞、倒置。 (3)运输、存放和使用时，不得靠近火源，烈日曝晒，也不能放在潮湿、积水处。 (4)冻结时，绝不能用火烤。 (5)严禁过量充装台北6立方米氧气钢瓶即6立方米氧气筒
氧气筒内容量水容积40公升  钢瓶[1]　　氧气筒氧气容量6000公升 
氧气筒最高测试压力250kg/cm2 
氧气钢瓶最高灌装压力150kg/cm2 
氧气筒瓶阀W22外牙式 
尺寸:
高度=130公分 
直径=23公分