标题：3051C型差压变送器
概述：
3051C型差压变送器是罗斯蒙特公司生产的，主要由测压  产品样图元件传感器、测量电路和过程连接件等组成。它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号(4~20mADC)，以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。
该产品具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台，而且可以升级，为压力测量技术创建了 一个新的标准，其性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
产品规格：
型号 类型 量程范围 精度 传感器 
3051CD 差压变送器 0.12-13800kPa 0.075% 电容式 
3051CG 表压变送器 0.62-13800kPa 0.075% 电容式 
3051CA 绝对压力变送器 
8.6mmHg-27580kPa 0.075% 电容式 
3051HD 高温差压变送器 0.62-13800kPa 0.075% 电容式 
3051HP 高温表压变送器 0.62-13800kPa 0.075% 电容式 
3051TG 表压变送器 13800-68900kPa 0.075% 压电式 
3051TA 绝对压力变送器 13800-68900kPa 0.075% 压电式 
3051L 液位变送器 0.62-2070kPa 0.075% 电容式 
3051PD 参考级差压变送器 0.62-248kPa 0.05% 电容式 
3051PG 参考级表压变送器 
0.62-13800kPa 0.05% 电容式 
3051S 新型变送器 0.05% 电容式
主要技术性能：
卓越的测量性能，可用于所有压力、液位与流量测量场合 
稳定性：0.25%，±5年 
输出：标准4-20mA、 HART 协议数字信号或FF 协议数字信号 
更新速率：每秒20 次 
性能优异：精度0.04% 
总体性能高达 0.125%，五年稳定性 
共平面平台允许将阀组、一次元件和远传装置一体化 
校验量程从0.1inH2O至4000psia(25Pa到27.6mPa) 
过程隔离膜片：316L不锈钢，哈氏合金C，蒙乃尔，钽（仅限CD，CG）及镀金蒙及尔，镀金不锈钢 
设计小巧、坚固而质轻，易于安装 
复合量程（仅限CD、CG），可测量负压
订货须知：
订货时请详细提供以下数据： 
（1）被测介质 
（2）最大、常用、最小流量。 
（3）工作压力、工作温度 
（4）介质密度、粘度 
（5）管道材质、内径、外径 
（6）允许压力损失 
（7）取压方式
产品选型表
[1]型号变送器类型（选其一）CDCGCA3051CD
3051CG
3051CA差压变送器
表压变送器
绝对压力变送器·
－
－－
·
－－
－
·代码压力范围(URL)（选其一）3051CD型3051CG型3051CA型 CDCGCA0(-747至747Pa)不提供0-0.167至0-5psia
(0-8.6至0-260mmHga) ·－·10-0.5至0-25inH2O
(0-0.12至0-6.22kPa)0-0.5至0-25inH2O
(0-0.12至0-6.22kPa)0-0.3至0-30psia
(0-2.07至0-206.8kPa) ···20-2.5至0-250inH2O
(0-0.62至0-62.2kPa)0-2.5至0-250inH2O
(0-0.62至0-62.2kPa)0-1.5至0-150psia
(0-10.34至0-1034.2kPa) ···30-10至0-1000inH2O
(0-2.48至0-248kPa)0-10至0-1000inH2O
(0-2.48至0-248kPa)0-8至0-800psia
(0-55.16至0-5515.8kPa) ···40-3至0-300 psi
(0-20.7至0-2070kPa)0-3至0-300 psi
(0-20.7至0-2070kPa)0-40至0-4000psia
(0-275.8至0-27580kPa) ···50-20至0-2000 psi
(0-138至0-13800kPa)0-20至0-2000 psi
(0-138至0-13800kPa)不提供 ··－代码输出CDCGCAA
M4-20mA，带有基于HART协议的数字信号
低功耗，1-5Vdc带有基于HART协议的数字信号(0.8-3.2Vdc，用选项代码C2)·
··
··
·代码结构件材料过程法兰材料法兰材料排液/排气阀法兰接头 CDCGCA5
2
3
4
8
7
0共面(Coplanar)电镀碳钢SST电镀碳钢共面(Coplanar)SSTSSTSST共面(Coplanar)哈氏合金C哈氏合金C哈氏合金C共面(Coplanar)蒙乃尔蒙乃尔蒙乃尔共面(Coplanar)电镀碳钢哈氏合金C电镀碳钢共面(Coplanar)SST哈氏合金CSST替代法兰-见选项H2H3H4H7F1F2G1G2FAFBFCFD或S5 ·
·
·
·
·
·
··
·
·
·
·
·
··
·
·
·
·
·
·代码隔离膜片CDCGCA2
3
4
5
6316L SST
哈氏合金C-276
蒙乃尔
钽（仅适用于3051CD与CG型，量程2-5。不适用于3051CA型）
镀金蒙乃尔·
·
·
·
··
·
·
·
··
·
·
－
·代码O型环CDCGCAA
B玻璃填充四氟乙烯(TFE)
石墨填充四氟乙烯(TFE)·
··
··
·代码灌充液CDCGCA1
2硅油
惰性液（卤代烃）·
··
··
－代码外壳材料导线管入口尺寸 CDCGCAA
B
C
D
J
K
L铝，覆聚氨酯涂层
铝，覆聚氨酯涂层
铝，覆聚氨酯涂层
铝，覆聚氨酯涂层
SST
SST
SST1/2-14NPT
M2×1.5(CM20)
PG13.5
G 1/2
1/2-14NPT
M2×1.5(CM20)
PG13.5 ·
·
·
·
·
·
··
·
·
·
·
·
··
·
·
·
·
·
·代码选项CDCGCA
H2
H3
H4
H7
FA
FB
FC
FD
FP
FQ
F1
F2
G1
G2
S5
B4
B1
B2
B3
B7
B8
B9
BA
BC替代法兰选项（要求结构件材料代码0）
传统法兰，316 SST，SST排液/排气阀，SST法兰接头
传统法兰，哈氏合金C，哈氏合金C排液/排气阀，哈氏合金C法兰接头
传统法兰，蒙乃尔，蒙乃尔排液/排气阀，蒙乃尔法兰接头
传统法兰，316 SST，哈氏合金C排液/排气阀，316 SST法兰接头
液位法兰，SST，2英寸，ANSI 150级，垂直安装
液位法兰，SST，2英寸，ANSI 300级，垂直安装
液位法兰，SST，3英寸，ANSI 150级，垂直安装
液位法兰，SST，3英寸，ANSI 300级，垂直安装
DIN液位法兰，SST，DN50，PN40，垂直安装
DIN液位法兰，SST，DN80，PN40，垂直安装
液位法兰，SST，3英寸，ANSI 150级，水平安装
液位法兰，SST，3英寸，ANSI 300级，水平安装
液位法兰，碳钢，3英寸，ANSI 150级，水平安装
液位法兰，碳钢，3英寸，ANSI 300级，水平安装
装配305一体化阀组
安装支架
共面(Conplanar)法兰支架，用于2英寸管道安装或面板安装，全部为SST
传统法兰支架，用于2英寸管道安装，碳钢螺栓
传统法兰支架，用于面板安装，碳钢螺栓
传统法兰平支架，用于2英寸管道安装，碳钢螺栓
B1支架，配300系列SST螺栓
B2支架，配300系列SST螺栓
B3支架，配300系列SST螺栓
SST B1支架，配300系列SST螺栓
SST B3支架，配300系列SST螺栓
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·罗斯蒙特3051CD/CG变送器典型型号:
3051CD0A22A1AB4K5M5DF
3051CD1A22A1AB4K5M5DF
3051CD2A22A1AB4K5M5DF
3051CD3A22A1AB4K5M5DFP9
3051CD4A22A1AB4E5M5DFQ4
3051CG1A22A1AB4E5M5
3051CG2A22A1AB4K5M5