标题：介损测试仪
介质损耗测试仪概述：
全自动抗干扰介质损耗测试仪是一种新颖的测量介质损耗角正切值（tgδ）和电容值（Cx）的智能化仪  介质损耗测试仪图片器。可以在工频高压下，现场测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗角正切值（tgδ）和电容值（Cx）。仪器为一体化结构，内置标准电容器和升压电源，体积小、重量轻，便于携带，具有操作简单、自动测量、读数直观、无需换算、精度高、抗干扰能力强等优点,亦可外接电源与本厂生产的各种规格的高电压等级的标准电容器配套使用，用以测量高压介损。
该仪器是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。能保证在强电场干扰下准确测量。仪器增加了中文菜单功能，操作更为简单，方便。一次操作，微机自动完成全过程的测量。是目前最理想的介损测量设备。
该仪器同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量；配以绝缘油杯可测试绝缘油介质损耗。
该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接接地的高压电器设备。
仪器内部装备了高压升压变压器，并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。试验过程中直接加220V交流电源，可输出2KV、5KV、10KV 不同等级的高压，操作简单、安全。
介质损耗测试仪特点：
n 自动简单 接线简单（正接法两根线，反接可使用一根线），所有电缆线均有接地屏蔽，所以都能拖地使用，测量电压缓升、缓降，全自动测量，结果直读，无须换算。
n 多种测量方式 可选择正/反接线、内/外标准电容器和内/外试验电压进行测量。正接
线可测量高压介损
n 抗震性能 仪器可承受长途运输中强烈震动颠簸而不会损坏。
n 抗干扰能力强 采用自动跟踪干扰抵偿电路，将矢量运算法与移相法结合，有效地消除强电场干扰对测量的影响，适用于500kV及其以下电站的现场试验。
n CVT测量 独特自激法测量CVT功能，不需外加任何设备，可完成不可拆头CVT的测量。一次接线（三根电缆，不用倒线），一个测量过程（大约1分钟），两个最终测量结果（C1和C2的介损及电容值）。测量过程中文显示，能实时监测自激电流值和试验电压（高压）值。能消除引线对测试的影响，测量结果准确可靠。
n 安全措施（1）高压保护：试品短路、击穿或高压电流波动，能迅速切断高压输出。
（2）CVT保护：设定自激电压的过流点，一旦超出设置的电流值，仪器自动退出测量，不会损坏设备。
（3）接地检测：仪器有接地检测功能，未接地时不能升压测量。
（4）防误操作：具备防误操作设计，能判别常见接线错误，安全报警。
（5）防“容升”：测量大容量试品时会出现电压抬高的“容升”效应，仪器能自动跟踪输出电压，保持试验电压恒定。
n VFD显示 采用新颖的大屏幕VFD点阵显示器，在严冬和盛夏都能清晰显示。全中
文操作菜单，操作提示各种警告信息，直观明了，不需查阅说明书即可操作。
n 打印 仪器附有微型打印机，以中文方式打印输出测量结果及状态。
n RS232 仪器具有RS232接口，与计算机连接便于数据的统计和处理及保存。
n 可选购与计算机通信应用程序。
介质损耗测试仪技术指标：
1．使用条件 5℃—40℃ RH<80%
2．高压输出 2KV 5KV 10KV 三档
容 量 1000VA
3. 精 度 
tgδ范 围精度（正、反接法）tgδ<15%△ tgδ:±(读数*1.0%+0.05%)
△ C x :±(读数*1.0%+0.5PF)15%<tgδ<50%△ tgδ:±(读数*1.5%+0.05%)
△ C x :±(读数*1.5%+1.0PF)4. 分 辨 率 tgδ: 0.01% Cx: 0.1pF
5. 测量范围 tgδ<50% 30P<Cx<60000P
10KV Cx<20000P 
5KV Cx<30000P 
2KV Cx<60000P 
6. 电 源 AC 220V±10% 50±1HZ
7．电源谐波适应能力 ≤ 3%
电源脉冲干扰适应能力≤ 5%
8．外型尺寸 470（L）×320（W）×390（H）
9．重 量 30 Kg
介质损耗测试仪操作方法：
功能按键说明
A． 返回：选择错误或重新选择时按此键返回上一屏；
B． 选择：按此键上下移动光标进行选择；
C． 确认：确认光标所指内容并进入下一屏选择；
1． 仪器尽量选择在宽畅，安全可靠的地方使用；
2． 被试设备从运行状态断开高压引线转为检修状态，并对其清扫，初步绝缘试验良好后，方可利用该仪器进行试验，以防被试设备绝缘低劣，使仪器在加压过程中损坏；
3． 根据设备的安装情况确定采用那种接线，并在相应的菜单选项中选择其接线方法；
4． 根据不同设备正确选择测试电压等级，并在相应的菜单选项中选择所需电压；
5． 接线及电压选择完成后系统会提示其选择，并询问是否开始测量，如果没有错误轻按确定既开始，按返回仍然可以继续选择，启动测试后蜂鸣器发出音响，高压指示灯亮，此时仪器进入自动测量状态，高压已经输出，约1分钟后，测试完成，测试结果在液晶显示屏上显示，高压自行切断；此时可以选择重复测试或打印结果；
6． 测试过程中如遇危及安全的特殊情况时，可紧急关闭总电源；
7． 断开面板上电源开关，并明显断开220V试验电源，才能进行接线更改或工作结束；重复对同一试验设备进行复测时，可按下复位后，重新测量，也可以在上一次测试完成后选择重复进行；
8． 为保证测量精度，特别在小电容量小损耗时，一定要保证被试设备低压端（或二次端）绝缘良好，相对湿度较小环境中测量；
9． 在进行大电容试品实验时，仪器的接地与被试品接地，不应该在同一接地点，以防接地放电时反击电压或者流动波影响仪器的安全；
10． 安装纸卷与上纸：打开打印机纸盒，稍用力捏弹性纸轴的两端，便可将弹性纸轴上的纸卷安装到支架上。打开仪器电源，让打印机进入走纸状态。将打印纸的前端剪成梯形，并推入打印机进纸口，打印纸就会被打印机自动卷进。
介质损耗测试仪操作方法：
1. 仪器自带有升压装置，应注意高压引线的绝缘及人员安全；
2. 仪器应可靠接地;
3. 使用本仪器检测设备前，应先对设备进行绝缘检测；
4. 确定设备的耐压等级，正确选择仪器升压档位，以防击穿设备，损坏仪器；
5. 仪器启动后，不允许突然关断电源，以免引起过压损坏设备；
6. 如仪器进入保护状态(保护灯点亮)，请检查输入电压是否过高，被试品是否严重漏电或击穿,此时必须断电后重新开始；
7. 仪器所配（Cx）专用高压电缆虽出厂时已检测合格，但测量时仍需远离人体及低压测试线（Zx）；
8. 2KV/5KV/10KV所指电压为输入为AC220V时的电压；
9. 输入电压为AC220V±10%，超出范围都有可能影响测试精度；最大输入电压为AC264V，超过此值会造成永久性损坏，对此厂家不予保修；
10. 打印机有可能在搬运过程中因卷纸松动而出现打印卡纸，此时只需将卷纸取出，绕紧后重新装入；
11. 仪器应注意防潮，防剧烈振动；
介质损耗测试仪注意事项及仪器结构
注意事项：1. 本仪器只能在停电的设备上使用；接地端应可靠接在接地网，
仪器尽量选择在宽畅，安全可靠的地方使用。
2. 被试设备从运行状态断开高压引线转为检修状态，并对其清扫，初步绝缘试验良好后，方可利用该仪器进行试验，以防被试设备绝缘低劣，使仪器在加压过程中损坏。
3. 根据设备的安装情况确定采用那种接线，并在相应的菜单选项中选择其接线方法。
4. 根据不同设备正确选择测试电压等级，并在相应的菜单选项中选择所需电压。
5. 测试过程中如遇危及安全的特殊情况时，可紧急关闭总电源。
6. 断开面板上电源开关，并明显断开220V试验电源，才能进行接线更改或工作结束；重复对同一试验设备进行复测时，可按下复位后，重新测量，也可以在上一次测试完成后选择重复进行。
7. 为保证测量精度，特别当小电容量试品损耗小时，一定要保证被试设备低压端（或二次端）绝缘良好，在相对湿度较小的环境中测量。
8. 在进行大电容试品实验时，仪器的接地与被试品接地，不应该在同一接地点，以防接地放电时反击电压或者流动波影响仪器的安全。
9. 仪器自带有升压装置，应注意高压引线的绝缘距离及人员安全；10、仪器应可靠接地，接地不好可能引起机器保护或造成危险。
10. 仪器启动后，除特殊情况外，不允许突然关断电源，以免引起过压损坏设备；
11. 仪器所配（HVx）专用高压电线虽出厂时已检测合格，但测量时仍需远离人体及低压测试线（Cx）；高压芯线与高压屏蔽线均不允许接地和测试回路的低电位部分。
CX输入线的芯线和屏蔽线均不允许接触测试回路的带高压部分。
12. 仪器应注意防潮，防剧烈振动。
13. 当现场干扰较大，用工频无法得到确定结果时，应使用异频测量，其它情况应使用工频测量。
14. 当发出测量指令后，较长时间（1分钟）屏幕上不出现测量结果，有可能是试品电容太大或死机造成，重新开机后降低测量电压再测。
15. 试品短路将无法测量，仪器自动保护。机机头上方出纸口处伸出一段时，按一下按键停止走纸。打印纸允许往外拉。仪器结构：测量电路：傅立叶变换、复数运算等全部计算和量程切换、变频电源控制等。
控制面板：打印机、键盘、显示和通讯中转。  
变频电源：采用SPWM开关电路产生大功率正弦波稳压输出。
升压变压器：将变频电源输出升压到测量电压，最大无功输出2KVA/1分钟。
标准电容器：内Cn，测量基准。
Cn电流检测：用于检测内标准电容器电流，10μA～1A。输入电阻〈2Ω。
Cx正接线电流检测：只用于正接线测量，10μA～1A。输入电阻〈2Ω。
Cx反接线电流检测：只用于反接线测量，10μA～1A。输入电阻〈2Ω。
反接线数字隔离通讯：采用精密MPPM数字调制解调器，将反接线电流信号。