标题：三目生物显微镜
百度名片
  三目生物显微镜[1]三目型生物显微镜广泛用于生物学、细胞学、组织学、药物化学等研究所工作，双目生物显微镜在医学上可进行三大常规检查，在学校实验室可供教学之用。双目生物显微镜采用电光源，照明可连续调节亮度。
三目型生物显微镜用途相当广，学校教学，医院教学，家庭教育等。仪器体积小、重量轻、易操作。双目生物显微镜适用于医疗卫生机构、实验室、研究所及高等学校等单位。
三目显微镜除了双眼观察用的两目，还有一目是用来外接电脑或者数码相机，也就组成了电脑型(生物/金相)显微镜和数码型显微镜
目录 显微镜简史显微镜的基本光学原理像差凸透镜的五种成像规律显微镜三种光学系统安装调式主要配件及耗材
显微镜简史
随着科学技术的进步，人们越来越需要观察微观世界，显微镜正是这样的设备，它突破了人类的视觉极限，使之延伸到肉眼无法看清的细微结构。显微镜是从十五世纪开始发展起来。从简单的放大镜的基础上设计出来的单透镜显微镜，到1847年德国蔡司研制的结构复杂的复式显微镜，以及相差，荧光，偏光，显微观察方式的出现，使之更广范地应用于金属材料，生物学，化工等领域。
显微镜的基本光学原理
一． 折射和折射率光线在均匀的各向同性介质中，两点之间以直线传播，当通过不同密度介质的透明物体时，则发生折射现像，这是由于光在不同介质的传播速度不同造成的。当与透明物面不垂直的光线由空气射入透明物体(如玻璃)时，光线在其介面改变了方向，并和法线构成折射角。  
二． 透镜的性能透镜是组成显微镜光学系统的最基本的光学元件，物镜、目镜及聚光镜等部件均由单个和多个透镜组成。依其外形的不同，可分为凸透镜(正透镜)和凹透镜(负透镜)两大类。当一束平行于光轴的光线通过凸透镜后相交于一点，这个点称“焦点”，通过交点并垂直光轴的平面，称“焦平面”。焦点有两个，在物方空间的焦点，称“物方焦点”，该处的焦平面，称“物方焦平面”；反之，在像方空间的焦点，称“像方焦点”，该处的焦平面，称“像方焦平面”。  光线通过凹透镜后，成正立虚像，而凸透镜则成正立实像。实像可在屏幕上显现出来，而虚像不能。 
三． 影响成像的关键因素—像差  由于客观条件，任何光学系统都不能生成理论上理想的像，各种像差的存在影响了成像质量。下面分别简要介绍各种像差。像差1． 色差（Chromatic aberration）色差是透镜成像的一个严重缺陷，发生在多色光为光源的情况下，单色光不产生色差。白光由红橙 黄 绿 青 蓝 紫 七种组成，各种光的波长不同 ，所以在通过透镜时的折射率也不同，这样物方一个点，在像方则可能形成一个色斑。光学系统最主要的功能就是消色差。色差一般有位置色差，放大率色差。位置色差使像在任何位置观察都带有色斑或晕环，使像模糊不清。而放大率色差使像带有彩色边缘。  2．球差(Spherical aberration) 球差是轴上点的单色相差，是由于透镜的球形表面造成的。球差造成的结果是，一个点成像后，不在是个亮点，而是一个中间亮边缘逐渐模糊的亮斑，从而影响成像质量。球差的矫正常利用透镜组合来消除，由于凸、凹透镜的球差是相反的，可选配不同材料的凸凹透镜胶合起来给予消除。旧型号显微镜，物镜的球差没有完全矫正，应与相应的补偿目镜配合，才能达到纠正效果。一般新型显微镜的球差完全由物镜消除。 
3． 慧差(Coma) 慧差属轴外点的单色像差。轴外物点以大孔径光束成像时，发出的光束通过透镜后，不再相交一点，则一光点的像便会得到一逗点状，型如慧星，故称“慧差”。   
4．像散（Astigmatism）像散也是影响清晰度的轴外点单色像差。当视场很大时，边缘上的物点离光轴远，光束倾斜大，经透镜后则引起像散。像散使原来的物点在成像后变成两个分离并且相互垂直的短线，在理想像平面上综合后，形成一个椭圆形的斑点。像散是通过复杂的透镜组合来消除。 
5． 场曲（Curvature of field） 场曲又称“像场弯曲”。当透镜存在场曲时，整个光束的交点不与理想像点重合，虽然在每个特定点都能得到清晰的像点，但整个像平面则是一个曲面。这样在镜检时不能同时看清整个像面，给观察和照相造成困难。因此研究用显微镜的物镜一般都是平场物镜，这种物镜已经矫正了场曲。
6． 畸变（Distortion）  前面所说各种像差除场曲外，都影响像的清晰度。畸变是另一种性质的像差，光束的同心性不受到破坏。因此，不影响像的清晰度，但使像与原物体比，在形状上造成失真。
四. 显微镜的成像（几何成像）原理     显微镜之所以能将被检物体进行放大，是通过透镜来实现的。单透镜成像具有像差，严重影响成像质量。因此显微镜的主要光学部件都由透镜组合而成。从透镜的性能可知，只有凸透镜才能起放大作用，而凹透镜不行。显微镜的物镜与目镜虽都由透镜组合而成，但相当于一个凸透镜。为便于了解显微镜的放大原理，简要说明一下凸透镜的5种成像规律：凸透镜的五种成像规律（1） 当物体位于透镜物方二倍焦距以外时，则在像方二倍焦距以内、焦点以外形成缩小的倒立实像；
（2） 当物体位于透镜物方二倍焦距上时，则在像方二倍焦距上形成同样大小的倒立实像；
（3）当物体位于透镜物方二倍焦距以内，焦点以外时，则在像方二倍焦距以外形成放大的倒立实像； 
（4） 当物体位于透镜物方焦点上时，则像方不能成像；
（5） 当物体位于透镜物方焦点以内时，则像方也无像的形成，而在透镜物方的同侧比物体远的位置形成放大的直立虚像。  显微镜的成像原理就是利用上述（3）和（5）的规律把物体放大的。当物体处在物镜前F-2F（F为物方焦距）之间，则在物镜像方的二倍焦距以外形成放大的倒立实像。在显微镜的设计上，将此像落在目镜的一倍焦距F1之内，使物镜所放大的第一次像（中间像），又被目镜再一次放大，最终在目镜的物方（中间像的同侧）、人眼的明视距离（250mm）处形成放大的直立（相对中间像而言）虚像。因此，当我们在镜检时，通过目镜（不另加转换棱镜）看到的像于原物体的像，方向相反。
五．显微镜光学系统简介 显微镜光学系统的设计有三种光学系统。显微镜三种光学系统1 . 长筒光学系统 
2 . 万能无限远校正光学系统：是较先进的光路设计，它体现了无限远校正方式的优越性。光线通过物镜后成为平行光束通过镜筒，并在结像透镜处折射或完成无像差的中间像。物镜与观察筒内结像透镜之间可添加光学附件，而不影响总放大倍数。另外这种光学系统不需要安装附加校正透镜，都能得到最佳的显微图像。
3. 万能无限远双重色差校正光学系统：是目前最先进的光路设计，不但能矫正位置色差，同时还能矫正倍率色差可提高水平分辨率12%，提供最高反差、最高衬度、最高分辨率的最锐利图象。 三目与双目显微镜的区别
安装调式
显微镜大家都知道这是属于一个光学仪器，实际上显微镜当中的生物显微镜是最简单也是发明比较早的显微镜，他的技术已经有几百年历史了，所以在技术方面已经很成熟了,而且出现故障的可能性很低，一般他的整体支架，一般都是采用吕合金机架或者钢铁机架，塑料机架和轻金属机架，正常使用寿命都比较长，所以一般显微镜在保修范围内不会出现什么问题。显微镜如果有出现问题，至于显微镜的操作，大家读过中学的时候老师有教过学生如何使用显微镜，虽然显微镜使用起来相对复杂一些，但主要还是看你是否有耐心，然后看着说明书认真操作，加上以前在学校里用过，这样操作起来就比较简单，如果再不懂，我们的其他文章里也有教您如何安装显微镜，还有如何来操作显微镜，所以显微镜普通的一般不涉及安装调式问题。有些客户需要通过电脑或者电视来看生物样本、或者想拍照、保存、写文章、这时显微镜上可以还要增配种种CCD、软件，或者相差装置，等一些配件，这个时候可能就需要涉及到安装调式了，一般像这样配置的时候厂家也会给您上门安装调试的。所以在这一块客户可以放心购买。
主要配件及耗材
显微镜主要的配件有：电脑、照相机、摄相头（不同的像素价格不一样）、软件、采集卡、相差装置、摄相接头等这些主要配件显微镜的主要耗材有（比较容易损坏的部件）：物镜、目镜、油物、卤素灯、激发块、钨丝灯、荧光灯、灯泡。