标题：测振仪
测振原理
在工程爆破施工中，爆破振动所产生的危害比较突出，因爆破而引起的民事纠纷大多数是因爆破振动对建筑物结构产生了不良影响，因此需要进行安全监测，采用量化的方式描述爆破振动的相关数据，避免危害和纠纷。　　
[1]爆破测振仪是对爆破振动和冲击信号进行长时间现场采集、记录和存储的便携式专用设备，主要用于记录爆破振动的速度、加速度、主振频率等相关数据。通过对爆破振动进行监测
一是可以了解和掌握爆破地震波的特征、传播规律以及对建筑物的影响、破坏机理等
二是根据测试结果可及时调整爆破参数和施工方法，制定防震措施，指导爆破安全作业，避免或减少爆破振动的危害作用。  NUBOX6016智能爆破测振仪
主要功能
  测振仪1．配有打印，可打印测量值； 
2．具有存储功能：可存10个测量值。 
3．具有欠电压指示功能； 
4．具有日期设置功能。
测量参数
加速度 （半峰值）：0~199.9m/s2　
速度（有效值）：0.01～19.99cm/s
加速度：10Hz～10KHz 
位移：10Hz～500Hz 
允许误差：≤±5%±2数 
使用环境温度：0～45℃
技术指标
传感器：一体式环形剪切型加速度传感器。
分体式电荷放大器内置剪切型加速度传感器。
测量范围：加速度0.1～199.9m/s2(单峰值)
（5或10～1KHz；1K～15KHz）
速度0.01～19.99cm/s(有效值)（5或10～1KHz）
位移0.001～1.999mm(峰峰值)（5或10～1KHz）
温度0℃～400℃。
测量精度：振动±5%。
温度±1%。
显示方式：三位半液晶数字显示。
保持特性：测量值自动保持，延时自动关机。
信号输出：交流2V峰值
（满量程及负载大于10K欧姆)
电源：9V叠层电池1节，可连续使用25小时。
体积：185mm×68mm×30mm
主要特点
  测振仪1、测振仪设计先进，具有功耗低、性能可靠、造型美观、使用携带极为方便的特点。
2、按国标制造，测量值与国际振动烈度标准(ISO2372)比对可直接判断设备运行状态。
3、高可靠性的环形剪切加速度传感器，性能远远优于压缩式传感器。
4、具有高低频分档功能，在振动测量时，便于识别设备故障类型。
5、备有信号输入功能，配接温度传感器，即可测量温度。
6、备有信号输出功能，选配专用耳机，兼具设备听诊器功能；配接示波器、可用来监测、记录振动信息。
7、按振动传感器与主机的连接方式分为一体式和分体式供您选择。
8、适用于各类机械的振动、温度测量。
分类
1.手持式测振仪
袖珍振动计系根据国标系列测试标准和仪器标准而设计，电路设计先进，全部采用集成电路，电荷变换级置于探头内，从而具有噪声小、抗干扰，可以用粗电缆连接等优点。
2.爆破测振仪
爆破测振仪是应用于爆破测量工程，是专门用来记录、分析爆破振动数据的测振仪器，该仪器可与传感器和数据分析系统构成智能的测试系统.
爆破现场环境对爆破测振仪的要求
  测振仪测振仪需要具有体积小，重量轻、灵敏度高、功能多、使用方便、自动化程度高、内存容量大、数据传输接口多样等优点，才能适用于爆破现场的特殊环境,具体要求如下：
◆ 测振仪能够自带电池供电，且可以自由安放于测试现场任何位置，方便布线； 
◆ 测振仪要轻巧、便携，外壳坚固，抗冲击、振动能力强； 
◆ 测振仪各个数据记录通道应有一定的数据记录长度，能够保证记录下现场爆破中各测点的地震波最大值； 
◆ 测振仪应具有多档量程，每个通道能够单独设置，并且能够在测试现场方便改动，适应不同的传感器安装位置； 
◆ 提供配套测振软件，能够根据所测数据推算装药量、振速等，便于调整爆破参数； 
◆ 能够根据记录下来的波形及数据自动生成测试报告。
爆破测振系统组成
爆破测试时将爆破测振仪放置于振动测试点，测点可在现场大范围分布。爆破测振仪对传感器（包括速度、加速度、压力、应变、温度等）产生的动态、静态模拟信号自动进行信号调理并存储，测试完成后可通过仪器上的USB接口直接与计算机通信、传送数据，结合配套软件做进一步的数据分析处理.爆破现场布置示意图如下所示，整套系统由多个UBOX-5016或UBOX-20016爆破测振仪（监测仪）与垂直向、水平向速度传感器有机构成。
根据测试要求的不同，可以选用不同型号的测振仪。在爆破现场测试前，用户只需进行简单的参数设置后启动采集，即可撤离现场，当地震波信号传来时，测振仪会自动记录下整个地震波的动态波形，将其转换为数字信号存储，然后可通过USB接口与台式或笔记本电脑连接，利用配套软件进行数据处理和分析。
2、便携式测振仪
振动检测就好比中医把脉、西医听诊一样，不正常的振动代表着机器的某一个零组件产生异常，而振动值的大小直接反映机械的问题严重程度。对于旧机械而言，振动的大小代表该不该立即停机检修；然而对于新机器来说，振动的大小则代表您购买的新设备该不该验收。
源自瑞典的VIBER-A[2] 测振仪是一款携带方便的手握式,主要应用于现场转动机器的振动测量和滚动轴承的状态测量.
VIBER-A测振仪技术参数：  瑞典的VIBER-A&amp;amp主机：LCD数字显示
灵敏度:100mV/g at 156,15Hz
·振动量测范围:0-200mm/s rms
轴承状况量测范围：0-50g
振动频率范围:10-3200Hz或2-3200Hz
轴承频率范围:3.2kHz-20kHz
电源:9V电池一个，2.5分钟自动断电功能
外型尺寸:60x120x25mm
VIBER-A<A 测振仪功能特点：
掌上型，轻巧耐用
总振动值量测
包络滤波功能
轴承状况量测
量测迅速，读值结果一目了然
自动关机功能
VIBER-A<A 测振仪标准配置：
主机1
加速度感测器（含讯号线） 1
磁性座 1
探棒 1 
9V电池 1
中/英文操作手册 2
携带箱 1
使用方法
  测振仪1、测振表测点选择：利用测振表，对主要设备的轴承及轴向端点进行测试，并配有现场检测记录表，每次的测点必须相互对应。
2、测量周期：在设备刚刚大修后或接近大修时，需两周测一次；正常运行时一个月测一次；如遇所测值与上一次测值有明显变化时，应加强测试密度，以防突发事故而造成故障停机。
3、测量值判定依据：参照国际标准ISO2372。
转速：600～1200r/min，振动测量范围：10～1000Hz。通常在设备正常运行时，其检测速度值在4.5～11.2mm/s（75kW以上机组）范围为监控使用，超过7.1mm/s以上就要考虑安排大修理。这个数值的确定除考虑设备电机容量外，还要考虑工作连续性强、安全可靠性高等方面。总之，测振表与其它检测仪器配合使用，有利对设备的运行状态进行分析。如测振表与油质分析仪、电动机故障检测仪、对中仪等仪器配合使用，能更准确地判断设备的运行情况。
测量方法判定
  测振仪1、应用测振仪对设备进行状态检测，虽不能作为设备大修周期确定的惟一依据，但作为参考条件确是非常必要的。由于水泵、风机等设备的转速较低，因此，振动对其造成的危害不是惟一的。比如有些时候用测振仪检测没有问题，但叶轮腐蚀严重，也需做大修。所以，确定设备大修周期应从测振仪检测结果、设备运行累计台时及效率等诸方面情况来综合考虑。
2、应用测振仪检测，作为设备大修后的验收手段同样是非常必要的。需要指出的是，由于设备的新旧程度不一，故对其验收的检测值也不做统一规定，应以被验收泵组大修前的检测值为依据，修后值验收的检测值也不做统一规定，应以被验收泵组大修前的检测值为依据，修后值应低于修前值。另外，应用测振仪还可以发现泵组安装问题（包括对中不好、地脚螺栓长期运行松动），以及机泵气穴现象等。
总之，测振仪与其它检测仪器配合使用，有利对设备的运行状态进行分析。如测振仪与油质分析仪、电动机故障检测仪等仪器配合使用，能更准确地判断设备的运行情况。