标题：多功能美容机
使用范围
  主要治疗：雀斑、色斑、老年斑、各类色素痣、扁平疣、寻常疣、跖疣、血管痣、毛细血管瘤、毛细血管扩张、皮肤赘生物、睑黄瘤、毛发上皮瘤、疣状痣、皮脂腺痣、汗腺瘤、汗管瘤、老年斑、先天性色素斑、出血性肉芽肿、皮角、酒糟鼻、祛纹身、祛纹眉、祛眼袋、溃疡面腐肉清除、鸡眼、某些疤痕的修复等。
技术指标
1 电源电压 220V±10% 频率50HZ
2 输入功率 100VA
3 输出功率 ≤50W
4 输出电压指示 5～15V
5 熔断器 4A(5×20mm)
6 环境温度 0～40℃
7 体积 17×33×44cm
8仪器净重 7.5kg
仪器附件
（1） 治疗触笔 一支 （可装夹各种治疗针头）
（2） 长细治疗钢针 四支短粗钢针3支
（3） 短粗治疗钢针 三支
（4） 绝缘治疗中针 三支 绝缘长针3支
（5） 绝缘治疗中针 三支 
（6） 美容治疗探头 一套
（7） 脚踏开关1只
（8） 4A保险管4只(备用)
（9） 使用说明书1本
治疗原理
本机治疗时, 根据不同的病灶, 选用直径不同的治疗针头接触或插入人体病灶内, 利用触头与组织之间的极小气隙中形成的极高电场强度使气体分子分离,使病变组织气化而消失. 同时,由于气化层的下面还有薄薄的凝固层, 可阻止出血, 保护表面组织, 使伤口迅速愈合.当选择弱输出时,可使病灶组织凝固或炭化而治愈.以此达到治疗的目的.
五 仪器治疗范围
本机适合治疗皮肤科、美容科、外科、口腔科、五官科、等多种疾病
六 禁忌症
安装有心脏起搏器的患者。
仪器使用功能
1离子探头的长火特点：击穿力弱，火花大，表面破坏力大，治疗焦斑大，止血好，主要用于五官科，妇科等易出血手术，治疗中不小心使触头碰到组织时会自动止火，不至于击穿组织造成出血，有保护功能。长火档同时为双极输出的强档。
2 离子探头的短火特点：击穿力强，火花小，可破坏组织内部。治疗焦斑小，止血功能比长火弱，可用于皮肤科、外科、肛肠科等切开组织的手术。短火档同时为双极输出的弱档。
3 脚踏开关：治疗五官科、口腔科、疾病时使用更方便、安全.
4 美容探头:主要用于雀斑、色斑、老年斑、各类色素痣、血管痣、皮脂腺痣、老年斑、先天性色素斑去纹身、去纹眉、某些疤痕的修复等。
仪器使用操作方法
（1）将单极手术电极前端塑料套旋开，在旋开其中的金属套，然后插入所选的治疗触头，再依次旋紧金属套和塑料套。
（2）将治疗笔导线插入机上的输出插孔。
（3）接通220V电源。
（4）打开电源开关，指示灯亮，听到机内冷却风扇转动声。
（5）旋转调节旋钮，可见电压表指示在5-15V范围。电压指示大则输出功率大，反之则小。
（6）根据治疗需要，将拨动开关拨向“长火”档或“短火”档。
（7）根据治疗的需要，需要脚踏开关时，将其插入“脚踏”插孔内。当不踩脚踏开关时，电压表无指示，触头无输出；当踩下脚踏开关时，电压表有指示，触头有输出，以此实现对输出的控制。不需要脚踏开关控制时，拔出脚踏插头，电压表即有指示，将触头靠近人体组织时有输出，远离则无输出，以手的动作实现对输出的控制。
（8）单极电离子治疗的初次操作者应用手握紧一块新鲜猪皮或土豆，苹果之类带有适当导电水分的东西（若试验品不接触人体则输出很弱，若接触不紧密时则会在松动处产生火花，有刺痛感），将触头靠近或插入之，观察输出强度与电压表指示的对应关系，体验长火和短火的特点，练习治疗手法，待手法娴熟后方可对病人进行治疗。
（9）治疗中，当治疗触头有玷污层时，会影响输出强度，需要及时清除：可将触头对着人手握着的金属物打火而烧除或用刀刮除。
（10）治疗腋臭或作切割时，注意先检查治疗针头，针头若因融化而钝圆时需要将其剪掉，针体上若有玷污层需要用刀刮净。治疗时进针应顺势而进，若太快扎入体内，会因无
间隙、无产生火花的过程而造成破坏力极弱。
（11）无论使用长火或短火，应使单极手术电极靠近而不是靠紧人体组织，应留有适当的空隙，熟练运用这个空隙才能充分发挥机器的效力。
（12）根据病种治疗需要，选择不同的单极凝固淡化治疗头，插入机上的其中一个单极凝固插孔。单极夹插入另一孔
（13）根据需要，将拨动开关拨向“长火”档（时为凝固的强档）或“短火”档（同时为凝固的弱档）
（14）单极凝固治疗需要配合脚踏开关使用，要先将其插入“脚踏”插孔内。治疗时先将美容触头均接触到组织上，然后踩下脚踏开关，当观察到组织发白时即可松开脚踏停止治疗。随着治疗时间的增加，凝固层在加深，一般可达1～5mm的深度。一般3～9秒可完成治疗。
（15）美容凝固治疗的初次操作者应先取一段新鲜猪肠（或鸡鸭肠）做试验，体验长火档（即凝固强档） 及短火挡 (既凝固弱挡) 的特点以及配合旋至各种功率大小 (表上指示5～15V之间) 的输出情况,组织凝固时间不同、凝固范围的大小也不相同，治疗时可选择短火档及旋至表上指示6-10V，若观察到组织出现发白太慢、功率不够时，在逐步增加输电压,直到熟练掌握为止。
各种病例治疗方法
（一）皮肤（美容）科
1 治疗各类痣、疣、赘生物、疤痕、增生性病损治疗方法:
（1）常规消毒，将病损底部浸润麻醉。但对表浅而分散的病损可根据病人的耐受情况而免用麻醉，此时可用左手拇指和食指捏起病损的四周以减轻疼痛感。
（2）手术电极：采用离子单极手术电极（简称：电极触笔），可选用短火档，也可用长火档，将电压调至8-12V，有针头轻触病损部位，逐点气化。医生应根据自己的经验和长短火的特点选择电压和长短火。即：病损大则加大电压，易出血则选用长火，不出血可用短火。有时在治疗一种病例中长短火都用。比如用短火治疗寻常疣，当气化完病损后，抹出炭化层会有渗血，这时将机器拨向长火档并加大输出，快速对出血处触碰几下即可止血并形成保护层。
（3）治疗中，根据需要，可用酒精棉球擦拭治疗部位，以观察清楚病损是否完全气化。
（4）治疗中偶尔形成的炭化层由于缺乏水分而不导电，致使针头轻触该部位时不易起火气化（若用长火档则不易受炭化层的影响），此时可用酒精棉球将炭化层擦掉，然后继续治疗。
（5）治疗结束，确认病损已清楚干净，不必在擦创面，凝固层有保护作用，有利于结痂形成。
（6）若是面积大，且深达真皮深层的病损，可采用分次治疗的方法，每次治疗点半径在1～2毫米以内，各个治疗点之间的间距为1毫米，这样可防止疤痕的形成。
（7）关于色素形成问题，黄种人只要造成浅II度以上的皮肤损伤，80%以上的人会出现暂时的色素沉着，一般1～6个月逐渐消失，个别人由于体质的原因色素消失的时间略长，术后应让治疗部位痂皮自然脱落，术后一个月不暴晒太阳，不涂粉质化妆品，可减轻色素的形成，反之则重。
2 治疗雀斑、老年斑的方法：
（1）采用离子单极触笔，用长火档，电压调至6-8V。
（2）用治疗针头在雀斑或老年斑表面扫描式轻触之，可见表皮剥脱或呈微黄色即可，不要用酒精棉球擦拭。
（3）用美容触笔治疗时根据肤质而定电压的调节、用治疗探头在雀斑或老年斑表面扫描式触之、发淡而止。
（4）术后创面自然结痂脱落。术后两个月内局部不涂粉质化妆品。
3 治疗血管瘤的方法：
（1）消毒、麻醉。
（2）采用离子单极触笔，用短火，在血管瘤中央进针，深度达真皮层，见血管痣及周围扩张的毛细血管消失即可。
4 治疗毛细血管瘤的方法：
（1）消毒、麻醉。
（2）采用单极触笔，用长火逐渐将瘤体气化掉，如出现少许渗血，可将触头离近一些，使火花略大，在出血处略作停留即可。
5 治疗毛细血管扩张的方法：
（1）消毒、麻醉。
（2）采用单极触笔，用短火插入血管，可见2-4毫米的一段血管消失。沿着扩展那个血管的走向依次进针，至扩张血管全部消失。
6 治疗腋臭的方法：
（1）用剪刀将腋毛剪除，根部留2mm左右，然后对腋窝部进行常规消毒。
（2）用0.25%～0.5%奴夫卡因或利多卡因加适量肾上腺素，将腋窝部手术区皮下浸润麻醉。
（3）据个人皮肤厚度不同，将电压调至8～13伏之间。采用单极触笔，选择短火档，可不用脚踏开关。
（4）将针头顺着腋毛生长方向插入根部，依次仔细破坏每个毛根，插入深度在2～3mm之间，插入速度及插入后的停顿时间要适宜，以达到适当的破坏半径。
（5）各个毛囊之间的皮肤最好不要造成灼烧破坏，以减少感染机会。
（6）对于腋毛稀少者，要将腋窝部如鸡皮疙瘩状丘疹样大汗腺开口仔细破坏于一次性将大汗腺破坏的程度。
（8）术后除冬季衣着厚时外，可采用暴露疗法，保持腋部空气流通，以利结痂。如采用包扎方法应按期更换敷料。可口服三天抗生素，治疗后一般2-5天结痂，10天左右痊愈。
7 去纹身、纹眉的方法：
（1）常规消毒、麻醉。采用单极触笔，用短火，电压10～14V。
（2）视纹身、纹眉的深度及面积的大小而决定是否一次气化完全。如纹得浅的可一次性气化掉。如纹得深的，适合于手术的切除的可用手术切除。适合于气化治疗的则逐点将黑色组织气化。操作时，每一个气化点的直径控制在2mm之内。深度以刚好将黑色组织消除干净为宜。各个气化点之间保持1～2mm间距。待创面修复好后，停一段时间再治疗剩余部分。
（3）气化点底部形成的凝固层不要擦去，让创面自然结痂愈合，不涂药物，不用包扎。
8 治疗血管瘤的方法：
（1）采用双极镊，将电极插头插上标有双极凝固的插座上，将仪器功率调至10V左右，拨动开关可设在长火档，亦可设在短火档。治疗中可视需要而随时调节功率的大小。
（2）消毒、麻醉。
（3）用双极镊触碰瘤体，镊尖距离调节为1～4mm左右。踏下脚踏开关3～5秒，观察到镊尖之间的组织发白凝固即可。视瘤体的大小选择几对触点进行凝固治疗，直至整个瘤体完全凝固或者为避免损伤太大而部分凝固成蜂窝状。
（4）亦可选用双极圆触头电极进行治疗，方法同上。
（5）术后待血管瘤逐渐萎缩、坏死、脱落而痊愈。
（三）五官（口腔）科
1、治疗慢性肥厚性鼻炎的方法（I，用单极）：
（1）采用单极触笔，选用绝缘针，可根据需要选择合适长度和折弯成适当角度。
（2）一般选用长火档，将电压调至13～15V,用脚踏开关控制输出。
（3）常规消毒。用2%丁卡因棉片再滴1/1000肾上腺素2～3滴做鼻甲表面麻醉。
（4）治疗前嘱患者练习嘴吸气、鼻出气，以免将治疗中产生的少许烟雾吸入肺部而产生不适感。
（5）将左手小指放在患者鼻翼外下方以固定握笔杆的手腕，将治疗针头靠近对准组织后在踩下脚踏开关。
（6）治疗时根据火花的大小，适当调整触头与组织间的距离。触头距离组织1mm左右时火花较小，距离2～3mm时火花较大。术后若有少许出血，可使针头离组织略远一些，使较大的火花停留在出血处数秒即可。
（7）术中要掌握好脚踏开关，一旦患者抖动，要立即松开脚踏开关，以免损伤正常组织。
（8）有二种治疗方法：A、直接气化去除，可从下缘往上缘，亦有前比缘往后缘，去除至整个鼻甲厚度1/3～1/2即可。B、将针头前段弯成90℃左右，把肥厚之鼻甲气化成蜂窝状，深度亦为整个厚度的1/3。
（9）术后在创面填一块明胶海面，嘱患者一周内不要揩鼻子，以免继发性出血。创面一般10～15日愈合。
（10）术后可能因鼻腔分泌物过多而阻塞鼻腔，可由医者慢慢取出。
（11）一侧鼻腔手术一般在1至数分钟内完成，手术中不会出血。如手术中出血，查看上述③⑤⑥条，即可解决问题。
2、治疗慢性肥厚性鼻炎的方法（II，用双极）：
（1）使用双极短触笔将仪器功率调至10V左右，拨向短火档（即凝固弱档），插上脚踏开关。治疗中可视需要而随时调节功率大小。
（2）麻醉：用2%地卡因10毫升加肾上腺素0.5毫升，用棉片浸湿拧干后将棉片放置于两侧鼻腔下鼻甲表面至后端，麻醉5分钟后在重复做一次即可。
（3）取出棉片。采用双极短触笔，在鼻镜或鼻内窥镜下将双极短触笔的双触针（请先自行折弯成合适的角度，或使用双极镊）均触及下鼻甲后端表面，踏下脚踏开关，当见到下鼻甲组织变白挛缩后将触针缓慢向前拉至前端。注意凝固面积不宜过大，以防止日后鼻腔通气过度。不要损伤鼻中隔，以免易造成粘连。
（4）术后鼻腔点滴抗生素及收缩剂。定期清理鼻腔，直到鼻腔黏膜恢复正常。
治疗方法和术后处理同上述，一般选用短火，如出血选用长火。对鼻中隔上的赘生物，功率要适度，操作应谨慎仔细。
3、治疗鼻息肉的方法；
治疗方法和术后处理同上述1。对小的鼻息肉可直接气化去除，对大的鼻息肉应套下或摘下后再气化根。
4、治疗牙出血，牙龈增生的方法：
（1）常规消毒，表麻或局麻。采用单极触笔。
（2）治疗部位易出血则选用长火，反之选用短火。
（3）将出血或增生部气化，烧灼至比平常牙龈组织平面略深0.2mm即可。
5、治疗智齿管周炎的方法：
（1）消毒、麻醉同上述。
（2）采用单极触笔，选用短火，电压13～15V。接触头前端弯成90℃，将覆盖在牙齿多余的组织从一边切除掉即可。
6、治疗付耳的方法：
（1）常规消毒、麻醉。采用单极触笔，用短火，电压10～15V
（2）如付耳是肉质的，可直接气化掉，将底部气化平整。如内有软骨组织，则将其仔细去除。为保持外耳形状，要留有足够的皮肤，用酒精棉球仔细擦净创面内的炭化层后作间断缝合。
（3）术后可服三天抗生素。六天拆线。
7、治疗上颌窦炎的方法：
（1）先用1%麻黄素棉片收缩干鼻甲。
（2）2%丁卡因棉片置下鼻道表麻。
（3）以套入硅胶管的上颌窦穿刺针按常规进行上颌窦穿刺，冲洗（硅胶管保护下鼻甲前庭）。
（4）冲洗完毕，向窦腔注入适量空气，尽可能将窦腔液体排出。
（5）用单极触笔，长火档，电压为15V的输出功率，将治疗针头插进穿刺针，捻转穿刺针，烧灼窦孔（以听到“吱吱”声为准）。
（6）然后拔出穿刺针，同上颌窦穿刺术后处理。
8、治疗慢性咽炎的方法：
（1）2%丁卡因液咽喉部喷喉表麻。
（2）采用电极触笔，长火档，插入脚踏开关，电压调至9～12V对准咽后壁淋巴滤泡进行烧灼气化。
（3）1/5000呋喃西林溶液500ml含漱7～8次/日。
9、治疗慢性扁桃体炎、扁桃体肥大的方法：
（1）用1%地卡因液对咽部黏膜喷麻2次。
（2）采用单极触笔，用短火档，插入脚踏开关，电压调至12V左右，在触笔上夹上尖头的绝缘短针或长针。
（3）根据扁桃体的大小决定治疗点的多少，治疗点成蜂窝状。操作时针尖要快出快进，刺入扁桃体深度不超过2毫米。
（4）术后软食2天。用呋喃西林漱口水漱口5天。表面伪膜一周脱落。1月后扁桃体开始缩小。
10、治疗过敏性鼻炎的方法：
（1）同1条的方法（II）的步骤（1）。
（2）清除鼻前庭外污垢。用1：1000新洁尔灭或75%酒精消毒鼻前庭区。
（3）用鼻镜张大鼻孔，用1%地卡因喷鼻腔1～2次，每次间隔2～3分钟。
（4）用1%地卡因棉片加1：1000肾上腺素或1%麻黄素少许，放入鼻腔中隔与鼻甲之间敷贴麻醉，兼可收缩鼻腔黏膜，增大空间，方便操作。
（5）以1：1000新洁尔灭或红汞消毒鼻腔前端黏膜（或可不用）。
（6）用双极短触笔，将双触针先后分别放置于下甲前端侧方、中甲前上方、中隔前上方等部位，紧密接触，踏下脚踏开关，直至形成2～3mm2发白凝固斑为止。
（7）术毕配用收敛消炎药点鼻，如呋麻等。
（8）必要时每3～4周治疗，可用3～5次。二侧鼻腔可分别或同时进行。
11、治疗慢性单纯性鼻炎的方法：
（1）～（5）同1条的方法（II）的步骤（1）～（5）。
（6）用2%利多卡因浸润麻醉双侧下鼻甲，每侧0.5毫升。用5号口腔科麻醉针头自下甲前缘刺入至深部2厘米左右，抽无回血，边注射边退出。稍待2～3分钟，使麻醉充分。
（7）张开鼻腔，将双极短触笔的双触笔触至下鼻甲下侧缘的深部，紧密接触，踏下脚踏开关，由后向前边凝边退，形成1或2条发白凝固痕迹，也可凝固成顿挫状。
（8）术后配用收敛点鼻药。必须时可间隔一月重复治疗。
12、治疗鼻腔黏膜表面良性肿瘤（包括血管瘤、乳头状瘤等，但基底不宜过大）的方法：
（1）同1条的方法（II）的步骤（1）。
（2）麻醉：用2%利多卡因10毫升加肾上腺素0.5毫升，用棉片浸湿拧干后将棉片放置于两侧鼻甲表面至后端，麻醉5分钟在重复做一次即可。
（3）将美容短触笔的触针（触及肿瘤表面，踏下脚踏开关，直至肿瘤表面至基底部变白凝固即可。
（4）术后鼻腔点滴抗生素及收缩剂。定期清理鼻腔，直到鼻腔黏膜恢复正常。
13、治疗鼻出血的方法：
（1） 同1条的方法（II）的步骤（1）。
（2） 用1%地卡因液对鼻黏膜表面喷麻2次。
（3） 多数鼻出血点为鼻中隔前段little区，用双极镊接触出血点小血管二端，踏下脚踏开关，一踏下即松开，出血点由深红色变为白色。
（4） 鼻腔不用填塞和压迫。用金霉素眼膏每晚涂一次，共涂一周。
14、口舌咽部病变治疗的方法：
包括口腔黏膜、舌体癌前病变如白斑、乳头状增生、软腭部位乳头状瘤、扁桃体表面新生物，扁桃体角化症、咽后壁淋巴组织过度增生等，均可将其凝固变性而消退及脱落。
（1） 同1条的方法（II）的步骤（I）。
（2） 麻醉：用2%地卡因溶液喷口咽部3次，每次间隔5分钟，可达到黏膜麻醉效果。
（3） 使用双极长触笔，先自行折弯成合适的角度。也可视深浅情况而使用双极短触笔或双极镊。在照明下，术者一手用压舌板压住患者舌头，另一手将双触针触及病变组织，踏下脚踏开关，使其变白挛缩即可。
（4） 术后护理：每日用抗生素含漱液含漱，保持口腔清洁，必要时可口服抗生素预防感染，避免进食硬性食物。两周后复查，病变严重者可重复凝固治疗。
15、咽部良性肿瘤的治疗方法：
咽部一些较特殊肿瘤如喉乳头状瘤、尖锐湿疣用常规手术摘除出血多，基底不易摘除干净，甚至易产生脱落种植，容易复发。直达喉镜下做凝固治疗可减少术中出血使视野清晰，肿瘤基底根部组织变性坏死，减少了复发。另外，咽部癌前病变、小范围原位癌、声带癌等若行手术损伤大，而做凝固治疗能达到清除病灶又减轻损伤，特别是一些年龄偏大伴有高血压、心脏病、糖尿病的不宜手术病人更容易接受该治疗方法。
（1） 同1条的方法（II）的步骤（I）。
（2） 麻醉：应在全麻下进行。
（3） 病灶较大、年龄较小的病人应考虑行气管切开，以防止术后喉部肿胀引起呼吸困难。
（4） 使用双极长触笔，先自行折弯成合适的角度。插入直达喉镜或支撑喉镜、气管镜暴露喉部病变部位，将双触针触及病变部位，踏下脚踏开关直至肿瘤及基底部变白。如为恶性肿瘤，其凝固边缘应扩大至正常组织。气管内肿瘤的凝固范围和深度不宜过大过深，防止穿透。病变广泛者可分次凝固。
术后护理：经常清除呼吸道分泌物，气管切开者应经常用生理盐水或1%碘化钾滴气管，一周后可拔套管。无气管切开可用抗生素行超声雾化吸入。凝固喉部一般术后反应较重，恢复多在一个月，故应在一个月后复查。可反复治疗直至病灶消除痊愈。
手术电极的消毒方法
（1）治疗中，当两触头上有沾污层时，会影响输出强度，需要及时刮除。每次治疗结束后，要清洗干净两触头上的沾污物，以备下次使用。
（2）单极手术电极和双极手术电极针头上的消毒方法：可采用低温甲醛熏蒸法消毒或者手术器械消毒液浸泡30分钟（如戊二醛消毒液、灭菌王溶液等消毒液）但手柄、插头及电线不宜浸泡在消毒液中。
注意事项
1、 针杆导线与人体、金属材料、水泥地（桌）板接触时会有能量损失，影响触头输出强度，因此，接触面积应尽量小。
2、 机子工作时，3米内可能会影响周围的电视机图像，收音机收听效果，某种灵敏的漏电开关可能会引起保护动作。
3、 单、双电极治疗针头与塑料件连接，不宜用高温消毒，也不宜将带有塑料套手柄电极浸泡在消毒液中，因消毒液中的水分进入塑料套内部不烘干，会造成两电极之间短路而损坏电极。
4、 若手术电极触头不及时清洗干净，会造成接触不良，达不到治疗效果。
安全警示
1、 不用时应随时关机。以延长机子使用寿命和避免造成人员误烧伤。
2、 开机操作时，手持触笔的操作人员的身体任何部位触碰机器的某些金属时，接触部位出现烧灼感，这是正常现象，不要触笔时此现象消失。
3、 手术医生需要触碰病人时应紧触，或则会在间隙处产生一点刺痛感。
简单故障排除方法
1、当发现指示灯不亮，风扇不转时，检查一下后盖左边的保险管（总保险）是否已断。若断了，换上同样规格的保险管（电流A4）；若换上就烧断，则是因为风扇（直流12V）烧了或变压器（36V、100W）烧了，需要更换。若环境灰尘太大，造成风扇卡死不能转，将会烧毁风扇，因此，仪器不应在灰尘大和潮湿的环境中使用。
2、当发现电压表无指示，或电压指示很低而无法调高时，检查一下后盖上右边的保险管（工作线保险）是否已断。若该保险管没断，则可能是因为脚踏开关插座内部弹片接触不良，应拆下修整或更换。可将脚踏开关插头插入插座内进行检查，当踩下脚踏开关能使电压表指示升高时，可判断是插座出故障，如不能使电压表升高时，可判断是其它故障，很可能是变压器的接线头松脱或瓷盘变阻器（25W，100欧）短线，可重新捏紧或更换。若该保险管一断，请换上新的4A保险管。若一换上该保险管又被烧断（注意应先插好输出针杆然后才能通电，否则往往容易造成电流大而烧保险管），则是因某个二极管（四只中整流用的二极管的某一个）或3300uf/50V电解电容或大功率三极管烧了。注意在这种情况下，最可能的故障原因是二极管烧了，二极管安装在线路上的右边，规格是电流6A、耐压100V以上，比如可用6A05型或6V07型的，一般修理电视机和收音机的配件店有售，亦可来函索取。
3、仪器一切正常，但无火花输出时，检查一下单极的连接导线是否断了。