标题：北京诺盈佳业科技发展有限公司
公司简介
北京诺盈佳业科技发展有限公司是依托哈尔滨工业大学密集的高科技人才和雄厚的技术力量而成长起来的高科技实体。致力于环境保护、石油化工、天然气、电力、水利、节能降耗、锅炉热网、除尘设备、冶金、矿山等领域的工业过程测量、控制、管理等方面的系统集成及其领域的机电一体化设备、智能化仪器仪表、传感器、变送器、控制器的研制、开发、生产、销售和服务
主要产品有压力传感器|压力变送器|液位变送器|温湿度变送器|雷达物位计|音叉开关|料位开关及自动化控制仪表，雷达料位计产品广泛应用于油田石化、钢铁、冶金、电力、水泥、煤炭、食品及水处理等行业，得到客户的一致认可和好评。   
公司拥有一批多学科的专业人才，坚持走自主创新、自主品牌的道路。始终是与员工、与客户共同发展，以推动民族产业发展、提高传统产业自动化水平为己任，积极开展与国际同行的合作与交流，为企业走向国际化打下良好的基础。 
多年来，公司在石油、化工、食品工业、制药工业、水处理、锅炉控制、机床控制、电镀生产线、环境监控、节能系统等领域积累了大量的现场经验，具有丰富、完善的系统方案。从仪表控制系统、计算机控制系统、PLC控制系统到DCS系统，从单一的过程控制到整个工厂的自动化，从控制系统的局部改造到区域的管控一体化，我们严格遵循系统可靠性和系统灵活性兼顾的原则，充分结合工艺要求和特点及秉承多年从事自动化设备行业的丰富经验，我们将向客户提供完善周密的售前服务及售后服务，并根据客户不同的实际需求进行量身定制，提供先进、合理、经济的整体解决方案。      
企业理念：质量第一、信誉至上、开拓进取、贡献社会  
企业精神：持续改进，稳步发展，不断创新、追求卓越
公司资质
  诺盈佳业提供液位 料位测量控制[1]
产品介绍
NP93420-III压力变送器1.简介
1.1. 过程密封
NP93420-III的设计保证即使传感器膜片损坏或故障时，变送器仍能安全地工作。电子线路侧（室）有两级密封与过程隔离，第三级密封实现了与现场接线端子和导线管入口相隔离.过程密封的设计及其位置使变送器壳体耐压，并防止过程杂质由接线端子侧通过导线管进入。
1.2. 双室结构外壳
NP93420-III为双室外壳设计。双室外壳令电子线路与外部环境相隔离，可防止由于环境潮湿或导线管冷凝损坏变送器。一般不要求导线管密封。另外，即使在传感器膜头完全损坏时，双室结构也可以保证接线端子及导线管与过程相隔离。
1.3. 传感器膜片
隔离膜片将压力传给硅压阻式压力传感器，传感器内充有硅油。对于表压变送器，传感器的参考压力为大气压；对于绝压变送器，传感器的参考压力是一个密封的真空参考源。过程压力加在传感器的传感膜片上，令膜片产生一个微小变形，这会给予传感器内的惠斯登电桥施加一个应力，使惠斯登电桥产生应变电阻变化，电阻变化被测量,并转换为一个4~20mA直流电流变化被输出。
1.4. 电子线路板模块
电子线路采用ASIC（专用集成电路）和表面封装技术。电子板接收传感器膜头的经温度补偿的电阻变化信号后，对信号进行修正和线性化，输出一个直流电流信号。
2. 性能规格
2.1. 参考精度±0.2%或0.5%校验量程,包括线性,迟滞性和重复性影响
2.2. 环境温度影响（-40至85℃）总体影响：±(0.3%URL+0.3%校验量程）/56℃
3. 功能指标
3.1. 应用场合： 对316不锈钢无腐蚀的液体、气体测量
3.2. 量程：-0.1至100MPa 最小量程5kpa
3.3. 过压极限
2倍FS(<3.5MPa)
2.5倍FS(≥3.5MPa)
3.4. 过程温度极限
硅油传感器：-40至120℃
3.5. 环境温度极限
不带显示表头:-40至85℃
带显示表头:-20至60℃
3.6. 贮存温度极限
不带显示表头:-46至110℃
带显示表头:-40至70℃
3.7. 湿度极限
0-100%相对湿度
4..物理规格
4.1. 电气接口
1/2-14NPT
4.2. 过程接口
1/2-14NPT,M20×1.5(CM20)阳螺纹可选
4.3. 过程接液件
隔离膜片: 316L不锈钢
过程接头: 316不锈钢
4.4. 非接液件
4.4.1. 电子外壳
低铜合金铝,符合NEMA4X。
4.4.2 .喷涂
聚氨酯
4.4.3.表盖O型环
丁腈橡胶
4.4.4. 标牌
变送器将按用户要求免费打标牌。所有标牌都是不锈钢的。卫生型压力变送器NP93420-IQ一、产品用途 
广泛应用于食品、医药、酿造、乳业；航天航空领域。 水处理工程、 环保净化 石油化工，煤炭，造纸等粘稠介质领域.  
二、产品特点   
·数字化智能芯片，全温度线性温度补偿；  
·全不锈钢激光焊接结构；多种过程连接方式；  
·齐平膜设计适合多种粘稠介质压力测量；  
·易拆卸易清洗无菌设计；  
·符合 3-A标准；  
三、技术参数    
量 程 ：0～7MPa内任何量程,最小量程为 5kPa   
测量精度： ±0.1% ±0.2% ±0.3%  
介质温度： － 30℃～85℃   
环境温度： － 20℃～85℃   
供电电压： DC 24V (12V～32V)   
非线性： 0.2%F·S   
迟滞性与可重复性 ：0.1%F·S   
长期稳定性： 0.1%F·S/y   
热力零点漂移： 0.02%F·S/℃   
响应时间 ：≤ 50ms   
最大工作压力 ：2倍量程   
电气连接： 霍斯曼接头 /航空插头   
过程连接 ：M20× 1.5外螺纹 或卡箍式快接法兰   
测量介质： 与 316L不锈钢兼容介质   
外部零件的材料： 普通不锈钢 /316L不锈钢   
防护等级： IP65 
本质安全防爆： ExiaⅡ CT5
标牌： 变送器将按用户要求免费打标牌。所有标牌都是不锈钢的。轻巧型压力变送器NP93420-IB一、产品用途：
广泛应用于于冶金、机械、石油、化工、电站、轻工、食品、环保、国防、科研、 医药、啤酒及医药设备、机械制
造、汽车制造和船舶制造、蒸汽和热能交换的领域。  
二、产品特点   
●精度高，稳定性好。  
●二线制工作方式，4～20mA信号输出。  
●敏感部件及线路板是全固体结构，坚固抗振。  
●抗干扰能力强，温度稳定性好。  
●防爆壳体结构，可全天候使用。  
●具有最优良的防腐性能，保证最好的防腐性价比。  
●结构轻巧，简单合理，无须支架，无须水平安装，可直接任意位置安装在管道上。  
三、工作原理      
压力传感器是利用单晶硅的压阻效应，在单晶硅膜片上扩散一个惠斯通电桥。被测压力通过隔离膜片和导压硅油传到
敏感元件上，由于压阻效应，四个桥臂电阻的阻值发生改变，电桥失衡，输出端就有一个对应于压力变化的电信号输出。此
信号经IC放大电路输出调整回路后，输出一个标准的4～20mA的二线制电流信号。
四、主要技术参数
可选量程：0～100MPa内任量程，最小量程为 5kPa  
输出信号：4～20mADC 1～5VDC  0～10mADC 0～5VDC  
供电电源：24VDC    最高 35VDC 无负载时可工作在 DC12V  
精度：   ±0.1% ±0.2% ±0.3%    
稳定性：≤±0.2%F.S/年  
温度影响：≤±0.2%F.S  
介质温度：－ 30℃～+85℃ 
环境温度：－ 20℃～+85℃ 
电气连接： 标准霍斯曼接头   
接口尺寸：M20×1.5 或 M12×1 或用户自选  
使用介质：对 316 不锈钢无腐蚀的气体、液体  
防爆标志：ExiaⅡCT5  
允许过载：小于等于额定量程的 2 倍防水型压力变送器NP93420-IF一、产品用途
广泛应用于于冶金、机械、石油、化工、电站、轻工、食品、环保、国
防、科研、医药、啤酒及医药设备、机械制造、汽车制造和船舶制造、蒸汽
和热能交换的领域。   
二、产品特点         
●精度高，稳定性好。   
●二线制工作方式，4～20mA信号输出。   
●敏感部件及线路板是全固体结构，坚固抗振。   
●抗干扰能力强，温度稳定性好。   
●防爆壳体结构，可全天候使用。   
●具有最优良的防腐性能，保证最好的防腐性价比。   
●结构轻巧，简单合理，无须支架，无须水平安装，可直接任意位置安装在管道上。   
三、工作原理
压力传感器是利用单晶硅的压阻效应，在单晶硅膜片上扩散一个惠斯通电
桥。被测压力通过隔离膜片和导压硅油传到敏感元件上，由于压阻效应，四个桥
臂电阻的 阻值 发生改变，电桥失衡，输出端就有一个对应于压力变化的电信号
输出。此信号经IC放大电路输出调整回路后，输出一个标准的4～20mA的二线制电流信号。   
四、主要技术参数 
可选量程:0～100MPa内任量程，最小量程为 5kPa   
输出信号：4～20mADC 1～5VDC  0～10mADC 0～5VDC   
供电电源：24VDC    最高 35VDC 无负载时可工作在 DC12V   
精度：   ±0.1% ±0.2% ±0.3%     
稳定性：≤±0.2%F.S/年   
温度影响：≤±0.2%F.S   
介质温度：－ 30℃～+85℃  
环境温度：－ 20℃～+85℃  
电气连接：标准霍斯曼接头 /四芯航空插头 /电缆
接口尺寸：M20×1.5 或 M12×1 或用户自选   
使用介质：对 316 不锈钢无腐蚀的气体、液体   
防爆标志：ExiaⅡCT5   
允许过载：小于等于额定量程的 2 倍   
标牌：变送器将按用户要求免费打标牌。所有标牌都是不锈钢的。高温型压力变送器NP93420-IC一、产品用途 
·工业现场过程压力控制 
·航空航天领域 
·石油化工行业 
·仪器医疗食品等行业 
·航海及造船行业 
·水利、水电、发电厂等行业 
二、产品特点 
·全不锈钢外壳，卓越的抗腐蚀性能 
·压力测量范围宽 
·温度测量范围宽，温度误差极小 
·工作稳定 
·可靠性高，双膜片结构钛合金金属膜片过载性能优良 
·外形尺寸小，重量轻，类型齐全，性价比高 
·反相极性过压过流保护 
·测量介质范围广，可测量粘稠或结晶液体固体颗粒中的气体悬浮物等  
三、技术参数  
量 程：0～100 Mpa内任量程， 最小量程:5KPa 
测量精度：± 0.1%  ± 0.2%   ± 0.3% ± 0.5% 
介质温度：－60～+150 ℃ 
环境温度：－20～+85℃ 
供电电压：DC 24V(12～32V) 
非 线 性：± 0.1%F.S 
迟滞性与可重复性：± 0.2%F.S 
长期稳定性：± 0.1%F.S/y 
热力零点漂移：± 0.02%F.S/℃ 
响应时间：≤ 100ms 
最大工作压力：2倍量程 
电气连接：霍斯曼接头 /接线端子 
过程连接：M20× 1.5外螺纹 
外部零件材料：普通不锈钢 /316不锈钢 
壳体材料：普通不锈钢 /316不锈钢 /铸铝外壳 
防护等级：IP 65 
本质安全防爆：ExiaⅡ CT5 
标牌：变送器将按用户要求免费打标牌。所有标牌都是不锈钢的。显示型压力变送器NP93420-IX一、产品用途
广泛应用于于冶金、机械、石油、化工、电站、轻工、食品、环保国防、科研、医药、 啤酒及医药设备、机械制造、汽车制造和船舶制造、蒸汽和热能交换的领域。       
二、产品特点    
●精度高，稳定性好。   
●二线制工作方式，4～20mA信号输出。   
●敏感部件及线路板是全固体结构，坚固抗振。   
●抗干扰能力强，温度稳定性好。   
●防爆壳体结构，可全天候使用。   
●具有最优良的防腐性能，保证最好的防腐性价比。   
●结构轻巧，简单合理，无须支架，无须水平安装，
可直接任意位置安装在管道上。   
三、工作原理  
压力传感器是利用单晶硅的压阻效应，在单晶硅膜片上扩散一个惠斯通电桥。被测压力通过隔离膜片和导压硅油传到敏感元件上，由于压阻效应，四个桥臂电阻的阻值发生改变，电桥失衡，输出端就有一个对应于压力变化的电信号输出。此信号经IC放大电路输出调整回路后，输出一个标准的4～20mA的二线制电流信号。
四、主要技术参数
可选量程 ：0～100MPa内任量程，最小量程为 5kPa  
输出信号：4～20mADC 1～5VDC  0～10mADC 0～5VDC   （带LCD显示）
供电电源：24VDC    最高 35VDC 无负载时可工作在 DC12V   
精度：   ±0.1% ±0.2% ±0.3%     
稳定性：≤±0.2%F.S/年   
温度影响：≤±0.2%F.S   
介质温度：－ 30℃～+85℃  
环境温度：－ 20℃～+85℃  
电气连接： 霍斯曼接头 /M12x1航空插头 
接口尺寸：M20×1.5 或 M12×1 或用户自选   
使用介质：对 316 不锈钢无腐蚀的气体、液体   
防爆标志：ExiaⅡCT5   
允许过载：小于等于额定量程的 2 倍 
标牌：变送器将按用户要求免费打标牌。所有标牌都是不锈钢的。NPF93420系列风压变送器高温型液位变送器
分体式锅炉专用液位变送器
油位变送器
卫生型液位变送器
二、技术参数
浮球液位变送器
射频导纳物位开关
产品选型
侧装磁性翻板液位计
顶（底）装型磁性翻板液位计智能雷达物位计一、概述
智能雷达物位计是一种微波物位计，它是微波（雷达）定位技术的一种运用。它是通过一个可以发射能量波（一般为脉冲信号）的装置发射能量波，能量波遇到障碍物反射，由一个接收装置接收反射信号。根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处理，最终转化成与物位相关的电信号。 在微波物位测量设备中，使用的能量波通常是频率为6.3GHz的高频电磁波。该设备使用的能量波是脉冲能量波。一般脉冲能量波的最大脉冲能量为1mW左右（平均功率为1μW左右），不会对其他设备以及人员造成辐射伤害。
二、适用范围：
智能雷达物位仪表用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触连续测量，适用于温度、压力变化大、有惰性气体或蒸汽存在的场合。它采用微波脉冲（PTOF）的测量方法，并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量低，可安装于各种金属、非金属容器或管道内，对人体及环境均无伤害。
三、特点：
1、无盲区，高精度
2、两线制技术，是差压仪表、磁致伸缩、射频导纳、磁翻板仪表的优良替代产品。
3、不受压力变化、真空、温度变化、惰性气体、烟尘、蒸汽等环境影响
4、安装简便，牢固耐用，免维护
5、输出信号为4mA～20mA或依照HART协议，标定简便、通过数字液晶显示轻松实现现场标定操作，通过软件实现简单的组态设定和编程
6、测量灵敏，刷新速度快。
7、适用于高温工况，高达200℃过程温度，当采用高温延长天线时可达350℃
四、技术参数：
1、测量范围： 0---35米
2、过程连接： 螺纹 或者法兰
3、过程温度： -40 -130℃ （高温型可以达到350℃）
4、过程压力： -1.0 … 60 bar
5、工作频率： 6.3GHz
6、波 束 角：12°～ 24°
7、重 复 性： ±3mm 
8、分 辨 率： 1mm 
9、电流信号： 4～20mA/HART通讯协议
10、精　　度： <0.1% 
11、通讯接口： HART 通讯协议 
12、电　　源： 24V DC(+/-10%)/波纹电压：1Vpp 
13、耗 电 量： 22.5mA（max）
14、响应时间： ≥0.3s（根据具体情况而定）
15、防爆认证： Exia II CT6 
16、外壳保护等级： IP68
17、两线制接线： 供电和信号输出公用一根两芯线
18、电缆入口： 两个M20Ⅹ1.5（电缆直径5 … 9mm）导波雷达物位计一、概述
导波雷达物位计是一种微波物位计，它是微波（雷达）定位技术的一种运用。它是通过一个可以发射能量波（一般为脉冲信号）的装置发射能量波，能量波在波导管中传输，能量波遇到障碍物反射，反射的能量波由波导管传输至接收装置，再由接收装置接收反射信号。根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处理，最终转化成与物位相关的电信号。能量辐射水平低，该设备使用能量波的是脉冲能量波（频率一般比智能雷达物位计低）。一般脉冲能量波的最大脉冲能量为1mW左右（平均功率为1μW左右），不会对其他设备以及人员造成辐射伤害。
二、适用范围
导波物位仪表用于对液体、浆料及颗粒料等介电常数比较小的介质的进行接触连续测量，适用于温度、压力变化大、有惰性气体或蒸汽存在的场合。
三、特点
1、通用性强：可测量液位及料位，可满足不同温度、压力、介质的测量要求，最高测量温度可达200℃，最大压力可
达2MPa，并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合。
2、防挂料：独特的电路设计和传感器结构，使其测量可以不受传感器挂料影响，避免误测量。
3、免维护：测量过程无可动部件，不存在机械部件损坏问题，无须维护。
4、抗干扰：接触式测量，抗干扰能力强，可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。
5、测量不受环境变化影响，稳定性高，使用寿命长。
四、技术参数
测量范围： 0---6米，缆式最大可达35米；
过程连接： 螺纹 或者法兰；
过程温度： -40 -200℃；
过程压力： -1.0- 20 bar；
工作频率： 6.3Hz；
响应速度： ≥0.2s
重 复 性： ± 3mm ；
分 辨 率： 1mm ；
电流信号： 4～20mA/HART
精　　度： <0.1% ；
通讯接口： HART 通讯协议 ；
电　　源： 24V DC(+/-10%) /波纹电压：1Vpp；
耗 电 量： max22.5mA ；
防爆认证： Exia II CT6 ；
外壳保护等级： IP68；
两线制接线： 供电和信号输出公用一根两芯线；
电缆入口： 两个M20Ⅹ1.5（电缆直径5 … 9mm）音叉物位开关一、概述
音叉式物位控制器是一种新型的物位开关。它是利用音叉振动的原理设计制作的。它是在音叉物位开关的感应棒底座，透过压电晶片驱动音叉棒，并且由另外一压电晶片接受振动讯号，使振动讯号得以循环，并且使感应棒产生共振。当物料与感应棒接触时，振动讯号逐渐变小，直到停止共振时，控制电路会输出电气接点信号。由于感应棒感度由前端向后座依次减弱的自然原理，所以当桶槽内物料与桶周围向上堆积，触及感应棒底座〈后部〉或排料时，均不会产生错误讯号。该物位开关采用国外的新技术和原装进口芯片，具有使用寿命长、性能稳定、安全可靠等优点以及适应性强（被测介质不同的电参数、密度对测量均不产生影响）、不需调校（无论测量何种介质都不需要现场调校）和免于维护等特点， 广泛应用于冶金、建材、化工、轻工、粮食等行业中物位的过程控制。
二、技术参数
叉体长度：128mm～2000mm
供电电压：DC24V 或 AC220V50/60H
工作温度：-40～80℃（标准型）
-40～130℃（中温型）
环境温度：-20～70℃
工作压力：≤2.5MPa
介质密度：≥ 0.7g/cm3（液体） >0.1g/ cm3（固体）
输出方式：AC220V/20mA，DC24V/0.5A
功率消耗：1.5W（AC220V供电）
0.25W（DC24V供电）
过程连接：螺纹连接、法兰连接或用户自选
电气接口：M20×1.5
外壳防护：IP65
防爆标志：Ex dⅡCT4水位自动控制仪
服务与支持
参与客户早期研发与选型，特性化方案设计
与客户现场共同解决问题
提供24小时电话或在线技术支持
承诺
ü 压力产品保用期为1年
ü 智能仪表产品保用期为2年
ü 终生保修
反馈
ü 24小时内相关负责人到达现场给予支持
ü 48小时内反馈处理完毕并出具报告
主要产品有压力传感器|压力变送器变送|液位变送器|温湿度变送器|雷达物位计|雷达液位计|二次仪表|料位开关及自动化控制仪表，料位计产品广泛应用于通迅﹑家电﹑医疗﹑汽车﹑楼宇﹑工业自控等行业，得到客户的一致认可和好评。