标题：心肺复苏模拟人
心肺复苏术
既是专业的急救医学，也是现代救护的核心内容，是最重要的急救知识技能，它是在生命垂危时采取的行之有效的急救措施。在日常生活中，健康人由于心脏骤停（如触电、溺水、中毒、高空作业、交通事故、旅游意外、心脏疾病、心肌梗塞、自然灾害、意外事故等所造成的心脏骤停），而必须采取气道放开、胸外按压、人工口鼻呼吸、体外除颤等抢救过程，使病人在最短的时间内得到救护。在抢救过程中气道是否放开、胸外按压位置、按压强度是否正确、人工呼吸吹入潮气量是否足够、规范动作是否正确、人工呼吸吹入潮气量是否足够、规范动作是否正确等，是抢救病人是否成功的关键。心肺复苏、就是针对骤停是心跳和呼吸采取的“救命技术”。学习的心肺复苏，即是基础生命技术，因此是每一个人必须要掌握的心肺复苏技术。
心搏呼吸骤停和意识丧失是临床最紧急的危险情况，心肺复苏术（国际代称CPR)就是对此种危急状况所采用的急救措施。
知能心肺复苏模拟人
心肺复苏模拟人由人体模型和心肺复苏控制器组成。人体模型结构是：可换式头发，可换式脸皮，可换式颈皮，左手，右手，腹部结构，胸腹接触系统，胸压板，肺袋，下肢，腹部传感器，肺袋垫皮，压力弹簧，肺袋进气出气装置，胸皮等。
  
  
  人体模型上半身结构
  人体模型下半身结构
  
  
心搏呼吸突然停止表现
1、意识突然丧失，病人昏倒于各种场合。2、面色苍白或转为发绀。3、瞳孔散大。4、部分病人可有短暂抽搐，伴头眼偏斜，随即全身肌肉松软。心搏、呼吸停止与否，应作综合性判断，但因时间宝贵，可先判断意识，此后再作进一步判断。
一、判断意识和畅通呼吸道
（一）判定病人有无意识
（二）呼救：一旦初步确定病人神志昏迷，应立即招呼周围的人前来协助抢救。
（三）将病人放置适当体位：正确的抢救体位是仰卧位。病人头、颈、躯干平直无扭曲，双手放于躯干两侧。
（四）畅通呼吸道：仰头举颏法（或仰头举颔法）：一手置于前额使头部后仰，另一手的示指与中指置于下颌骨近下颏或下颌角处，抬起下颏（颌）。
（五）判断呼吸：在畅通呼吸道之后，可以明确判断呼吸是否存在。
二、A—胸外按压
（一）按压位置：胸部胸骨下切迹（胸口剑突处）上两指骨正中部位或胸部正中乳头连线水平
（二）按压深度：至少5CM。
三、B—畅通呼吸道（气道开放操作）
（一）、仰头举颌法（医务人员怀疑有外伤推举下颌法）。
四、C—人工口对口呼吸：
（一）口对口人工呼吸：在畅通呼吸道、判断病人不存在呼吸后，即应做口对口人工呼吸。
（二）口对鼻及口对口鼻人工呼吸：当病人牙关紧闭不能张口、口腔有严重损伤时可改用口对鼻人工呼吸。抢救婴幼儿时，因婴幼儿口、鼻开口均较小，位置又很靠近，抢救者可用口贴住婴幼儿口与鼻的开口处，施行口对口鼻呼吸。
五、人工循环
（一）判断病人有无脉搏或其它呼吸迹象
（二）胸外按压术
在我国，由于心肺复苏技术的普及率很低，因此在有意外伤害和急性病症发生时，往往因事故现场缺少懂得急救的人员，致使伤病员得不到及时、正确的现场救护，因而延误了宝贵的抢救时间，增加了伤病员的痛苦，甚至造成可以避免的伤残或死亡。因此心肺复苏技术是我们每个人应该也是必须得掌握的一项急救技术。CPR480模拟人
CPR480型系统的主要功能能是提供心肺复苏（CPR）的操作流程练习和考核，遵循美国心脏协会（AHA）2010国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南，其系统核心模块由应用软件、全身人体模型组成，为社会心肺复苏培训机构的师资培训及学员普及培训与医学院校、医疗卫生系统培训使用的超新一代产品。方便管理层对学员信息的管理，提供了实用、有效、数据详实的教学培训工具。 
■ 生命特征模拟：瞳孔及颈动脉的变化。 
■ 气道开放。 
■ CPR心肺复苏：根据美国心脏协会（AHA）2010国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准设计，可进行人工呼吸和心外按压，全程中文语音提示也可以英文提示。 标准的气道开放，实时操作曲线显示，对正确和错误的操作语言提示，统计数据打印成绩，可选择训练和考核方式。 
■ 学员管理：操作统计报告记录及回放，练习及考核。
CPR490详细功能介绍
BOU/CPR490心肺复苏模拟人[1]　
■ 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。■ 模拟生命体征：1）初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 2）按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 3）抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。4）瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。■ 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 ■ 三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 1）方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。 2）方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2010国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。3）方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 
控制器显示屏功能：■ 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 ■ 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。■ 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml： 1）吹气量过少时，条形码为黄色。 2）吹气量合适时，条形码为绿色。3）吹气量过大时，条形码为红色。 4）吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；■ 条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：1）按压深度过少时，条形码为黄色。2）按压深度合适时，条形码为绿色。3）按压深度过大时，条形码为红色。■ 可自行设定操作时间，以秒为单位。 ■ 操作频率：国际最新标准：至少100次/分；也可自行设定数值。 
标准套配置
■ 高级复苏全身人体模型一具 
■ 豪华手拉推式人体铝箱一只 
■ 计算机（用户自配或选配） 
■ CPR安装软件一套 
■ 复苏操作垫一条； 
■ 屏障面膜(50张/盒)一盒 ； 
■ 可换肺囊装置四套； 
■ 可换面皮二只； 
■ 现场急救常用技术使用手册 一本； 
■ 保修卡、合格证；
■ 使用说明书一本。
心肺复苏模拟人用途
心肺复苏模拟人广泛应用于各大医院,医学院校,电力单位驾校,煤炭矿山,社区领域的急救技能培训，不久的将来急救技能的普及心肺复苏模拟人也会是急救领域不可缺少的产品。
使 用 说 明
一、模拟人安装（1）、先将模拟人从皮箱内取出，把模拟人平躺仰卧在操作台上，另将PC连接电源线，再与人体进行连接，将电脑显示器与24V电源接好，再将打印机与电脑连接好，即完成连线过程。
（2）、连接好后，电脑上显示安装窗口，插入安装光盘安装。二、操作前功能设定完成连线过程后，打开电脑显示器，此时电脑响起语音提示：“请开始操作”，选择工作方式。本产品有三种工作方式：
①训练模式：用户可以随意的进行人工呼吸和胸外按压操作，以熟练其技术。
②普及考核：根据最新标准设定的考核模式,但对操作时间上的要求比专业模式宽，适合非专业救护人员。
③专业考核：根据最新标准设定的考核模式，适合专业救护人员。
选择好工作方式后， “训练” 工作方式的时间没有限制，用户可根据自身情况操作。“普及”工作方式的开机时间为150秒，用户也可修改考核时间。“专业”工作方式的开机时间为120秒，用户也可修改考核时间。提示：根据最新标准要求，专业人员的操作时间一般为120秒。时间设定后，这时操作时间以倒计时的方式开始计时即可进行操作。
当训练或考核操作时间结束后，即可进行成绩打印。按压、吹气正确错误的次数及具体错误原因，按压、吹气所产生的柱形图表数据统计、受训人的姓名、编号、成绩、等功能打印，以供考试成绩评定及存档。三、规范动作注意事项1、气道开放：将模拟人平躺，操作人一只手捏住模拟人的鼻子，另一只手从后颈或下巴将头托起往后仰70-90度，形成气道放开，便于人工呼吸。
2、人工呼吸功能提示：在进行口对口人工呼吸时，当操作者吹入的潮气量达到500/600-1000毫升，人体吹气条码灯的绿灯发光管（正确区域）显示，吹气正确计数1次。当操作者吹入的潮气量小于500或大于1000毫升，人体吹气条码灯的黄灯发光管（不足）或红灯发光管（过大）显示，吹气错误计数1次，并有语音提示：“吹气不足”或“吹气过大”等，需纠正错误后，再操作。
3、胸外按压功能提示：首先找准胸部正确位置：胸骨下切向上两指胸骨正中部（胸口剑突向上两指处）为正确按压区，双手交叉叠在一起，手臂垂直于模拟人胸部按压区，进行胸外按压。若按压位置正确，按压强度正确（正确的按压深度为4-5厘米），人体按压条码灯的绿灯发光管（正确区域）显示，正确按压计数1次，若按压位置错误，将有语音提示：“按压位置错误”。若按压位置正确而按压强度错误，人体按压条码灯的黄灯发光管（不足）或红灯发光管（过大）显示，将有语音提示“按压不足”或“按压过大”等，按压错误计数1次，需纠正错误，再操作。四、操作方式：（特别提示：根据最新国际抢救修订标准，全面推行单人心肺复苏抢救标准步骤，按压频率采取100次/分。）
1、训练：此项操作是让学员熟练掌握操作基本要领及各项步骤。当功能设定好，学员就可以进行人工呼吸或胸外按压。操作正确错误有各类功能显示及语音提示。
2、普及：针对非专业人员设定的考核标准。学员在经过训练操作，能熟练掌握了急救操作的基础上进行考试。学员必须按考试标准程序进行。首先，进行模拟人气道开放，并进行口对口人工呼吸正确吹气2次。然后，按国际标准按压吹气比30：2，即正确胸外按压30次（不包括错误按压次数），正确人工呼吸2次（不包括错误吹气次数）进行胸外按压和人工呼吸。要求在考核设定的时间内，连续操作完成30：2的5个循环。最后正确按压次数显示为150次，正确吹气次数显示为12次（包括最先气道开放时吹入的两次）。即可成功完成考核。若不能在设定的时间内，完成上述操作，则急救失败，需重新考核。当成功完成考核后，将有语音提示：“急救成功”，并拌有音乐响起，颈动脉连续搏动，瞳孔由原来的散大自动恢复正常。此时模拟人已被救活，即可按打印键打印操作成绩单，以供考核成绩评定及存档用。
3、专业：针对专业人员设定的考核标准。学员在经过训练操作，能熟练掌握了急救操作的基础上进行考试。学员必须按考试标准程序进行。首先，进行模拟人气道开放，并进行口对口人工呼吸正确吹气2次。然后，按国际标准按压吹气比30：2，即正确胸外按压30次（不包括错误按压次数），正确人工呼吸2次（不包括错误吹气次数）进行胸外按压和人工呼吸。要求在考核设定的时间内，连续操作完成30：2的5个循环。最后正确按压次数显示为150次，正确吹气次数显示为12次（包括最先气道开放时吹入的两次）。即可成功完成考核。若不能在设定的时间内，完成上述操作，则急救失败，需重新考核。当成功完成考核后，将有语音提示：“急救成功”，并拌有音乐响起，颈动脉连续搏动，瞳孔由原来的散大自动恢复正常。此时模拟人已被救活，即可按打印键打印操作成绩单，以供考核成绩评定及存档用。
单人考核按考试标准电脑程序操作的规范步骤：
步骤①——先把模拟人放平，头往后仰70-90度，形成气道放开，正确人工吹气2次（显示器上正确吹气显示为2）
步骤②——然后进行单人正确胸外按压30次（显示器上显示按压显示为30）
步骤③——再进行单人正确人工吹气2次（显示器上正确吹气显示为4，包括步骤①中的2次吹气）
步骤④——连续进行正确胸外按压30次，正确人工呼吸2次（即30：2）的五个循环（包括步骤②、③的一个循环在内）
步骤⑤——最后显示器上正确按压显示为150，正确吹气显示为12。即告单人操作按程序操作成功，随之有语音提示：“操作成功”，自动奏响音乐，颈动脉连续搏动，心脏跳动，恢复心跳声音，瞳孔由原来的散大自动缩小，说明人被救活。五、成绩存入、回放将平时学员训练或考核的成绩存入数据库，并可将查阅及回放历史记录。六、软件说明正确连接本产品与计算机，按照软件提示操作，点击开始键，选择工作模式便开始操作记录。
本软件条形图表中，绿色表示按压或吹气正确，红色表示按压或者吹气过大，黄色表示按压或者吹气不足，灰色表示按压位置错误或者操作频率过快；折线图表则表示学员操作是时的工作频率。
由于图表显示区域限制，可以拖曳图表下方滚动条查看完整图表数据。正确统计数据请按照数据区域七、模拟人维修保养1、模拟人使用后进行消毒，如脸皮、口鼻、胸皮、呼吸管道、进气阀等可用清洁液擦洗、消毒。
2、气袋破裂需重新更换，可打开胸皮，将肺气袋上面的垫皮与传感器吹气杆连接的钉帽取出，拿掉垫皮，把肺气袋的连接螺母旋出，按样更换上新的肺气袋，按原样组装，恢复原样。
3、将模拟人与电脑显示器，安放在通风干燥处，千万不能放在潮湿或太阳暴晒的地方，以防影响使用寿命。八、 操作注意事项1、口对口人工呼吸时，必须垫上消毒纱布面巾或一次性吹气膜，一人一片，以防交叉感染。
2、操作时双手应清洁，女性请擦除口红及唇膏，以防脏污面皮及胸皮，更不允许用圆珠笔或其它色笔涂划。
3、按压操作时，一定按工作频率节奏按压，不能乱按一阵，以免程序出现紊乱，如出现程序紊乱，立刻关掉电脑显示器总电源开关，重新启动，以防影响电脑显示器使用寿命。
4、训练时间不要过长，训练一段时间，请休息一段时间，以免超负荷训练。
常见故障排除
现象一、开机后，设备不能启动或语音提示
【检查一】：检查电源指示灯是否亮
【检查二】：检查模拟人连线是否连接
【检查三】：检查电源线插头是否插紧或脱落
【检查四】：检查语音旋扭开关是否打开
【检查五】：检查保险管是否熔断
现象二：人工吹气后，显示器或语音提示异常
【检查一】：检查模拟人气道是否打开
【检查二】：检查人工吹气方式是否正确
【检查三】：检查进气管是否脱落（取下脸皮后，即可在下颌处看见白色进气管）
【检查四】：检查肺气袋是否漏气（取下胸皮后，可在按压板下看见白色肺气袋）