标题：红外测温仪
现代发展
红外测温技术已发展到可对有热变化表面进行扫描测温，确定其温度分布图像，迅速检测出隐藏的温差， 这就是红外热像仪．红外热像仪最先应用于军事上，美国TI公司19“年研制出世界上第一台红外扫描侦察系统。以后，红外热成像技术在西方国家陆续用于飞机、坦克、军舰和其他武器上，作为侦察目标的热瞄系统，大大提高了搜索、命中目标的能力。瑞典AGA公司生产的红外热像仪在民用技术上处于领先地位。但是，怎样使红外测温技术得到广泛应用，目前仍然是一个值得研究的应用课题。
工作原理
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量，视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路，并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
在自然界中，一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布 —— 与它的表面温度有着十分密切的关系。因此，通过对物体自身辐射的红外能量的测量，便能准确地测定它的表面温度，这就是红外辐射测温所依据的客观基础。  红外测温仪原理黑体是一种理想化的辐射体，它吸收所有波长的辐射能量，没有能量的反射和透过，其表面的发射率为 1。但是，自然界中存在的实际物体，几乎都不是黑体，为了弄清和获得红外辐射分布规律，在理论研究中必须选择合适的模型，这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型，从而导出了普朗克黑体辐射的定律，即以波长表示的黑体光谱辐射度，这是一切红外辐射理论的出发点，故称 黑体辐射定律。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外，还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此，为使黑体辐射定律适用于所有实际物体，必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数，即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度，其值在零和小于 1 的数值之间。根据辐射定律，只要知道了材料的发射率，就知道了任何物体的红外辐射特性。影响发射率的主要因素在：材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。
当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量，然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例；双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。
产品特点
1、CE认证合格。
2、简单、轻巧型、单手可操作。
3、背光显示。
4、放开”MEASURE”按键后，读值自动锁定。
5、使用者可选择摄氏或华氏温度单位显示。  外测温仪
6、固定放射率（ε） 0.95。
7、自动关机功能。
8、使用热电堆传感器（6-14μm）。
9、附PVC防尘套。
三大分类
人用红外线测温仪例如：红外线人体体温监测仪适用于人流量大的公共场合快速监测人体体表温度的专业仪器。具有非接触式测温、准确度高、测量速度快、超温语音报警等优点。特别适合于出入境口岸、港口、机场、码头、车站、机关、学校、影剧院等场合使用。
产品特点：
1、专为测量人体额头温度设计，环境温度、额头温度动态补偿；
2、独家采用HEIMANN红外测探头，测量精度高性能更稳定；
3、具有体温偏高时的声音提示功能（分型号）；
4、可存储20次测量数据；
5、背光型液晶（LCD）数字显示；
6、华氏、摄氏两种模式选择；
7、具自动关机节电功能；
8、体积小巧，结构合理、操作方便。
技术参数：
一正常工作条件：
1、环境温度：10~40摄氏度
2、相对温度：小于等于85%
3、电 源：DC3V（2节AA电池）
二基本尺寸：159mmX89mmX38mm（长x宽x高）
三重 量：220g
四显示分辨率：0.1摄氏度
五测量范围：额温 30.0~42.0摄氏度
体温0~110摄氏度
六消耗功率：小于等于50mw
七测温误差：0.3摄氏度
八测量时间：小于等于0.5秒
九测量距离：50—100mm
十自动关机时间：6秒工业红外测温仪工业红外测温仪测量物体的表面温度，其光传感器辐射、反射并传输能量，然后能量由探头进行收集、聚焦，再由其它的电路将信息转化为读数显示在机上，本机配备的激光灯更有效对准被测物及提高测量精度。
例如：
产品技术参数 HRQ-G1
温度测量范围
－20.0℃～1500℃（－4～2732℉）
环境温度测量范围
－10.0℃～50.0℃（14～122.0℉）
测量精度
±2.5% OR ±2.5℃
重复性
±0.5% OR ±0.5℃
响应时间
<0.6秒
分辨率
0.1 ℃ / ℉
距离比率（D:S）
50:1
可调发射率
0.30～1.00可调
光谱响应
8～14μm
单位转换
℃ / ℉
平均值测量功能
有效
最大、最小值功能
有效
高与低的差值功能
有效
高低温报警功能
有效
激光定位选择功能
有效
LCD背光选择功能
有效
自动关机时间
6秒
记忆储存组数
32
电源
9V碱性电池
重量/尺寸
270g / 154 X 59 X 181mm
工业红外线测温仪的用途
本产品用于检测、火检、船舶、喷漆、墨水、石油化工、机械制造业等各种工业物体领域应用畜牧业动物红外测温仪测温仪兽用红外线非接触体温计根据普朗克原理，通过准确测定动物体表特定部位的体表温度，修正体表温度与实际温度的温差，便能准确显示出动物的个体体温。
专业生产兽用红外线测温仪的厂家比较少 市场是主要以HRQ-S60型号的红外线比较适合使用在猪等动物身上采用自动加手动校正的方法来达到对动物体温的快速检测，采用报警的方式来减少误判误差值。
兽用红外线非接触体温计产品特点：
1、国际上首家专业针对动物进行体温测量的兽用红外线非接触体温计，是一次对家畜必须直肠测体温的革命。
2、独家采用国际最新红外线探测技术，测量精确度高、干净、快捷。
3、具有体温偏高时的声音提示功能（可调）。
4、背投型液晶（LCD）数字显示。
5、可显示时间、温度、湿度。
6、具有自动关机节电功能
兽用红外线非接触体温计使用范围：
养殖场、屠宰场、检疫部门、畜禽运输部门等。
兽用红外线体温计主要技术指标 参数 适合招标采用
目前山西 河南 四川 山东 黑龙江等全国养猪大省都配备相关的体温测量仪器
产品技术参数
HRQ-s60 目标温度测量范围 
35.0---43.0℃
环境温度测量范围 
0.0---50.0℃
目标温度测量精度 
±0.4℃
重复性 
±0.1℃
响应时间
≤0.5秒
分辨率
0.1℃
距离比率（D：S）(测试距离)
8：1 (≤150 mm)
光谱响应
5——13um
激光定位功能 
有效
声音提示功能 
有效
温度超高报警功能
有效
LCD背光功能
有效
自动关机时间
10秒
固定发射率 
0.95
记忆储存组数 
32
电源
3V（2节AA电池）
重量/尺寸
148g / 87x43x148mm

双色测温
双色红外测温仪是红外测温仪的一种。即测量物体在两个不同光谱范围内发出的红外辐射亮度并由这两个辐射亮度之比推断物体的温度，称为双色测温仪。实际上，双色测温仪并没有亮度和颜色的含义，和亮度测温仪（光学高温计）相比，二者在原理上是不同的。这里"色"的含义应为红外波长或光谱，即为"双红外光谱测温仪"。
双色红外测温仪与单色红外测温仪相比具有无与伦比的优点。在一个小小的金属外壳内装满了许多的光学、光电子和微电子器件，组成了具有单色和双色测温功能的非接触的红外测温仪。工作原理双色测温仪是依据如下原理工作的：在选定的两个红外波长和一定带宽下，它们的辐射能量之比随着温度的变化而变化。利用两组带宽很窄的不同单色滤光片，收集两个相近波段内的辐射能量，将它们转化成电信号后再进行比较，最终由此比值确定被测目标的温度，因此它可以基本消除目标材料发射率调节的不便，采用双色测温仪测温灵敏度较高，与目标的真实温度偏差较小，受测试距离和其间吸收物的影响也较小，在中、高温范围内使用效果比较好。性能特点双色测温仪是依据如下原理工作的：在选定的两个红外波长和一定带宽下，它们的辐射能量之比随着温度的变化而变化。利用两组带宽很窄的不同单色滤光片，收集两个相近波段内的辐射能量，将它们转化成电信号后再进行比较，最终由此比值确定被测目标的温度，因此它可以基本消除目标材料发射率调节的不便，采用双色测温仪测温灵敏度较高，与目标的真实温度偏差较小，受测试距离和其间吸收物的影响也较小，在中、高温范围内使用效果比较好。
产品概述
1、内置式激光瞄准。
2、距离目标比6:1（能够在一步外测量2米内区域的温度）。
3、便携式易使用：将仪器控制在测量区域的两步内，按下按钮就可以完成  红外测温仪
测温。
4、带背光源液晶显示屏，℃/℉选择按键。
5、自动数据保持，自动关机。
6、电池低电能显示。
7、适用于：交流电源和制热系统，对冰箱/洗碗机/制冰机和烤箱等电器进
行温度监控，确保正确的烹饪/烘烤及储藏温度。
选择
选择红外测温仪可分为三个方面：
性能指标方面，如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等;环境和工作条件方面，如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等；其他选择方面，如使用方便、维修和校准性能以及价格等，也对测温仪的选择产生一定的影响。随着技术和不断发展，红外测温仪最佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器，扩大了选择余地。
测温范围
测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。如TIME（时代）、Raytek（雷泰）产品覆盖范围为-50℃-+3000℃，但这不能由一种型号的红外测温仪来完成。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此，用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全，既不要过窄，也不要过宽。根据黑体辐射定律，在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化，因此，测温时应尽量选用短波较好。
目标尺寸
红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪（辐射比色测温仪）。对于单色测温仪，在进行测温时，被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场，背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数，造成误差。相反，如果目标大于测温仪的视场，测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。
对于Raytek（雷泰）双色测温仪，其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小，没有充满现场，测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡对辐射能量有衰减时，都不会对测量结果产生影响。甚至在能量衰减了95%的情况下，仍能保证要求的测温精度。对于目标细小，又处于运动或振动之中的目标；有时在视场内运动，或可能部分移出视场的目标，在此条件下，使用双色测温仪是最佳选择。如果测温仪和目标之间不可能直接瞄准，测量通道弯曲、狭小、受阻等情况下，双色光纤测温仪是最佳选择。这是由于其直径小，有柔性，可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量，因此可以测量难以接近、条件恶劣或靠近电磁场的目标。
光学分辨
光学分辨率（距离及灵敏）由D与S之比确定，是测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处，而又要测量小的目标，就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高，即增大D:S比值，测温仪的成本也越高。
波长范围
目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱响应或波长。对于高反射率合金材料，有低的或变化的发射率。在高温区，测量金属材料的最佳波长是近红外，可选用0.18-1.0μm波长。其他温区可选用1.6μm、2.2μm和3.9μm波长。由于有些材料在一定波长是透明的，红外能量会穿透这些材料，对这种材料应选择特殊的波长。如测量玻璃内部温度选用10μm、2.2μm和3.9μm（被测玻璃要很厚，否则会透过）波长；测量玻璃内部温度选用5.0μm波长；测低区区选用8-14μm波长为宜；再如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm波长，聚醋类选用4.3μm或7.9μm波长。厚度超过0.4mm选用8-14μm波长；又如测火焰中的C02用窄带4.24-4.3μm波长，测火焰中的C0用窄带4.64μm波长，测量火焰中的N02用4.47μm波长。
响应时间
响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度，定义为到达最后读数的95%（双色比色光纤只需要5%能量）能量所需要时间，它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。新型红外测温仪响应时间可达1ms。这要比接触式测温方法，快得多。如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时，要选用快速响应红外测温仪，否则达不到足够的信号响应，会降低测量精度。然而，并不是所有应用都要求快速响应的红外测温仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时，测温仪的响应时间就可以放宽要求了。因此，红外测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。
产品特点
1、专为测量人体额头温度设计，环境温度、额头温度动态补偿；
2、独家采用HEIMANN红外测探头，测量精度高性能更稳定；
3、具有体温偏高时的声音提示功能（分型号）；
4、可存储20次测量数据；
5、背光型液晶（LCD）数字显示；
6、华氏、摄氏良种模式选择；
7、具自动关机节电功能；
8、体积小巧，结构合理，操作方便；
9、对电气仪表设备、发动机和暖通制冷空调系统轻松进行检测，安全和快速地发现故障隐患。
使用
红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支，用红外测温仪，你可连续诊断电子连接问题和通过查找在 DC 电池上的输出滤波器连接处的热点，以检测不间断电源（UPS）的功能状态，你可检验电池组件和功率配电盘接线端子，开关齿轮或保险丝连接，防止能源消耗；由于松的连接器和组合会产生热，红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障 . 或监视电子压缩机；日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。
好处
便捷 红外测温仪可快速提供温度测量，在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内，用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实 . 轻巧，且不用时易于放在皮套中。在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。
精确 红外测温仪通常精度都是 1 度以内。这种性能在做预防性维护时特别重要，如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停机的特别事件时。用红外测温仪，你甚至可快速探测操作温度的微小变化，在其萌芽之时就可将问题解决，减少因设备故障造成的开支和维修的范围。
安全 红外测温仪能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度 ，可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触温度测量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行，精确测量就象在手边测量一样容易。
故障诊断
设备故障红外诊断最核心的问题，是要求准确地获得被测设备的温度分布或故障相关部位温度值与温升值。这个温度信息不仅是判断设备有无故障的依据，也是判断故障属性、位置、严重程度的客观依据。因此，对被测设备故障相关部位温度的计算与合理修正，将是提高检测设备表面温度准确性的关键环节。然而在现场进行设备红外检测时，由于检测条件和环境的影响变化，可能导致同一设备因检测条件不同，而得到不同的结果。因此，为了提高红外检测的准确度，必须对现场检测过程中或对检测结果的分析处理中，采取相应的对策与措施或选择良好的检测条件，或对检测现场结果进行合理的修正。
影响对策
电气设备故障无论是电流效应引起的发热故障 （导电回路故障） ，发热功率与负荷电流值的平方成正比。电压效应引起的发热故障 （绝缘介质故障） ，发热功率与运行电压的平方成正比。因此，设备的工作电压和负荷电流的大小，将直接影响到红外检测与故障诊断的效果。泄漏电流的增大，能造成高压设备部分电压不均匀。  红外测温仪如果没有加载运行或者负荷很低，则会使设备故障发热不明显，即使存在较严重的故障，也不可能因特征性热异常的形式暴露出来。只有当设备在额定电压下运行，而且负荷越大时，发热及温升才越严重，故障点的特征性热异常也暴露得越明显。因此在进行红外检测时，为了能够取得可靠的检测效果，要尽量保证设备在额定电压和满负荷下运行，即使不能做到连续满负荷运行，也应编制一个运行方案，以便在检测前和检测过程中，能让设备满负荷运行一段时间 （如 4 ～ 6h) ，使设备故障部位有足够的发热时间，并保证其表面达到稳定温升。
由于电气设备故障红外诊断时，故障判断标准往往是以设备在额定电流时的温升为依据，因此当检测时实际运行电流小于额定电流时，应该是现场实际测量的设备故障点温升换算为额定电流的温升。
表面发射
任何红外测量仪器都是通过测量电气设备表面红外辐射功率，来获得设备温度信息的。并且在红外诊断仪器接收来自目标红外辐射功率相同的情况下，因目标的表面发射率不同，将会得到不同的检测结果。也就是说，相同辐射功率，发射率越低，就会显示越高的温度。因物体表面发射率主要决定于材料性质和表面状态 （如表面氧化情况，涂层材料，粗糙程度及污秽状态等）。因此为了应用红外热像仪器准确地测量电气设备温度，必须要知道受检目标的发射率值，并将该值作为计算温度的重要参数输入计算机或者调整红外测量仪的ε修正值，以便对所测量的温度输出值进行发射率修正。消除发射率对检测结果影响的另外两种对策措施是：当使用红外热像仪进行测量时，要对发射进行修正，查出被测设备部件表面的发射率值进行发射率修正，从而获得可靠的测温结果，提高检测的可靠性；对于红外检测的故障频发设备部件，为使检测结果具有良好的可比性，可以运用敷涂适当漆料的方法来增大和稳定其发射率值，以便获得被测设备表面的真实温度。
坡度是单色宽带测温模式下的发射率与单色窄带测温模式下发射率的比值，在双色测温模式中计算所测温度时会用到。由于窄带模式的发射率无法调整，所以用单色宽带发射率除以坡度值而求得。
如果您需要注意窄带温度，通过调整坡度和宽带发射率使窄带发射率大于1.00（或小于0.10）。
发射率是衡量物体辐射红外线的能力的量度。这个值可以从 0（镜面）到1.0（黑体），如果发射率设置的值大于实际发射率，传感头的读数将偏低。例如，物体实际发射率为0.9，设置值为0.95，所测温度将偏低。
如何确定坡度
确定坡度的有效方法包括利用探针（如 RTD），热偶，或其他合适的方法测量物体温度。得到实际温度后，调整发射率的设置，直到传感头的温度读数与实际测得温度相等时，即得到正确的坡度值。
如何确定发射率
1、利用探针（如RTD）、热偶、或其他合适的方法测定物体的实际温度。调整发射率的值，直到传感头的温度读数与实际温度相同为止，即得到正确的发射率。
2、如果物体表面的一部分可以涂覆，可将物体表面用无光碳黑涂黑，这时发射率大约为0.98，将发射率设置为0.98，并测量涂黑部分的温度。最后再测量物体上涂黑部分邻近的区域，调整发射率直到温度读数与实际温度相等。这时即得到正确的发射率。
3根据下列准则来优化表面温度的测量：
1、使用测量仪器测定物体发射率。
2、尽量避免反射；将物体同周围环境中的高温热源屏蔽开。
3、物体温度较高时，如果有几个部分重叠的波长可使用，选择较短的波长。
4、对于半透明的材料，如玻璃；测温时应保证背景温度均匀且低于物体温度。
5、当发射率小于 0.9 时，传感头与目标物体表面应尽量保持垂直。不要让传感头轴线与物体表面法线之间的夹角大于45°
大气衰减
由于受检电气设备表面红外辐射能量，是经大气传输到红外检测仪器里的，这就会受到大气组合中的水蒸汽、二氧化碳、一氧化碳等气体分子的吸收衰减和空气中悬浮微粒的散射而衰减，设备辐射能量传输的衰减随着检测仪器到被测设备之间的距离，降低了被测设备辐射的透过率，所以其衰减是随距离的增大而增加，降低受检设备故障部位与正常部位的辐射对比度，也会因为红外仪器接收到的目标能量减少，使得仪器显示出来的温度低于被测故障点的实际温度值，从而造成漏检或误诊断。尤其对于检测温升较低的设备故障时，这是很不利的。检测距离增大，大气组合的影响将会越来越大。而且又要获得目标温度准确性，必须采取如下对策：尽量选择在环境大气比较干燥、洁净的时节进行检测；在不影响安全的条件下尽可能缩短检测距离，还要对温度测量结果进行合理的距离修正，以便测得实际温度值。
气象条件
不良的气象环境（雨、雪、雾及大风力等），会对设备温度检测带来不利的影响，往往会给出虚假的故障现象。为了减少气象条件的影响，尽量在无雨、无雾、无风和环境温度较稳定的夜晚进行检测。
环境辐射
在进行户外电力设备红外检测时，检测仪器接收的红外辐射除了包括受检设备相应部位自身发射的辐射以外，还会包括设备其他部位和背景的反射，以及直接射入太阳辐射。这些辐射都将对设备待测部位的温度造成干扰，对故障检测带来误差。为了减少环境与背景辐射的影响，应采取如下对策措施：  中远距离红外测温仪对户外电气设备的现场红外检测，尽可能选择在阴天或者在日落左右傍晚无光照时间进行。这样可以防止直接入射、反射和散射的太阳辐射影响，对户内设备可以采用关掉照明灯，以及要避开其他的辐射影响。
对于高反射的设备表面，应该采取适当措施来减少对太阳辐射及周围高温物体辐射的影响。或者改变检测角度，找到能避开反射的最佳角度进行检测。
为减少太阳辐射及周围高温背景的辐射影响，可在检测时采取适当的遮挡措施，或者在红外热像仪器上加装适当的红外滤光片，以便滤除太阳及其他背景辐射。
选择参数适宜的仪器和检测距离进行检测，使受检测的设备部位充满仪器视场，从而减少背景辐射的干扰。
选择
性能指标方面：如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等；环境和工作条件方面，如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等； 其他选择方面，如使用方便、维修和校准性能以及价格等，也对测温仪的选择产生一定的影响。随着技术和不断发展，红外测温仪最佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器，扩大了选择余地。
确定测温范围：测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此，用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全，既不要过窄，也不要过宽。根据黑体辐射定律，在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化，因此，测温时应尽量选用短波较好。
确定光学分辨率（距离及灵敏）：光学分辨率由 D 与 S 之比确定，是测温仪到目标之间的距离 D 与测量光斑直径 S 之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处，而又要测量小的目标，就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高，即增大 D:S 比值，测温仪的成本也越高。
应用
测量电器设备非接触红外线测温仪可以从安全的距离测量一个物体的表面温度，使其成为电器设备维修操作中不可缺少的工具。电设备方面的应用在如下应用中，红外测温仪可以有效防止设备故障和计划外的断电事故的发生。
连接器-电连接部位会逐渐放松连接器，由于反复的加热（膨胀）和冷却（收缩）产生热量、或者表面脏物、炭沉积和腐蚀。非接触测温仪可以迅速确定表明有严重问题的温升。
电动机-为了保持电动机的寿命期，检查供电连接线和电路断路器（或者保险丝）温度是否一致。
电动机轴承-检查发热点，在出现的问题导致设备故障之前定期维修或者更换。
电动机线圈绝缘层-通过测量电动机线圈绝缘层的温度，延长它的寿命。
各相之间的测量-检查感应电动机、大型计算机和其它设备的电线和连接器各相之间的温度是否相同。
变压器-空冷器件的绕组可直接用红外测温仪测量以查验过高的温度，任何热点都表明变压器绕组的损坏。
不间断电源-确定UPS输出滤波器上连接线的发热点。一个温度低的点表明可能直流滤波线路是开路。
备用电池-检查低压电池以确保连接正确。与电池接头接触不良可能会加热到足以烧毁电池芯棒。
镇流器-在镇流器开始冒烟之前检查出它的过热。
公用设施-确定出连接器、电线接头、变压器和其他设备的热点。某些型号的光学仪器范围在60:1甚至更大，使几乎所有的测量目标都在测量范围内。
非接触红外测温仪和接触类测温仪区别
非接触红外测温仪
接触类测温仪
1.非接触测温对物体无影响
1．接触测温对被测物温度场有影响
2.检测物体表面温度
2．不适合测瞬态温度
3.反应速度快，可测运动中的物体和瞬态温度
3．不便于测运动中的物体
4.测量范围宽
4．测量范围不够宽，且耗材
5.测量精度高，分辨率小
5．不适合测量有毒、高压等危险场合
6.可对小面积测温
使用
7.可同时对点，线，面测温
​8.可测绝对温度，也可测相对温度
​
技术参数
高分辨率光学技术　高准确度：1 % ；可重复性：0.5 %
最大值温度显示
激光瞄准
背光显示
温度测量范围扩展至 535 °C （999 °F)
Fluke 66:
激光瞄准系统，能以1%的准确度进行瞄准
12个点的数据记录
先进的光学技术，能够以更远的距离测量更小的目标
发射率可调，更加精确地测量温度
可选的最大、最小、差分和平均功能，可以即时显示数值，并具有Hi/Lo报警
温度测量范围扩展至 750 ℃ （1400 F)
选配探针附件，用于双接触式或非接触式温度测量Fluke 68:
激光瞄准系统，能以1%的准确度进行瞄准
12个点的数据记录
先进的光学技术，能够以更远的距离测量更小的目标
发射率可调，更加精确地测量温度
可选的最大、最小、差分和平均功能，可以即时显示数值，并具有Hi/Lo报警
温度测量范围扩展至760 oC （1400 oF)
选配探针附件，用于双接触式或非接触式温度测量
1、最大值、最小值、平均值，9笔数据记录
2、可针对不同物体调整发射率使得测量温度更为准确
3、调整发射率：0.3～1.0
4、D : S= 8 : 1
5、高低温度声音报警功能
6、带背光显示
使用问题
为了测温，将仪器对准要测的物体，按触发器在仪器的LCD上读出温度数据，保证安排好距离和光斑尺寸之比，和视场。
红外测温仪使用时应注意的问题：
1、只测量表面温度，红外测温仪不能测量内部温度。
2、波长在5um以上不能透过石英玻璃进行测温，玻璃有很特殊的反射和透过特性，不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温（不锈钢、铝等）。
3、定位热点，要发现热点，仪器瞄准目标，然后在目标上作上下扫描运动，直至确定热点。
4、注意环境条件：蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
5、环境温度，如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下，允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
注意事项
为了让红外线测温仪测量的更准，将仪器对准要测的物体，按触发器在仪器的LCD上读出温度数据，保证安排好距离和光斑尺寸之比，和视场。[1]
红外测温仪使用时应注意的问题：
定位热点，要发现热点，仪器瞄准目标，然后在目标上作上下扫描运动，直至确定热点。
不能透过玻璃进行测温，玻璃有很特殊的反射和透过特性，不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温（不锈钢、铝等）。
只测量表面温度，红外测温仪不能测量内部温度。
注意环境条件：蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
环境温度，如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下，允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
1、为了避免损坏红外测温仪，请首先使用压缩空气清除大的颗粒和灰尘，然后用一块布擦拭。
2、轻轻使用略微沾湿标明用于清洁镜头的非腐蚀性溶液或是温和的稀释肥皂溶液(溶液或是温和的稀释肥皂溶液(绝对不要使用溶的软棉布擦拭镜头(不要将布浸入液体中)剂)的软棉布擦拭镜头(不要将布浸入液体中)。使用干净的电脑监视器清洁布轻轻擦拭显示屏。
3、使用干净的电脑监视器清洁布轻轻擦拭显示屏。要清洁红外测温仪机身：要清洁测温仪机身：使用干净略湿的布轻轻擦拭测温仪机身。
4、使用干净略湿的布轻轻擦拭测温仪机身。如有需可用水加少量温和肥皂配成的溶液将布浸湿。要，可用水加少量温和肥皂配成的溶液将布浸湿。
5、当使用完成后，请尽快将红外测温仪盖上镜头盖，并放当使用完成后，请尽快将测温仪盖上镜头盖，放入携带箱内保存。
自我校准
红外线测温仪确保测温精度最重要的因素是发射率，到光斑的距离，光斑的位置，视场。自校准时完成基本误差的比对、测量距离变化影响、以及发射率的范围的确定，测试前将红外线测温仪调整到最佳状态再用于现场测试。
自校准方法如下：
参照黑体炉的原理和实际工作经验，在自校准中采用的比对标准是自制简易黑体水箱，水箱规格为450mmx300mm，自铁皮制作，内部装有电加热器。用一块稳定性较好的1．5级压力式温度计(可用检定过的玻璃液体温度计代替)作为标准器测试水箱内温度，考虑到由于对大多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度进行测量时要用黑胶布或平光黑漆涂于被测表面加以补偿，使黑胶布或黑漆达到与基底材料相同温度时，测量胶布或漆表面的温度，即为真实温度的工作经验。同时考虑光斑定位测试，用80mmx80mm的黑胶布粘贴在与压力式温度计探头同一深度的液面，待水箱中的水沸腾5min后，水箱中的温场均匀时用红外线测试仪瞄准黑胶布中心点进行比对。
技术要求 ：
红外线测温仪的基本误差和测量距离变化影响不超过表一的规定。
校准项目：
根据现场使用情况及实践经验，校准项目主要完成外观检查、基本误差的测定、测量距离变化影响的测定和发射率的范围确定。
校准步骤：　
1)外观检查，各部分装配完好，无缺损；
2)字符、标志、刻度应完整清晰；
3)外观和零部件应有良好处理，不得有锈蚀和霉斑；
4)如出现“BAT”提示，及时更换电池；
5)物镜、目镜无损伤，瞄准应清晰，如环境灰尘较大，应清洁透镜表面，用清洁空气吹掉表面浮尘，或用软毛刷刷掉灰尘。
维护
1.更换电池 
要安装或更换电池，按图 2 所示打开电池盒并放入电池。 
2.清洁透镜 
使用干净的压缩空气吹走脱落的粒子。用湿棉签小心地擦拭表面。棉签可用清水湿润。 
3.清洁机壳 
用肥皂和清水沾湿海绵或软布。为避免损坏测温仪，切勿将仪器浸入水中。
应用领域
1、食品领域(扫描管理、服务及贮存温度)，
2、电气领域(检查有故障的变压器、电气面板和接头)，
3、汽车工业领域(诊断汽缸和加热/冷却系统)，
4、HVAC领域(监视空气分层、供/回记录、炉体性能)。
故障诊断
症状
问题
动作
OL（在显示屏上）
目标温度超出范围
选择指标范围之内的目标
-OL（在显示屏上）
目标温度低于范围
选择指标范围之内的目标
​电池低电量
更换电池。
显示屏空白
可能电池耗尽
检查和/或更换电池。
激光不工作
1.电池低电量或电池耗尽 
2.环境温度高于40℃(104℉)
1.更换电池。 
2.适合用于环境温度低的区域
蜂鸣器长响
是否有设置High/Low功能，
并且测量值有超限值
重新设置或取消限值设定。