标题：高低温循环箱
产品用途
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子  高低温循环箱仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。[1]
高低温循环箱分为交变试验箱和湿热试验箱，两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展，交变试验箱是指可以一次性将需要做的温度、湿度、时间设定在仪表参数内，试验箱会按照设定走程序，湿热试验箱就是在温度的基础上加湿热系统，使做温度的同时也可以做湿度测试，使试验效果更接近自然气候，模拟出更恶劣的自然气候，从而使被测样品的可靠性更高：[2]交变试验箱容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101-LJ
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS-225-LJ
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-LJ
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-800-LJ
800×1000×1000
1550×1600×2250
LRHS-1000-LJ
1000×1000×1000
1850×1600×2250
湿热试验箱容积（单位：L） 工作室尺寸（D*W*H）mm 外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101B-LS 450×450×500 1200×1000×1650
LRHS-225B-LS 500×600×750 1300×1150×1900
LRHS-504B-LS 700×800×900 1450×1400×2100
LRHS-800B-LS 800×1000×1000 1550×1600×2250
LRHS-1000B-LS 1000×1000×1000 1850×1600×2250
低温控制方式
为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求，本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点，后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。
可程式控制器
温湿度控制仪表采用（触摸屏）全进口超大屏幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易。  控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示。
具有120组程式12000段999循环步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分。
资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机。
具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能。
具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。
高低温循环箱释义
high-low temperature chamber 高低温循环箱[3]是一种可以模拟自然环境当中的温度、湿度、温湿度循环的气候环境，测试样品在此环境中放置一个小时，相当于在户外放置一个月，在此环境中放置一个月，相当于在户外放置一年，此设备能预先了解产品的性能，从而得到改进产品性能的最有力的依据。
冷冻及风路循环系统
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温湿度分布均匀。
风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。
高低温循环箱采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体，LCD中英文触控式/触摸式屏幕，附多组PID控制功能，配备RS-232C/485C连计算机接口控制，可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/高温/低温等不同的环境条件，更搭配容易操作及学习的高准确性之编程控制及定点控制系统，提供最佳测试性能。广泛适应于产业界电子电器、军工、塑料、五金、化工等行业，如：电子零件、汽车零件、笔记本等产品虚拟气候环境测试[4]
高低温循环箱温湿度控制器： LED显示,
解 析 度： 0.1℃, 1%, P.I.D 控制
温度范围： 20℃ ～150℃
湿度范围： 20～ 98﹪R.H.
温湿度精度： ±0.5℃，±2.5﹪R.H.
升温时间： -20℃ ～ 100℃ 约需35分钟
降温时间： 20℃ ～- 20℃约需40分钟
内箱尺寸： 40×50×40cm
外箱尺寸： 92×160×87cm
内箱材质： SUS#304镜面不锈钢
外箱材质： SUS#304不锈钢
保温材质： 硬质发泡
冷冻系统： 单段风冷式欧美原装进口全封闭压缩机、环保型冷媒
保护装置： 压缩机过载保护开关，冷媒高压保护开关，陶瓷保险丝，水盘缺水保护开关，电磁开关，空焚保护开关，警报器
配 件： 窗口，上下可调隔层2片，箱内灯
重 量： 约95kg 高低温循环箱
电 源： 1∮,AC220V±10﹪50/60Hz
符合标准
GB/T2423.1.2.3
箱体结构
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。高低温循环箱底部采用高品质可固定式PU活动轮，箱体左侧配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。
技术参数
选型型号
CLM-GD(J)W-100
CLM-GD(J)W -225
CLM-GD(J)W -500
CLM-GD(J)W -800
CLM-GD(J)W -010
工作室尺寸 D×W×H
450×450×500
500×600×750
700×800×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸D×W×H
1020×800×1580
1070×10301×825
1370×1130×1975
1570×1230×2125
1570×1430×2125
总功率
A:4.5KW
B:4.7KW
C/D;5.5KW
A:5KW
B:6KW
C/D:7KW
A:6KW
B:7KW
C/D:8.5KW
A:8KW
B:11KW
C/D;12KW
A:11KW
B:12KW
C/D:16KW
净重
A:190kg
B:260kg
C/D:290kg
A:260kg
B:290kg
C/D:330kg
A:320kg
B:390kg
C/D:430kg
A:460kg
B:520kg
C/D:560kg
A:560kg
B:610kg
C/D:690kg
性能指标温度范围
A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃
湿度范围
30~98% R?H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R?H
升温时间
-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min
温湿度运行控制系统控制器
进口微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数）
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H
温湿度传感器
铂金电阻?PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器
供水系统
加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮