标题：胎心仪
简介
胎心监护目的监查胎儿胎动是否异常，根据胎心状况，做出相应的处理。检查时间孕16-28周后检查对象胎动异常或怀疑不正常的孕妇
正常的胎儿心率随子宫内环境的不同，时刻发生着变化，胎心率的变化是中枢神经系统正常调节机能的表现，也是宝宝在子宫内状态良好的表现。而胎心监护的使命是尽早发现胎儿异常，在胎儿尚未遭受不可逆性损伤时，采取有效的急救措施，使新生儿及时娩出，避免发生影响其终身的损伤。 
可以通过监测胎动和胎心率来反映胎儿在母体内的状况，在怀孕35周后孕妇每周去医院产检时，都要进行胎心监护。但这样只能在特定时段监测而不能按照需要监测，所以还需要准妈妈养成每天自行检测胎动的习惯。
胎心监护是通过绑在准妈妈身上的两个探头进行的，一个绑在子宫顶端，是压力感受器，其主要作用是了解有无宫缩及宫缩的强度；另一个放置在胎儿的胸部或背部，进行胎心的测量。仪器的屏幕上有胎心和宫缩的相应图形显示，准妈妈可以清楚地看到自己宝宝的心跳。另外还有一个按钮，当准妈妈感觉到胎动时可以按压此按钮， 机器会自动将胎动记录下来。胎心监护仪将胎心的每个心动周期计算出来的心跳数，依次描记在图纸上以显示胎心基线变异。在一定范围内，胎心基线变化表示胎心中枢N植物神经调节和心脏传导功能建立，胎心有一定的储备力。
胎心过快或过慢都是有问题的表现，但是一般性的伴随胎动的胎心过快不能说明胎儿出现了什么问题，往往是胎心过慢的风险更大，提示胎儿在宫内的储备减少，面临缺血缺氧的危险，需要医生及时予以处理。
现代医学证明，由于胎盘及脐带因素，如脐带绕颈(30%的孕妇有此现象)、胎盘供血不足和孕妇自身因素，如妊娠高血压、身体过于劳累或某一不利的固定体位等，都可能造成胎儿宫内缺氧，医学上统称为胎儿窘迫。胎儿缺氧影响胎儿正常生长发育甚至危及胎儿生命安全，已成为围产期死亡及新生宝宝神经系统后遗症产生的最主要原因。
好在胎儿发生缺氧后，其胎心率和胎动次数都会随之改变，这正是肚里的宝宝在向妈妈呼救。过去，因为胎心仪过于昂贵，而准妈妈不借助仪器便听不到胎心，医生大多会建议孕妇采取简单的数胎动方法。但由于宝宝在睡眠时胎动会随之减少,给数胎动的父母造成不必要的误会，而且一天早，中，晚三次，每次一小时的硬性时间规定，使很多孕妇不能很好的坚持，不能早期发现宝宝在腹中的呼救，从而给家庭留下了一生的遗憾。
  H10系列提倡更加科学的胎儿家庭监护，其主要内容就是利用胎心仪每天早、中、晚三次，每次2～3分钟，监测胎心率是否在正常范围：120～160跳/分钟以内，就可以了解到胎儿的健康情况。如果时间充裕，还可在家同时监测胎心率和胎动变化的相关性 ，来了解胎儿的储备功能。如以前有不良产史，或本次有合并症的，如妊娠高血压、胎位不正、脐带绕颈、糖尿病及感染等，要增加监护次数。发现胎心率及胎动异常时，立刻去医院检查治疗。所以胎儿家庭自我监护是实现优生优育不可缺少的重要环节。胎心异常的表现及原因  
 胎儿正常的心率是在120次/分～160次/分之间，若胎心率持续10分钟以上都<120/分或>160分，表明胎心率是异常的。胎心监护仪应用已较为普及，在胎心临护时，发现有胎心图形有异常，也常常用来表示胎心异常。胎心异常多数情况下是代表胎儿在宫内有缺氧，胎心异常的程度越严重，常意味胎儿缺氧也越重，但并非所有的胎心异常都是缺氧引起，除上述情况之外，孕妇本身的情况也影响胎心的变化，如孕妇发烧，胎心常常会超过160次/分，孕妇有甲状腺功能亢进，她本身的心率很快，胎儿的心率也常常超过160次/分，如果孕妇服用某些药物，如早产保胎时服用的舒喘宁，或用阿托平，都可引起母儿心率加快。胎心率慢可能由于胎儿缺氧引起，但有时孕妇服用某些药物，如心得安，药物通过胎盘作用于胎儿，引起胎儿心率减慢。在有胎心率持续慢时，要注意检查了解胎儿有无先天性心脏病的可能，此外，妊娠超过40周后，由于胎儿的神经系统的发育问题，胎心有时也可低于120次/分，因此在有胎心异常时，需仔细地分析情况，作出正确的判断及处理，如确实有胎儿缺氧存在，应及早分娩。
海贝贝超声胎心仪
主要特点  
- 高分辨率彩色屏幕，胎心率自动计算、数字显示 
- 胎心率信号动态显示，信号质量提示，形象直观 
- 高灵敏度2MHz宽波束脉冲波超声探头，可以获得更大的聚焦区，在更大的深度实现更加均匀的覆盖 
- 无论孕妇何种状况，甚至肥胖，均可轻松检测 
- 专业的深度防水探头，便于消毒清洁，并可用于监测水下分娩 
- 内置高保真扬声器播放胎心音 
- 主动降噪，胎心音洪亮清晰，音量大小可调 
- 整机低功耗设计，独特电源管理和自动切断技术，可选自动关机时间，保护电池寿命 
- BCM200专业版胎心数字和波形记录软件、数据线 
Functions/功能
1.胎心率液晶显示器显示查看胎心率更方便，免去人工计算胎心率的麻烦 
2.低电池显示 
3.胎儿心率信号质量显示 
4.内置扬声器，可不用外接配件即可实现多人同时聆听胎儿心音 
Features/特点
1.内置背景光线 
2.高灵敏度多普勒探测器 
3.分体式设计：主机和探头分开设计，使寻找胎心位更为方便 
4.人体工程学设计 
5.外观小巧漂亮，韩国时尚的流线型设计 
6.高清晰度胎儿心率声音,抗外界声音干扰 
7.使用简便 
8.低功率消耗 
9.长时间连续监测（6小时） 
Specifications/详细说明
显示：
1.胎心率LCD液晶显示器显示 
2.低电池显示 
3.胎儿心率信号质量显示 
4.内置背景光线 
超声波特征
1.连续波多普勒 
2.声输出声强: < 10mW/cm2 低超声功率输出——仅为美国FDA标准的1.38%！！！ 
3.超声波频率: 2.0MHz 
4.胎儿心率探测方式:自相关处理 
音频：
1.内置扬声器 
2.内置扬声器输出功率：1.2W 
3.耳机音频输出功能 
4.耳机：3.5mm听筒塞孔 
其他功能
1.自动关闭声音：1分钟 
2.自动关闭电源：5分钟 
3.个人计算机接口：声卡(BCM220 S/W) 
4.胎心测量敏感性：胎儿10 ~12周即可测量 
安全标准
1.遵照EN60601-1， EN60601-1-1， EN60601-2 
2.II类设备，双层绝缘 
3.连续作业 
4.应用BF类型部件 
物理特性
1.主机：128 mm (H) x 75 mm (L) x 26 mm (D) 
2.超声波探头：138 mm (H) x 25 mm (L) x 25 mm (D) 
3.重量：190g 
环境
1.操作温度：10°C to 40°C (50°F to 104°F) 
2.存贮温度：-20°C to 60°C (-4°F to 140°F) 
3.相对湿度：20%到90% 
4.海拔高度：0 ~ 3048m (0 ~ 10,000ft) 
电源
1.1.5V电池 X 2 (AA类型) 
2.6个小时(持续使用)
BabySound胎心仪
  BabySoundBabySound胎心仪是一种手持式胎儿心率检查设备，适用于胎儿心率的监测。
BabySound胎心仪有两种型号：Baby Sound A和Baby Sound B，均有音频输出。
Baby Sound A是一种简易型的听诊器。
Baby Sound B是一种高性能带有液晶数字显示的型号。安全指南仪器为内部电源设备，电击防护类为B型应用部分。 
B型应用部分表示对电击有特定防护的程度。B型保护表示病人连接应符合IEC 6060l-l对允许漏电流和电介质强度的规定。仪器符合GB/T14710-1993中气候环境Ⅱ组，机械环境Ⅱ组的规定。
为避免可能受到的伤害，请在操作仪器时一定要遵守如下使用安全说明。
1、仪器内部是精密电子线路，请勿擅自打开。
2、仪器必须由经过授权的合格工程师维修。
3、如果仪器长时间不用，请务必及时取出电池；废旧的电池根据当地的环保要求处理。
4、胎心仪的设计为可连续工作型，是普通设备，注意避免被溅湿。
5、不要在有可燃性气体例如有麻醉剂的地方使用，会有爆炸的危险。
6、请勿将电池丢至火中，以免引起爆炸。
7、在使用电池时切勿短路或正负极装反。
8、电池必须贮存在阴凉、干燥的环境下。
9、电磁干扰——确保仪器的使用环境不受较强的电磁干扰源，例如无线发报机或移动电话等的干扰。
10、仪器禁止碰撞以免损坏。
11、仪器在使用时要远离高频手术设备。
12、仪器要远离锋利刀具。
13、仪器正常使用寿命为5年，正确的维护和使用可延长仪器的使用寿命。
14、仪器在有效的生命期后，应返回给制造商循环利用或按当地规定进行处理。主要特点探头和主机为一体式设计
超薄外形、轻便、灵巧、美观
独特的双耳机插孔配置使得准爸爸、准妈妈可以同时倾听胎心音
高灵敏度超声探头
超低超声输出强度，拥有极高的安全品质
超低能耗，两节标准的7号碱性电池能够满足不低于8个小时的检测
可通过音频线接具有录音功能的设备，实时记录胎心音
高精度FHR数字LCD显示 (Baby Sound B)
15s无信号屏幕锁定，方便准妈妈单独使用时察看胎心率 (Baby Sound B)基本操作① 初次使用前，必须将胎心仪电池盖打开，装入符合要求电池。
② 插入耳机到主机的耳机插座。
③ 开机：向上旋转左侧开关/音量旋钮开机，对于Baby Sound A，LED工作指示灯绿色显示。对于Baby Sound B，LCD显示“― ― ―”。
④ 找胎位：首先用手摸胎位，找到胎心最佳位置。然后将适量超声耦合剂均匀抹在超声探头声学面上，将探头贴在孕妇腹壁，调整探头位置或角度取得最优的胎心信号。如4-1所示。根据信号调节音量。
  胎心位置
图4-1 使用示例
注意：在查找胎儿位置时不要将音量开到最大。
⑤ 胎心率计算：对于Baby Sound A，由听到的胎心音计算胎心率；对于Baby Sound B，LCD显示数值为胎心率数值，每次听取1分钟左右。
⑥ 操作结束后，向下旋转左侧开关/音量旋钮直接关机。
⑦ 用柔软的布擦去探头上多余的耦合剂。安全标准符合标准GB9706.1-2007、GB9706.9-2008、IEC 60601-1:1988+A1:1991+A2:1995
分类：
防电击类型：内部电源设备
防电击程度：B型应用部分 
防进液程度：防护等级IPX0
有可燃气体的安全程度：不适合在有可燃性气体的环境中使用工作模式连续工作适用范围适用于怀孕12周以上的胎心测量物理特性尺寸：110mm(长)× 55mm(宽) ×16.8mm(高)（探头最高点距上壳平面26mm）
重量：约80 g(含电池)工作环境温度：+5℃～+40℃　　
湿度：≤ 80%
大气压力：70 kPa ～ l06 kPa运输和存储环境温度：-10 ℃ ～ + 55 ℃
湿度：≤ 93%
大气压力：50 kPa ～ l06 kPa电池类型两节1.5V电池(型号：AAA LR03)胎心率性能胎心率范围：50 BPM ～ 240 BPM（BPM：每分钟跳动次数）
分辨率：1 BPM
精度：± 2 BPM
功耗：< 1 W探头标称频率：2.0 MHz
工作频率：2.0 MHz ± 10%
峰值负声压：P_ < 0.5 MPa
输出波束声强：Iob < 10 mW/cm2
空间峰值时间平均声强：Ispta < 50 mW/cm2
超声输出强度：Isata < 5 mW/cm2
超声输出功率：P < 10 mW
工作模式：连续波超声多普勒
有效超声发射面积：208 mm2 ± 15%