标题：室内甲醛检测仪
仪器介绍
室内甲醛检测仪为最新研发的分光光度检测仪，能同时检测六种室内污染气体（甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC）的现场检测仪器，全触摸式按纽设计，大屏幕LCD显示温湿度环境条件，芯片集成控制，气体检测时间可由电子控制调整，达到设定的时间后，可自动停止工作，可现场对甲醛液晶显示读数，得出精确甲醛结果，内置微型打印机，可直接打印温度、湿度、甲醛浓度、检测单位、检测日期时间、超标结果结论，同时外置采样仪箱体内存放设计，更便携轻便。且操作简便、设计合理、外形美观。
适用范围
适用于监理、监测机构、治理公司、装修装饰公司、建筑公司、车间厂矿、也可用于科研、教学、实验室。  室内甲醛检测仪JC-5款[1]仪器适用场所：居室、办公室、宾馆、饭店、商场等场所。主要技术参数：电压 220Vac 
频率 50/60hz 
功率 6*2.5W 
流量 6*1.5L/min 
重量 4kg 
检测范围 0.00-4.00毫克/立方米
工作电流 5A 
外观尺寸 40*28*16cm 
响应时间 5-35分钟
空气污染检测取样方法
《室内环境质量评价标准》明确规定了监测与评价的采样要求。采样点的数量根据室内面积大小和现场情况而确定，一般50平方米以下的房间设1至3个点，50至100平方米的房间设3至5个点，100平方米以上的房间至少设5个点，对角线或梅花式布点；采样时应避开通风道和通风口，离墙壁距离应大于1米；采样点离地面高度0.8米至1.5米。评价居室时应在人们正常活动情况下采样，至少监测一天，一天两次，不开门窗；评价办公建筑物时应选择在无人活动情况下采样，至少监测一天，一天两次，不开门窗。
室内空气污染检测须知
对于室内空气质量检测，消费者除了知道要找有资质的检测机构的意识逐渐增强外，而对最重要的检测过程中一些直接影响检测结果的重要细节还不了解，甚至可以说是一无所知。其实，任何检测都是有严格的检测条件的，特别是当消费者想用检测结论作为解决纠纷、甚至进行法律诉讼的证据时，没有标明检测条件的检测报告不过是废纸一张。因此，以下介绍一些国家标准中规定的检测条件，以便您在今后的空气质量检测中更好地与检测单位沟通、配合，同时监督检测机构规范操作，获得更加客观可靠的检测结论。
1.检测应安排在装饰、装修彻底完工至少7天以后进行。很多消费者都认为刚装修完立即检测最好，但实际上油漆、涂料的保养期一般为7天，7天之内正是挥发各种污染物浓度最高的时候，7天之后基本能降低到稳定状态，这时才是检测的最佳阶段。
室内空气质量标准
GB/T18883-2002室内空气质量标准
序号
参数类别
参数
单位
标准值
备注
1 
物理性 
温度 
℃ 
22—28 
夏季空调 
16—24 
冬季采暖 
2 
相对湿度 
% 
40—80 
夏季空调 
30—60 
冬季采暖 
3 
空气流速 
m/s 
0.3 
夏季空调 
0.2 
冬季采暖 
4 
新风量 
m3/h.人 
30
5 
化学性 
二氧化硫SO2 
mg/立方米 
0.50 
1小时均值 
6 
二氧化氮NO2 
mg/立方米 
0.24 
1小时均值 
7 
一氧化碳CO 
mg/立方米 
10 
1小时均值 
8 
二氧化碳CO2 
% 
0.10 
日平均值 
9 
氨NH3 
mg/立方米 
0.20 
1小时均值 
10 
臭氧O3 
mg/立方米 
0.16 
1小时均值 
11 
甲醛HCHO 
mg/立方米 
0.10 
1小时均值 
12 
苯C6H6 
mg/立方米 
0.11 
1小时均值 
13 
甲苯C7H8 
mg/立方米 
0.20 
1小时均值 
14 
二甲苯C8H10 
mg/立方米 
0.20 
1小时均值 
15 
苯并[a]芘B(a)P 
mg/立方米 
1.0 
日平均值 
16 
可吸人颗粒PMl0 
mg/立方米 
0.15 
日平均值 
17 
总挥发性有机物TVOC 
mg/立方米 
0.60 
8小时均值 
18 
生物性 
氡222Rn 
mg/立方米 
2500 
依据仪器定 
19 
放射性 
菌落总数 
Bq/立方米 
400 
年平均值（行动水平） 
①新风量要求≥标准值，除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值； ②行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。　GB/T50325-2001室内空气质量标准　民用建筑工程室内环境污染控制规范修订版8月1日起实施 提出民用建筑室内环境污染控制的新要求 购买新房注意室内环境甲醛污染和放射性污染问题 为了进一步控制室内环境污染，提高民用建筑工程的室内环境质量，日前国家建设部对实施4年多的《民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50235》进行了局部修订。根据建设部2006年第428号公告要求，修订版的《规范》将于今年8月1日起强制实施。
GB/T 18883-2002　2003-03-01实施) 
前言 为保护人体健康，预防和控制室内空气污染，制定本标准。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录D为规范性附录。
本标准为首次发布。
本标准由卫生部、国家环境保护总局《室内空气质量标准》联合起草小组起草。
本标准主要起草单位：中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所，中国环境科学研究院环境标准研究所，中国疾病预防控制中心辐射防护安全所，北京大学环境学院，南开大学环境科学与工程学院，北京市劳动保护研究所，清华大学建筑学院，中国科学院生态环境研究中心，中国建筑材料科学院环境工程所。
本标准于2002年11月19日由国家质量监督检验检疫总局、卫生部、国家环境保护总局批准。
本标准由国家质量监督检验检疫总局提出。
本标准由国家环境保护总局和卫生部负责解释。 
1 范围
本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。
本标准适用于住宅和办公建筑物，其它室内环境可参照本标准执行。
国家颁布的《住宅设计规范》（GB50096-2011）规定：
7.5.3 住宅室内空气污染物的活度和浓度应符合表7.5.3的规定。
表7.5.3住宅室内空气污染物限值
污染物名称 活度、浓度限值
氡 ≤200(Bq/m3)
游离甲醛≤0.08(mg/m3)
苯 ≤0.09(mg/m3)
氨 ≤0.2(mg/m3)
TVOC ≤0.5（mg/m3）
《室内空气质量标准》 GB 50325—2001
国家质量监督检验检疫总局、国家卫生部、国家环境保护总局发布
2002年11月19日批准发布，自2003年3月1日起实施
1 范围
本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。
本标准适用于住宅和办公建筑，其它室内环境可参照本标准执行。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T9801 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法
GB/T11737 居住区大气中苯、甲醛和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法
GB/T12372 居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的Saltzman法
GB/T14582 环境空气中氡的标准测量方法
GB/T14668 空气质量 氨的测定 纳氏试剂比色法
GB/T14669 空气质量 氨的测定 离子选择电极法
GB14677?? 空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法
GB/T14679 空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法
GB/T15262 环境空气 二氧化硫测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法
GB/T15435 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法
GB/T15437 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二硫酸钠分光光度法
GB/T15438 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法
GB/T15439 环境空气 苯并[a]芘测定 高效液相色谱法
GB/T15516 空气质量 甲醛测定 乙 丙酮分光光度法
GB/T16128 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺 分光光度法
GB/T16129 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法
GB/T16147 空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法
GB/T17095 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准
GB/T18204.13 公共场所室内温度测定方法
GB/T18204.14 公共场所室内相对湿度测定方法
GB/T18204.15 公共场所室内空气流速测定方法
GB/T18204.18 公共场所室内新风量测定方法 示踪气体法
GB/T18204.23 公共场所空气中一氧化氮检验方法
GB/T18204.24 公共场所空气中二氧化氮检验方法
GB/T18204.25 公共场所空气中氨检验方法
GB/T18204.26 公共场所空气中甲醛测定方法
GB/T18204.27 公共场所空气中臭氧检验方法
3 术语和定义
3.1 室内空气质量参数（indoor air quality parameter）
指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。
3.2 可吸入颗粒物（particles with diameters of 10um or less,PM10）
指悬浮在空气中，空气动力学当量直径小于等于10um的颗粒物。
3.3 总挥发性有机化合物（Total Volatile Organic TVOC）
利用Tenax GC或Tenax TA采样，非极性色谱柱（极性指数小于10）进行分析，保留时间在正已烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。
3.4 标准状态（normal state）
指温度273K，压力为101.325kPa时的干物质状态。
4 室内空气质量
4.1 室内空气应无毒、无害、无异常嗅味[2]
编制室内空气质量标准目的及意义
室内空气污染不仅破坏人们的工作和生活环境，而且直接威胁着人们的身体健康。这主要是因为：（1）人们每天大约有80%以上的时间是在室内度过的，所呼吸的空气主要来自于室内，与室内污染物接触的机会和时间均多于室外。（2）室内污染物的来源和种类日趋增多，造成室内空气污染程度在室外空气污染的基础上更加重了一层。（3）为了节约能源，现代建筑物密闭化程度增加，由于其中央空调换气设施不完善，致使室内污染物不能及时排出室外，造成室内空气质量的恶化。
室内空气污染包括物理、化学、生物和放射性污染，来源于室内和室外两部分。室内来源主要有消费品和化学品的使用、建筑和装饰材料以及个人活动。如（1）各种燃料燃烧、烹调油烟及吸烟产生的CO、NO2、SO2、可吸入颗粒物、甲醛、多环芳烃（苯并[a]芘）等。（2）建筑、装饰材料、家具和家用化学品释放的甲醛和挥发性有机化合物（VOCs）、氡及其子体等。（3）家用电器和某些办公用具导致的电磁辐射等物理污染和臭氧等化学污染。（4）通过人体呼出气、汗液、大小便等排出的CO2、氨类化合物、硫化氢等内源性化学污染物，呼出气中排出的苯、甲苯、苯乙烯、氯仿等外源性污染物；通过咳嗽、打喷嚏等喷出的流感病毒、结核杆菌、链球菌等生物污染物。（5）室内用具产生的生物性污染，如在床褥、地毯中孳生的尘螨等。
室外来源主要有（1）室外空气中的各种污染物包括工业废气和汽车尾气通过门窗、孔隙等进入室内。（2）人为带入室内的污染物，如干洗后带回家的衣服，可释放出残留的干洗剂四氯乙烯和三氯乙烯；将工作服带回家中，可使工作环境中的苯进入室内等。
目前我国对于住宅和办公建筑物室内空气质量缺乏系统的标准，为了控制室内空气污染，切实提高我国的室内空气质量，在借鉴国外相关指标、标准的基础上，结合我国的实际情况，参考国内现有的标准，特制定《室内空气质量标准》。
工作原理
室内甲醛检测仪采用高灵敏度电化学传感器原理，结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品，空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收，反应生成嗪，嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。根据颜色深浅，在现场直接比色测定。 
由于室内污染的检测数值与检测环境的温度、湿度、气压等都有很大关系，所以，按正常的检测，往往检测出来数值会与预想的有所偏差。 
六合一检测仪，可以快速检测室内甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC六种污染气体，可以显示日期、检测时间，检测现场的温度及湿度数据，左侧为中文显示液晶屏，右侧为采样定时操作，中间为热敏打印机，可以现场快速采样实时分析，并可将检测的日期时间、温度、湿度及执行标准、甲醛含量及是否合格打印成报告。甲醛检测采用国标酚试剂分光光度法，使用进口光电传感器，检测精度高，检测下限低，解决了电化学甲醛检测仪传感器零点易漂移，采样时容易受到其他化学气体干扰的缺点。
性能特点
1、多功能：可同时检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC有害气体 。 
2、时间、温湿度显示：为了适应室内环境监测的需要，该仪器可现场显示采样的日期时间及温度、湿度情况，并可随检测结果一同打印出来 。 
3、自动控制：可在0～99分钟内任意设定时间，操作方便、直观，采样结束时自动停止工作； 
4、分路控制：本仪器采用了6电机、6泵、大流量、独立气路结构，在采样过程中，各采样流量互不干扰，可以根据实际需要选择6路同时工作或者任意各气路同时工作； 
5、数据调整：可根据检测的需要调整机器出具不同的检测结果，并自我对机器进行数据校准 。 
6、独立、轻便：本仪器体积小，重量轻，携带方便，内置采样器，无须在另外购置气体采样器； 
7、美观：彩色PC面膜面板，触摸按键，美观精致；
GB/T50325-2001室内空气质量标准
民用建筑工程室内环境污染控制规范修订版8月1日起实施 
提出民用建筑室内环境污染控制的新要求 
购买新房注意室内环境甲醛污染和放射性污染问题 
服务方向
1、消费者、企事业单位 
①新居入住前室内空气质量检测 诊断室内空气质量、保障人居环境健康。 
②室内空气质量问题排查检测 检测已经居住的、有疑虑的房屋，诊断室内空气质量、保障人居环境健康。 
2、商场、酒店、宾馆、体育馆、影剧院、酒吧、夜总会、医院、学校、幼儿园等公共、娱乐、教育场所 
①室内空气质量摸底检测 在政府管理部门或环境监督部门进行环境质量行政检查之前，进行先导性或摸底性检测，及早发现问题，以利于委托方提前采取补救措施，避免行政检查不合格的严重风险。 
②室内空气质量日常检测 诊断室内空气质量、保障公共环境健康。 
新版《规范》提出了哪些民用建筑工程室内环境污染控制的要求，与已经实施4年的原版《规范》相比，有哪些变化，中国室内环境监测委员会宋广生主任总结了新版《规范》主要涉及的八个方面问题： 
一、加强对混凝土外加剂的甲醛污染控制。以前室内环境监测中心在检测毛坯房时发现室内环境甲醛污染问题。修订版《规范》要求，第一次提出了在控制混凝土外加剂里面的氨气污染同时，控制混凝土外加剂里面的甲醛污染，因为在检测中发现，许多混凝土外加剂（减水剂）的主要成分是芳香族磺酸盐与甲醛的缩合物。如果在生产时合成工艺控制不当，产品很容易带有大量的游离甲醛，从而造成毛坯房室内空气中甲醛超标。应该引起广大消费者的注意。 
二、加强对建筑装饰装修材料污染的控制。新版《规范》要求对室内装饰用瓷质砖的放射性同花岗岩材料一样进行放射性检测和控制，I类民用建筑工程室内装修采用的无机非金属装修材料必须符合国家A类标准。同时强调民用建筑工程室内装修时，不应采用107胶粘剂等聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂。室内装修中所使用的木地板及其他木质材料，严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。 
三、加强民用建筑工程的土壤氡控制。新版《规范》要求，新建、扩建的民用建筑工程设计前，应进行建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率调查。并对土壤表面氡析出率测定城市区域性土壤氡水平调查方法提出了原则性意见。 
四、加强对同一种建筑装饰材料的不同批次的污染检测。为了控制使用量较大的材料的污染问题，规范要求民用建筑工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500m2时，天然花岗岩石材或瓷质砖使用面积大于200m2时，应对不同产品、不同批次材料的有害物质指标进行复验。 
五、规范室内环境污染物浓度检测点的设置。修订后的《规范》要求随着房间面积的增加，测量点数也有适当增加，但不是成比例的增加，提高了可操作性。
注意事项
1.检测用水必须是蒸馏水去离子水或者纯净水。 
2.气泡吸收瓶且勿接入进气孔，否则会产生倒吸，损坏仪器！损失吸收液。 
3.所有玻璃器具在第一次使用前，需用化学试验室中的酸洗液、自来水、蒸馏水清洗干净。 
4.每次检测结束后应及时气泡吸收瓶中有色溶液，再用酸洗液、自来水、蒸馏水清洗干净，以防玷污和腐蚀比色瓶和气泡吸收管。[3]