标题：一体化温度变送器
基本信息
  特点
超小型（模块φ44×18 ）一体化，通用性强
二线制 4~20mA DC 输出。传输距离远，抗干扰能力强。
冷端、温漂、非线形自动补偿。
测量精度高，长期稳定性好。 
温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺，适应于各种恶劣和危险场所使用。 
一体化设计，结构简单合理，可直接替换普通装配式热电偶、热电阻。 
机械保护 IP65 。 
采用热电偶温变，可免用补偿导线，降低成本
液晶、数码管、指针等多种指示功能方便现场适时监控。 
现场环境温度 >70 ℃ 时，变送器和现场显示仪表可采用分离（隔离）式安装。如条件不允许可采用延长保护管长度的方法以达到保护温度变送器的目的。
防爆等级： dIIBT4 、 dIIBT5 。CT4.CT6
防护等级： IP54,IP65
可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构，也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用。
技术指标
类 别 SBW 模块式温变 SBW 一体化温变 
准 确 度 0.2%F.S 0.5%F.S 
输 入 热电偶： B 、 S 、 T 、 K 、 J 
热电阻： Pt100 、 Pt10 、 Cu100 、 Cu50 
输 出 二线制 4-20mA DC 或者三线制 4-20mA DC 
使用温度 -25-85 ℃ （一体化 LCD 表头时 0-60 ℃ ） 
温度影响 ≤0.05%/ ℃ 
湿 度 5-95%RH 
现场显示 无 3　1/2LED 3 1/2LCD 0-100% 等分刻度 
显示精度 无 数字式： 0.5 级 指针式： 2.0 级 
负载能力 < 600 Ω （额定负载 250 Ω ） 
外形尺寸 44×18 70 ×100（中继器）
一体化温度变送器一般由测温探头（热电偶或热电阻传感器）和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内，从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。
一体化温度变送器的输出为统一的4～20mA信号；可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表
技术要求
1）一体化温度变送器可通过HART调制解调器与上位机通讯或与手持器和PC机对变送器的型号、分度号、量程进行远程信息管理、组态、变量监测、校准和维护功能；
2)一体化温度变送器可按用户实际需要调整变送器的显示方向，并显示变送器所测的介质温度、传感器值的变化、输出电流和百分比例；
3)一体化温度变送器采用硅橡胶或环氧树脂密封结构，因此耐震、耐湿、适合在恶劣的现场环境安装使用。
4)现场安装在热电偶、热电阻的接线盒内使用，直接输出4-20mA、0-10mA的输出信号。这样既节约了昂贵的补偿导线费用，又提高了信号远距离传输过程中的抗干扰能力；
5)热电偶变送器具有冷端温度自动补偿功能；
6)精度高、功耗低，使用环境温度范围宽，工作稳定可靠；
7)适用范围广、既可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构，也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用；
利用液体静压力的测量原理工作
利用液体静压力的测量原理工作。该变送器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号，再经放大电路放大和补偿电路补偿，感器将测量到的压力转换成电信号，再经放大电路放大和补偿电路补偿，最后以4～电流方式输出。
一体化温度变送器能有实际的真空，而是在电路处理环节上进行调整以获得绝对压力。表压测量变送器相对于大气压力测量，相当于P2参考大气压力参考大气压力P0。相对于大气压力测量，相当于参考大气压力。现场大部分的压力测量是这种情况，例如主蒸汽压力测量等。测量是这种情况，例如主蒸汽压力测量等。差压测量变送器差压测量变送器主要分为液位测量和流量测量。差压测量变送器主要分为液位测量和流量测量。
一体化温度变送器的延伸理解液位传感器基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理，基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理，采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器，将静压转换为电信号，散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器，将静压转换为电信号，再经过温度补偿和线性修正，转化成标准电信号。
一体化温度变送器通过平衡电路将这个微小的电容变化转化成标准的电流（或电压）输出，从而便得到了与压力变化成线性关系输出的电流（或电压）信号。输出，从而便得到了与压力变化成线性关系输出的电流（或电压）信号。电感式变压器的工作原理也是类似的。
工作原理
防爆热电偶利用间隙隔爆原理，当腔内发生爆炸时，能通过接合面间隙熄火和冷却，使爆炸后的火焰全温度传不到腔外，从而进行防爆。 
热电偶(热电阻)产生的热电势(电阻)经过温度变送器的电桥产生不平衡信号，经放大后转换成为4-20mA的直流电信号给工作仪表，工作仪表便显示出所对应的温度值。
测温范围及允差
1）热电阻测温范围及允差
型号
分度号
测温范围
精度等级
允许偏差
WZPB
Pt100
-200℃~+500℃
A级
B级
±(0.15+0.002t)
±(0.30+0.005t)
WZCB
Cu50 Cu100
-50℃~+100℃
---
±(0.30+0.006t)
2）热电偶测温范围及允差
型号
分度号
允差等级
Ⅰ
Ⅱ
允差值
测温范围
允差值
测温范围
WRNB
K
±1.5℃
-40℃~+375℃
±2.5℃
-40℃~+333℃
±0.004t
375℃~1000℃
±0.0075t
333℃~1200℃
WRMB
N
±1.5℃
-40℃~+375℃
±2.5℃
-40℃~+333℃
±0.004t
375℃~1000℃
±0.0075t
333℃~1200℃
WREB
E
±1.5℃
-40℃~+375℃
±2.5℃
-40℃~+333℃
±0.004t
375℃~1000℃
±0.004t
333℃~900℃
WRFB
J
±1.5℃
-40℃~+375℃
±2.5℃
-40℃~+333℃
±0.004t
375℃~1000℃
±0.004t
333℃~750℃
WRCB
T
±0.5℃
-40℃~+125℃
±1.5℃
-40℃~+333℃
±0.004t
125℃~350℃
±0.0075t
333℃~350℃

选型原则
一体化温度变送器一般由测温探头（热电偶或热电阻传感器）和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内，从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。
热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后，再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿，经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4～20mA的恒流信号。
温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后，再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差，最后放大转换为4～20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故，变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时，变送器会输出最大值（28mA）以使仪表切断电源。
一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。
一体化温度变送器的输出为统一的4～20mA信号；可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。
SBW系列温度变送器模块为24V供电、二线制的一体化变送器。产品采用进口集成电路，将热电阻或热电偶的信号放大，并转换成4-20mA的输出电流,或0～5V的输出电压。其中铠装变送器可以直接测量气体或液体的温度特别适用于低温范围测量，克服了冷凝水对测温所带来的影响.
功能特点
一体化温度变送器一般由测温传感器探头和两线制固体电子单元组成，它采用固体模块形式将温度传感器探头直接安装在接线盒内，从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器是温度传感器与变送器的完美结合，以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制 4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 DCS 等，实现对温度的精确测量和控制。一体化温度变送器通常可分为热电阻和热电偶两种类型。
热电阻型温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后，再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿，经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4到20mA的恒流信号。有些温度变送器增加了显示单元，有些还具有现场总线功能。
热电偶型温度变送器则通常由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后，再由线性电路消除热电势与温度的非线性误差，最后放大转换成4到20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故，变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时，变送器会输出最大值以使仪表切断电源。
一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。 它的应用范围非常广范，既可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构，也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用。
分类
一体化温度变送器分类：热电阻一体化温度变送器和热电偶一体化温度变送器。
热电阻一体化温度变送器：是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后，再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿，经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4～20mA的恒流信号。 热电偶一体化温度变送器：一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后，再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差，最后放大转换为4～20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故，变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时，变送器会输出最大值（28mA）以使仪表切断电源。
热电偶一体化温度变送器是一体化温度变送器的一种，一般由测温探头（热电偶传感器）和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内，从而形成一体化的变送器。
特点分析
模拟型特点
● 精度高 
● 量程、零点外部连续可调
● 稳定性能好 
● 正迁移可达500%、负迁移可达600%
● 二线制 
● 阻尼可调、耐过压
● 固体传感器设计 
● 无机械可动部件、维修量少
● 重量轻（2.4kg） 
● 全系列统一结构、互换性强
● 小型化（166mm总高） 
● 接触介质的膜片材料可选 
● 单边抗过压强 
● 低压浇铸铝合金壳体
智能型特点：
●超级的测量性能，用于压力、差压、液位、流量测量
●数字精度：+（-）0.05%
●模拟精度：+（-）0.75%+（-）0.1%F.S
●全性能：+（-）0.25F.S
●稳定性：0.25% 60个月
●量程比：100：1
●测量速率：0.2S
●小型化（2.4kg）全不锈钢法兰，易于安装
●过程连接与其它产品兼容，实现最佳测量
●世界上唯一采用H合金护套的传感器（专利技术），实现了优良的冷、热稳定性
●采用16位计算机的智能变送器
●标准4-20mA，带有基于HART协议的数字信号，远程操控 
●支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
性能指标
类 别
SBW 模块式温变
HN -SBW 一体化温变
准 确 度
0.2%F.S 0.5%F.S
输 入
热电偶： B 、 S 、 T 、 K 、 J 
热电阻： Pt100 、 Pt10 、 Cu100 、 Cu50
输 出
二线制 4-20mA DC
使用温度
-25-85 ℃ （一体化 LCD 表头时 0-60 ℃ ）
温度影响
≤0.05%/ ℃
湿 度
5-95%RH
现场显示
无
3　1/2LED 3 1/2LCD 0-100% 等分刻度
显示精度
无
数字式： 0.5 级 指针式： 2.0 级
负载能力
< 600 Ω （额定负载 250 Ω ）
外形尺寸
44×18
70 ×100（中继器）

选型方法
型号
类别
感温元件 
材料
现场显示
安装固定 
方式
接线 
盒形式
保护 
管直径
隔爆标志
内芯结构
保护管特征
说 明
HN -SBW
温度变送器
R
热电偶
Z
热电阻
M
镍铬硅-镍铬{ N }
N
镍铬-镍硅 { K }
E
镍铬-铜镍 { E }
F
铁-铜镍{ J }
C
铜-铜镍{ T }
P
铂 {Pt100}
C
铜 {Cu50}
Y
现场液晶显示
1
无固定装置
2
固定螺纹
3
活动法兰
4
固定法兰
5
活络管接头式
6
固定螺纹锥形式
7
直形管接头式
8
固定螺纹管接头式
9
活动螺纹管接头式
2
防喷式
3
防水式
4
防爆式
0
Ф16
1
Ф12
2
Ф16高铝质管
3
Ф20高铝质管
B
隔爆
无
普通元件
K
铠装元件
F
防腐型
N
耐磨型
HN -SBW
R
N
Y
2
4
0
B
K
F
典型型号选型

保养维护
由于一体化温度变送器体积较小，但是用处都不少。我自己的维护经验就是这样做的：
一体化温度变送器的使用注意：
1、布线：安全火花回路的接线（输入信号线），必须是带有绝缘套或屏蔽的导线，并且和非安全火花回路的接线彼此隔离，以免互相混触。
2、不同型号温度变送器按说明书接线，对于具有安全火花回路的防爆仪表接线时一定不能接错，并要仔细检查是否有短接或接错。
3、使用温度变送器时，要特别注意普通型与本安型之分，普通型不能安装在危险区，本安型可以安装在危险区。
4、热电阻变送器输入为三线制各连接导线的线路电阻应相等并处于同一环境温度内。
一体化温度变送器的维护常识：
1、对于防爆仪表原则上不允许拆卸安全火花回路的元件和调换仪表接线，如需要更换，则应按防爆要求进行。
2、定期检查时，为了精确地读出数据，要在输出端子之间，连接数字电压表进行测量，而不要拿掉安全火花回路线。
3、仪表出现故障后，应停电进行检查，未查出故障不得送电。
4、温度变送器在运行中应保持清洁。
一体化温度变送器的优势
1.结构简单、2.节省引线、3.输出信号大、4.抗干扰能力强、线性好、5.显示仪表简单、6.固体模块抗震防潮、7.有反 
接保护和限流保护、8.工作可靠。
输出信号：的输出为统一的4～20mA信号；
适用范围：可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。
SBW系列温度变送器模块为24V供电、二线制的一体化变送器。产品采用进口集成电路，将热电阻或热电偶的信号放大，并转换成
4-20mA的输出电流,或0～5V的输出电压。其中铠装变送器可以直接测量气体或液体的温度特别适用于低温范围测量，克服了冷凝水对
测温所带来的影响.
组成：一体化温度变送器一般由测温探头（热电偶或热电阻传感器）和两线制固体电子单元组成。
安装：采用固体模块形式将测温探头直接安装
类型：一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。
热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放
大后，再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿，经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4～20mA的恒流信号。
温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是
将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后，再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差，最后放大转换为4～20mA电流输出信号。
为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故，变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时，变送器会输
出最大值（28mA）以使仪表切断电源。
一体化温度变送器如何选择
TL-SBW系列一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品，是集散系统、数字总线系统的必备产品。一体化温度变送器一般由测温探头（热电偶或热电阻传感器）和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内，从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。
一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。
热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后，再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差，最后放大转换为4～20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故，变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时，变送器会输出最大值（28mA）以使仪表切断电源。
热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后，再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿，经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4～20mA的恒流信号。
一体化温度变送器的输出为统一的4～20mA信号；可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。
安装不正确怎么办
在安装时，一体化温度变送器绝缘变差而引入的误差如热电偶绝缘了，保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良，在高温下更为严重，这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰，由此引起的误差有时可达上百度。
一体化温度变送器热惰性引入的误差
由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化，在进行快速测量时这种影响尤为突出，因此应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。
在测温环境许可时，甚至可将保护管取去。
由于存在测量滞后，用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。
为了准确的测量温度，应当选择时间常数小的热电偶，时间常数与传热系数成反比，与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比，如要减小时间常数，除增加传热系数以外，最有效的办法是尽量减小热端的尺寸。
一体化温度变送器在使用中，通常采用导热性能好的材料，管壁薄、内径小的保护套管，在较精密的温度测量中，使用无保护套管的裸丝热电偶，但热电偶容易损坏，应及时校正及更换。