标题：WD-Ⅲ智能痔疮治疗仪
概述
痔疮治疗仪痔疮治疗仪采用射频热干核内热原理，根据人体的痔组织在不连续电容电场作用下的电解常数和电导率而设计的。
治疗原理
1、世界上各种生命体（包括动植物）其所能吸收的外部电磁波波长范围也就是生命体向外辐射的波长范围，人体向外辐射的能量对应的波长在8-10μm之间，从外界吸收的能量也正好处于这个波段。肛宝痔疮坐疗仪辐射出的生物能量场（包括远红外线）的波长在8-15微米之间，人体所能吸收的波段包含其中。
2、痔疮治疗仪辐射出的生物能量场作用于人体肛部，直肠下端、肛管、肛门缘的静脉丛微血管同时扩张，血液溶速加快，静脉团块淤血等代谢障碍物逐渐消除，从而促进血液循环及细胞组织的新陈代谢，静脉回流畅通。
3、生物能量场对肛部老化了的大分子团产生共振而使分子团裂化，正是由于血液中水分子团由大变小，以及去除了表面污染物质，使水的活性增强，肛部静脉丛血液的新陈代谢能力提高，血液循环得到改善。
4、生物能量场还可以使肛部静脉丛血液中的不饱和脂肪酸的二键或三重键被切断后成饱和脂肪酸，不容易再被氧化成血脂，大大减少静脉丛血管内血脂数量，使血管壁光滑，进而促进血液循环。
电路工作原理
痔疮治疗仪电路由电源电路、加热电路、指示电路、振动电路和定时电路组成，如图9-25所示。
电源电路由熔断器FU、电源开关S、电源变压器T、整流二极管VDl-VD8、滤波电容器Cl、限流电阻器Rl和三端稳压集成电路ICl组成。
指示电路由指示灯HLl-HL3和继电器K的控制触头Kl组成。
加热电路由晶体管VI、电阻器R2、电位器RP2、电流表PA、多心插座XS、多心插头XP和加热器EH组成。
振荡电路由电位器RPl、K的控制触头K2、插座XS、插头XP和振动器组成。
定时电路由电阻器R3-R5、电容器C2、晶体管V2、二极管VD9、时基集成电路IC2和继电器K组成。
接通电源开关S，交流220V电压经T降压后，在T的二次绕组上分别产生交流36V电压、交流6.3V电压和交流lOV屯压。
交流36V电压经VDl-VD4整流及RPl限流降压后，通过皿的常闭触头和XS、XP供给振动器。
交流6.3V电压作为HLl-HL3的工作电源。
交流lOV电压经VD5-VD8整流及Cl滤波后，一路直接加至Vl的发射极，另一路经Rl限流及ICl稳压后，为定时电路提供6V直流工作电压。
Vl导通工作后，从集电极输出驱动电压。该电压经电流表PA和XS、XP加至EH上，使EH通电加热。调节RP2的阻值，可改变Vl和输出电流和电压，从而改变EH的加热温度(温度调节范围为36-42℃)。
振动器与EH封装在一起构成振动式加热探头(用于治疗内痔时，可将该探头涂药后插入肛门)，其振动间隔时间为4-5s。
定时电路通电工作后，从IC2的3脚输出低电平，V2截止，K不吸合，Kl和m的常闭触头接通，常开触头断开，C2经R4和R3缓慢充电，当定时时间结束(C2两端电压充至4V)时，IC2内电路翻转，3脚输出高电平，使V2饱和导通，K通电吸合，Kl和陀的常闭触头断开，常开触头接通，振动器停止振动。
HLl在电源开关S接通时点亮;HL2在振动器工作时点亮;HL3在振动器停止工作时点亮。
调节RPl的阻值，可改变振动器的工作电流，从而改变其振动幅度。

元器件选择
Rl选用lW金属膜电阻器;R2-R5选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
RPl和RP2均选用WX3-1型电位器。
Cl和C2均选用铝电解电容器，Cl的耐压值为25V，C2的耐压值为lOV。
VDl-VD9均选用1N4007型硅整流二极管。
Vl选用3AD53B型锗PNP晶体管;V2选用S8050型硅NPN晶体管。
ICl选用LM7806型三端稳压集成电路;IC2选用NE555型时基集成电路。
HL1-HL3均选用6.3V小灯泡。
XS和XP选用配套的多心插座和插头。
PA选用量程为lA的电流表。
K选用JRX-l3F型6V直流继电器。
S选用5A、220V的电源开关。
T选用5-lOW的电源变压器。
振动器可选用微型电磁振动器。
EH选用成品电热探头或使用电热丝制作。
器械特点
远红外线）生物能量场与人体血液循环宽频谱（远红外线）生物能量场具有强烈的渗透力，其特征有三：一是放射。不需要借助空气可直接传导给物体，它同太阳光穿过宇宙中的真空领域达到地球的放射性质一样，也具有放射性；二是具有强烈的渗透力。它能够深入皮下组织，从内部温暖身体，给予细胞以活力。三是吸收与共鸣。宽频谱生物能量场在穿透的同时，也带有吸收性质，能够吸收光线，然后活用其特性。人体中各种有机化合物，如无正常的吸收与放射，生命体就无法正常运转。反之，吸收波长及正常放射，会使生命体本身的各分子产生共振共鸣运动。生物能量场吸收与共振共鸣特性促进了生命体内水分子活化性。
由于生命体的有机分子和宽频谱生物能量场的振动是一致的，二者振动频率一致，产生吸收共鸣，接着增大振幅产生热，原子分子振动增大共鸣吸收变成热反应后皮下深层温度会上升，微血管同时扩张，血液溶速加快，淤血等代谢障碍物会逐渐消除，从而促进血液循环及细胞组织的新陈代谢。
性能特点与技术指标
性能特点（a）采取人正常坐姿治疗，更富人性化。
（b）特种材料经纳米工艺制成的辐射板，具有强辐射和强烈渗透力及宽频谱特性，功效显著。
（c）PTC片科学的材料配比，确保优良的温度性能。
（d）ISO9002+YY/T0288国际质量体系控制及性能优良的组装器件，确保产品质量及使用寿命。
（e）整机采用多重保护设计及执行最新的医疗器械安全标准，经4000V耐压测试及48小时的老化实验，确保安全无忧。
（f）标本兼治、省时、省力、省钱、使用方便、无一丝痛苦、无副作用的优势。结构特征（a）机壳
（b）生物能量场发生装置
1、宽频谱生物能量场辐射板
2、导热板
3、PTC片
4、绝缘陶瓷T型垫
5、固定件
（c）温度控制及定时装置
1、控制面板
2、控制线
（d）电源线技术特征
（a）主要技术参数 
1、电源电压：AC220V±10%
2、额定频率：50HZ±2%
3、输入功率<100VA
4、绝缘电阻≥10MΩ
（b）主要性能
1、温度性能
辐射板表面温度范围：40℃～90℃
预热时间≤10min
温度控制：高温、中温、低温
2、生物能量场性能
波长范围：8um～15um
法向辐射率≥80%
3、定时功能
定时：30分钟45分钟60分钟
4、承压性能
承重135kg
（c）使用环境条件
1使用环境温度：5℃～40℃
2环境相对湿度不大于80%
3大气压力范围：70kpa～106kpa
使用说明与注意事项
使用方法(a)取治疗仪平放在稳固位置。
(b)将电源线一端插头插入单相二孔电源插座中与家用电（220V）连接。
(c)轻按控制面板上开/关键，这时高温指示灯、60分钟定时指示定时指示灯亮。
(d)分别按温度键、时间键设定治疗温度及治疗时间。
(e)预热5分钟，采取坐姿坐在治疗仪上面，肛门对准辐射孔。
(f)治疗完毕，拔下电源插头，机体冷却后将仪器收好。提示(a)每个疗程3—4周，每天一次（时间充裕每天两次）。
(b)使用仪器前最好先用温水清洗肛门，拭干。
(c)治疗时全身放松，可边看电视、看书、看报及做一些其他手工事情。
(d)治疗过程中可根据个人需要按温度键随时调整所需治疗温度。
(e)治疗时间可按时间键随时延长或缩短。
注意事项(a)使用仪器前请检查当地电网电压，如与说明书中提供数据不符，不能使用。
(b)仪器使用时若出现异常应及时切断电源。
(c)治疗时一定要穿内衣、内裤。
(d)严禁撞击辐射孔内远红外线辐射板。
(e)除家人可共用外，不要借予他人使用。
(f)仪器应放置于干燥阴凉处，轻拿、轻放、防震、防水。禁忌症(a)妇女在孕期及经期禁用。
(b)恶性肿瘤患者禁用。故障处理(a)通电开/关键，指示灯不亮，请检查电源是否正常，插座是否良好，检查后再试。
(b)环境温度过低，升温较缓慢是正常的，可稍延长预热时间。 
(c)其他原因，请送指定维修点维修