标题：荧光分析仪
简介
  荧光分析仪荧光分析仪，它是针对生产过程中以及原材料中可能含有铅、镉、汞、六价铬、多溴二苯醚、多溴联苯六种有害物质的电气电子产品（主要包括：白家电，如电冰箱、洗衣机、微波炉、空调、吸尘器、热水器等；黑家电，如音频、视频产品、DVD、CD、电视接收机、IT产品、数码产品、通信产品等；电动工具，电动电子玩具、医疗电气设备等）进行环保检测的一种工具。
荧光分析仪
仪器特点1．同时分析测量多种元素（根据客户要求配置从Na到U的任意多种元素）；
2．可检测固体﹑液体﹑粉末，无需复杂的制样过程；
3．采用进口SI-PIN探测器，分析速度快；
4．精确度高，稳定性好，故障率低；
5．采用多层屏蔽保护，辐射安全性可靠；
6．基于WINDOWS XP/VISTA 中文应用软件功能丰富，独特先进的分析方法，各种图表和趋势图为操作者提供直观的支持，操作简单，使用方便,分析结果可直接输出到Excel，便于进行统计分析。主要技术指标1多功能置样装置
X荧光分析仪的置样装置具有可容纳各种形态被测样品的样品室。
A．样品种类：固体﹑液体﹑粉末。
B．样品室的环境：可选择空气﹑真空。由软件自动控制，无需人工操作。
2 X射线管激发系统
系统采用50KV的低功率正高压X射线发生器作为激发源。由高电压发生器，X射线发生器及控制显示系统等部分构成。
A.高压发生器：电压与电流采用软件自动控制及显示。
电压范围：0V至50kV连续可调。
电流范围：0mA至1mA连续可调。
B. X射线发生器：采用低功率﹑自然冷却﹑高寿命的X光管，并根据实际应用需要选择靶材。3进口的高分辨率SI-PIN探测器系统
SI-PIN电制冷高分辨率高计数率探测器。
4 系统软件
A．操作： WINDOWS XP/VISTA操作系统软件，功能强大，使用方便。
B．功能：能谱显示，分析元素设置，能量刻度，X光高压、电流自动控制，自动真空控制。
C．分析方法：线性拟合，二次曲线，强度校正，含量校正，基本参数方法。
D．仪器的漂移自动修正：保证仪器的分析结果长期稳定。
5电源220V 50HZ交流电。
主要用途
1.接近欧盟海关的测试方法
2.欧盟海关是采用X荧光的检测方法，进行快速通关检测。对于X荧光检测合格的产品，其可以快速放行。对怀疑的或者超标的样品，再次作化学分析。因此，X荧光模拟了欧盟的通关筛选过程。
3. 便于工厂品质检验加大抽样量，做到对产品的环保指标心中有数，环保判定更可靠。
4.目前，只有X荧光分析仪器，可以对RoHS测试做到快速无损测试，它满足对测试的原材料做到大量抽样的要求。这样才可以大大提高对进货原材料的环保评测的可靠性。
RoHS I荧光分析仪，是专门测六种有害物质：铅（Pb〈Pb〈 1000ppm），镉（Cd〈 100ppm），汞（Hg〈 1000ppm），六价铬 （Cr VI 〈 1000ppm），多溴联苯 （PBB〈 1000ppm），多溴联苯醚（PBDE〈 1000ppm），具有设备前处理简单、准确率高、无损样品，可以进行多元素测定等优点，被广泛应用于工业、学术，实验室及研发场所等领域。 
它可以精确、快速测量各种塑料 、电子元器件、电器、金属、溶液等对象里面的有毒有害元素。直观的软件操作接口，实现视频检测扫描区域；仅需数秒钟，就可获得高精度、重要性的数据，并可通过EXCEL表格生成分析报告，增加条码扫描功能，方便进一步的检查。 
全面应对RoHS欧洲化学物质法规，为电子电器出口商提供快速、安全、准确的测试手段。RoHS II荧光分析仪可以提供完整解决方案。
操作规程
1.开机顺序开空压机电源，检查二次压力为 5.0bar。 开水冷机电源，并调节水流压力至 4 bar。 开 P10 气体，设定二次压力为 0.7-0.8bar。 如果配置了冲氦系统，开 He 气体，设定二次压力为 0.8bar。 开主机主电源开关，使主机处于待机状态。 开“POWER ON”开关，使主机处于“开机” 状态。 开计算机，运行分析软件，用户名及密码为“SUPERQ”。 检查仪器真空度（小于 100Pa?)，P10 气体流量（1L/Min 左右）。 开高压开关，仪器自动设定高压为 20kv/10mA。 检查水流量，内循环水（3－5L/Min）,外水（1－4L/Min）。 等待仪器内部温度稳定(30 度)后可正常分析。2. 停机逐步降低高压到 20kv/10mA。 关闭 HT 高压。 使分析软件与主机脱机。 按下“POWER OFF”开关，仪器处于关机状态。 如晚上及周末不使用仪器，建议设定高压为 20kv/10mA 低功率状态, 低功率状态, 建议设定高压为 不要关机。 不要关机。 X3. X-Ray Tube 老化如主机仃机超过 24 小时，需对 X-Ray Tube 进行老化处理。3.手动老化开机后运行 TCM4400 按以下顺序进行： 20kv/10mA→30kv/10mA→40kv/10mA→50kv/10mA→60kv/10mA→24kv/100mA→40kv/60mA→50kv/48mA →60kv/40mA 如仃机时间大于 24 小时小于 100 小时，每步停留时间为 1 分钟。如仃机时间大于 100 小时，每步停留时间为 5 分钟。 自动老化开机后运行 TCM4400，如仃机时间大于 24 小时小于 100 小时，选择“Fast”老化，如仃机时间大于 100 小时，选择“Normal”老化。4。P10 气体瓶更换为了防止气瓶内的杂质进入分析仪, 建议在瓶压为 10 个气压时即更换新气。 
4.1 设定高压为 20kv/10mA，然后关高压。
4.2 设定分光室介质为空气状态。 
4.3.运行 TCM4400，进入 Detector Gas Support 按下 F2=Change gas bottle。
4.4 关闭钢瓶主阀门，取下减压阀。
4.5 更换新的 P10 气体瓶。 
4.6 快速打开气瓶主阀并迅速关闭以冲洗接口。
4.7 安装减压阀，打开主阀门，检查二次压力为 0.7-0.8bar。(通常为 0.75bar) 
4.8 用指令 F1=Start detector gas 启动 P10 气,设定分光室介质为真空状态。
4.9 开高压，正常分析。 
4.10.检查 PHD，进入 DETECTOR CHECK，检查 PHD 时注意： 1） 2） 3） 4） 5） PSC 设定为 No 根据要求设定不同的晶体，角度，探测器，并 Load 样品 （C3 或 Cu）。 调节 KV，mA, Collimator, Mask 等，使得 Current(kcps): 20kcps 左右。 按 F1 键，开始测量，观察 Top poisition, 是否为 50±2。如不是，调节 Detector HV，使其为 50±2。 一般设定：LiF200+FL：用 Cu Kβ线，角度 40.45，样品 Cu。 GE+FL：用 PKα 线，角度 140.96,样品 C3。PET+FL，Al Kα，145.00，C3 样品。PX1+FL，Cu Lα，角度根据 2d 值计算，（λ=13.336）Cu 样品。LiF220+FL，CuKαβ，58.53， Cu 样品。 Collimator：准直器。Xtal：晶体。Angle：角度。Detector：探测器。Detector HV：探测器高压。Top position：峰值位置。Tube Kv mA: 高压设定。 一般而言，Xtal：1:LiF200, 2:GE, 3:PET,4:PX1, 8:LiF220. Collimator: 1:300, 2:150, 3:700. Detector: 1:FL (流气探测器) 3：Sc （闪烁探测器）。 装样及卸样品：按 F9（Genaral）键，然后 F1（load/unload）键。 6） 7） 8） Sc 探测器通常一年或两年可以检查一次。它只能和 LiF200 及 LiF220 联合使用。设定条 件和上面一样，将探测器设定为 3 号即可。5. 更换水过滤器如果水流量变得很低，将使安全回路动作，从而不能打开高压，这时需更换水 过滤器。更换的周期取决于水的质量。建议每年更换一次。 建议每年更换一次。 建议每年更换一次 
5.1 设定高压为 20kv/10mA，然后关高压。 
5.2 关闭水冷机阀门。 
5.3 取出水过滤器，清洗过滤器或更换新的过滤器，重新安装好。 
5.4 打开水冷机阀门。检查漏水情况。 
5.5 开高压，正常分析。6. 日常检查项目1）空气压缩机压力：5.0bar。排水每月一次并检查油位。 冷却水：流量，漏水？ P10 气体：钢瓶压力是否小于正常压力(大于 10)？二次压力：0.7-0.8bar。 分光室真空度：小于 100Pa。 仪器内部温度：30 度。 6.6 冷却阳极(anode)的水流量应为 1~4L/min, 冷却阴极(cathode)的水流量应为 3~5L/min, P10 气体的流量应为 0.6~2L/H(1L/H 最好)。
2）定期检查真空泵油面（3 个月），真空泵每月要将气镇阀打开排除泵中水份， 每年更换真空泵油。 
3） 根据分析样品情况，定期清洁分光室。