标题：JSY智能介质损耗测试
概述
智能介质损耗测试仪是一种先进的测量介质损耗（tgδ）和电容容量（Cx）的仪器，用于工频高压下，测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗，（tgδ）和电容容量（Cx）它淘汰了 QS 高压电桥，具有操作简单、中文显示、打印、使用方便、无需换算、自带高压、抗干扰能力强、测试时间（在国内同类产品中速度最快）等特点。体积小、重量轻是我厂的第二代抗干扰介质损耗测试仪。
技术指标
1、环境温度：0 ～40℃（液晶屏应避免长时日照）　
2、相对湿度：30%～70%　
3、供电电源：电压：220V±10%、频率：50±1Hz　
4、外形尺寸：长×宽×高 500mm×300mm×400mm　
5、重量：约18Kg　
6、输出功率：0.6KVA　
7、显示分辩率：3位、4位（内部全是6位）　
8、测量范围及输出电压选择：　介质损耗（tgδ）：±0.00～±999%　试品电容容量（Cx）和加载电压：　2.5KV档:≤300nF(300000pF) 3KV档:≤200nF(200000pF)　5KV档:≤76nF(76000pF) 7.5KV档:≤34nF(34000pF)　10KV档:≤20nF(20000pF)　
9、基本测量误差：　介质损耗（tgδ）：1%±7个字(加载电流20uA～500mA)　介质损耗（tgδ）：2%±9个字(加载电流5uA～20uA)　电容容量(Cx)：1.5%±1.5pF 
10、生产厂商：
11、说明书
结构
仪器为升压与测量一体化结构，输出电压2.5KV—10KV五档可调，以适应各种需要，在测量时无需任何外部设备，接线与QS 电桥相似，但比其方便。　图一为仪器操作面板图，图二为仪器接线端面图。 　1、显示窗——液晶显示屏。 2、起动灯——指示高压输出。　3、警示灯——操作时提示。　4、操作键盘——选择快测、起动、停止、打印等操作。　5、打印机——打印测试结果。　6、电压选择开关——测量时选择相应试验电压。　7、电源插座——保险丝用5A。 8、电源开关——电源通断。 　9、接地端子——使用前，必须将该 端子可靠接地。　★10、测量电源输入端 I x——有两个出线头，红色测试钳为中心头（有Cx标记）应与被试品一端相接，黑色小锷鱼夹为屏蔽头（有E标记）是仪器内部高压输出一个参考端，在正接法测量时应接地，在反接法测量时应浮空，外接法参见“外接高压法”。　★11、标准电流输入端 I N——仅当外接标准电容器进行测量时才用，该 端应与外接标准电容器一端相连。I N 必须小于100mA！　12、测量高压输出端UH——黄色测试钳为出线头（有UH 标记），与被试品一端相连。
工作原理
仪器测量线路包括一路标准回路和一路测试回路，如图三所示。　标准回路由内置高稳定度标准电容器与标准电阻网络组成，由计算机实时采集标准回路电流与测试回路的电流幅值及其相位差，并由之算出被测试品的电容容值（Cx）和其介质损耗（tgδ）。　数据采集电路全部采用高稳定度器件，采集板和采集计算机被铁盒完全浮空屏蔽，仪器的外壳接地屏蔽，另外使用了光导数据，浮空地、大面积地、单点地、数字滤波等抗干扰技术，加之计算机对数百个电网周期的数据进行处理，故测量结果稳定、精确、可靠。　由图三可见，仪器高压变压器的高压侧和测量线路都是浮地的，用户可根据不同的测量对象和测量需要，灵活的采用多种接线方式， 如采用“正接线法”进行测量时，可将“E”点接地，而当采用“反接线法”进行测量时，可将“UH”点接地，而将E点浮空。　图中除测试品Cx外，其余为本仪器，细线框内部分对仪器外壳能承受15KV工频高压5分钟，额定耐压10KV，仪器内附标准电容CN，名义值为50PF，tgδ≤0.0001,耐压10KV高压变压器额定输出功率为1KVA.　★“E”点为仪器的内屏蔽与测量电缆的屏蔽层相连，不是大地与仪器的外壳也不连通！！！
使用方法
★★★安全操作注意事项　1、使用时必须将仪器的接地端子可靠的接地。　2、只有关闭仪器电源，试验电压选择开关置于“关”位置时，接触仪器的后部及其测量线缆与被试品才被认为是安全的。　3、仪器在测量时，严禁操作“试验电压”选择开关。　4、正接线法UH端为高电压，反接线法 I X 端为高电压，使用时必须根据实际情况将带高电压的线缆与地保持足够的距离。　5、不得更换不符合面板指示值的保险丝管，（内部一只保险丝为：0.5A）　6、使用时尽可能用厂家随仪器提供的线缆以确保测量精度。　7、操作键盘 　备用——不用 。 快测——快速测量，无抗干扰功能。 　抗扰——抗干扰测量。 正接——正接法测量。　反接——反接法测量。 起动——起动高压，开始测量。　打印——在测试结果出来后，打印测试数据。　外接——外接法测量，也用来选择外接标准电容的容量。　停止——可以在测试过程中，中断测量。　测试前先用“试验电压”开关选取好输出电压，然后用“操作键盘”选择好测试方式。仪器首先自检（显示屏、光电通讯、内存、操作键、数模转换、电网频率），自检通过后，进入主目录，这时按屏幕提示即可完成测试。　进入测量状态后，用户随时可用“停止”键退出测量状态。 　做正、反接法测量时无须人工干预。　★做外接方式测量时，中途会显示“请关闭外接高压！”并停一下，等候人工将外加高压关闭，关闭外高压后，（必须关闭外加高压），再按一次“起动”键才能完成测试。　★如果外高压未关闭，则测试结果不真实！★★★外接标准电容的容量选择：　“外接方式”时，每按一次“外接”键，则显示的外接标准电容容量“XXXXpF”将改变，共八种容量供选择（★最后一种为厂家调试用，用户使用则无效。）：　50pF、 100pF、 150pF、 200pF、500pF、1000pF、 XXXpF、XXXpF。　应选择与外接标准电容容量相等的容量，如果使用外接电容容量特殊，可请生产厂家将该电容容量输入仪器中。如果选择的外接标准电容与实际不相等，则测量结果会受影响。 　正接线法：（接线如图四所示）　通电前，先将“试验电压”开关置于“关”位置。将U H端子用专用线缆的黄色测试钳（UH标记）接至被试品的高压端，将I X端子用另一根专用线缆的芯线线头（红色有C X标记）接被试品C X低压端，它的屏蔽线头（黑色有E 标记）接地，如果试品低压端有屏蔽端子，可用导线将该端子与“E”连接后接地。　通电后，按“正接”键，选好正接线方式：用“试验电压”开关选好电压：然后按“启动”键开始测试。 
反接线法：（接线如图五所示） 　通电前，先将“试验电压”开关置于“关”位置，将U H端子接地，将I X的芯线（有C X标记）接至被试品CX的高压端。　通电后，按“反接”键，选好反接线方式：用“试验电压”开关选好电压：然后按“启动”键开始测试。　★★★特别注意：屏蔽“E”与 I X电位接近，可接至被试品高压端的屏蔽或者悬空，绝对不能接地！！！
外接高压法：（接线图如六所示）　CB为外接标准电容，CX为被试品。当被试品要求试验电压大于10KV时，可以外接高压进行测量，即不使用仪器内部高压变压器，而外接一台高压装置进行测量。
★★★注意：外接高压法进行测量时，“试验电压”开关必须置于“关”位置！！。　★★★外接高压法时:应外接标准电容器CB，不许使用仪器内标准电容器！
通电后，多次按“外接”键，选好外接线方式以及外接的标准电容容量，必须将“试验电压”开关置于“关”位置！调整好外接电压，然后按“启动”键开始测试。
智能介质损耗测试仪为中文液晶显示，有中文汉字提示各类测试信息。当测试完成后，按“打印”键，打印测试结果。
保管免费及免费修理期限
仪器应在原厂包装条件下，于室内贮存，其环境温度为0—40℃相对湿度为30%—70%，且在空气中不应含有足以引起腐蚀的有害物质。仪器从冷环境突然到热环境中时，可能有结露，应等到结露消失后使用。每年应打开仪器，消除由于野外环境作业产生的灰尘，特别是内部标准电容处的灰尘。
仪器和附件自制造厂发货日期起18个月内，当用户在完全遵守制造厂使用说明书所规定的保管，使用条件下，发现产品制造质量不良或不正常工作时，制造厂家给予修理或更换。