标题：热成像仪
简介
目前能产生优质图像的只有前视红外热成像仪。它无须借助星光、月光，而是利用物体热辐射的差别成像。屏幕亮度处表示温度高，暗处表示温度低。性能好的热成像仪，能反映出千分之一度的温差，因而能透过烟雾、雨雪和伪装，发现隐蔽在树林和草丛中的车辆、人员，甚至于埋在地下的物体。现代步枪热成像仪的可见距离约1000米。有的坦克热瞄准具可见距离达3000米。
工作原理
红外热成像仪（热成像仪或红外热成像仪）是通过非接触探测红外能量（热量），并将其转换为电信号，进而在显示器上生成热图像和温度值，并可以对温度值进行计算的一种检测设备。红外热成像仪（热成像仪或红外热成像仪）能够将探测到的热量精确量化，或测量，使您不仅能够观察热图像，还能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析。
热成像仪
介绍Fluke Ti20在热成像领域中树立了卓越性价比的光辉典范，显著降低了用户利用这一强大技术的门槛。 Ti20 设计用于众多的工业应用场合，为精通装置及设备的服务和维护人员带来了强大的热成像功能。凭借单手控制的“一指通”操作和直观的屏显指南，Ti20 热像仪非常易于使用，不需专业培训便可进行准确的测量。 只需指向目标，对焦仪器，它就会自动调整温度范围来显示清晰鲜明的图像。 一旦用户扣动扳机，便会存储图像及相关的测量数据。通过随附的软件，用户可以随心更改主要图像参数，从而优化图像和抽取最多的细节，而无需返回工厂车间重新扫描。  FlukeTi20热成像仪技术指标热参数 探测器类型: 硅探测器，非制冷焦平面 
准确度: ±2% 或 ±2oC（取大者） 
准确度（-10 至 0 C）: +/- 3oC 
重复性: ±1% 或 ±1oC（取大者） 
NETD: 200 mK 
温度显示分辨率: 0.1 oC 
光学/红外 光谱范围: 7.5-14 微米 
目标瞄准: 单波长激光点（符合 lEC 2 类及 FDA II 类要求） 
光学分辨率: 75:1 
测量圆点最小直径 8.1 mm（距离为 61cm 时） 
视场 (FOV) 20o 水平 x 15o 垂直 
控制 焦点 可聚焦，61 cm 至无穷远 
温标 可选择 oC 
调色板 可选择灰色、反灰色、铁红或彩虹 
测量模式 可选择自动或手动 
激光开/关 随附 
增益控制 随附 
级别控制 随附 
LCD 背光 可选择亮或暗 
操作 可调辐射系数 0.10 至 1.00，步长 0.01 
液晶显示 TFT 技术，适于室内及室外使用，70.5 mm x 53.5 mm 
反射背景温度 -50 至 905oC 
操作环境温度 -10 至 50oC 
相对湿度 10 至 90% 不结露 
存放温度 -25 至 70oC [不带电池] 
存储能力 50 张图像 
热分析软件 InsideIR（随附） 
电气 电源 充电电池组（随附） 
电池寿命 至少连续使用 3 小时 
数据传输 USB 接口，50 幅图像的总传输时间仅为 25 秒 
存储设备 快速存储器 
其它 重量（包括电池） 1.2 kg 
保修 1 年 
撞击防护 半正弦波，11 ms，30 g 峰值，符合 mil-prf-28800f 
振动防护 随机 6G 
EMC EN 61326-1产品特性随时提供非接触式的温度图像，快速确定热点
全面的辐射范围实现详细的温度分析和跟踪关键组件
配备 InsideIR 软件的综合解决方案允许用户方便快速地分析、报告和设定路线 
宽大彩色液晶显示屏显示清晰亮丽的图像以及数据和路线指示
革新的探测器技术提供清晰的热图像且准确地测量温度
350 °C的测量上限涵盖了众多的工业应用场合
防尘和防潮的优异保护性能（符合 IP54 标准）可以从容应对各种恶劣的工业环境 
每次电池充电均可保证连续 3 小时的操作
重量均衡的人性设计非常适于手持
简单方便的单手控制指点、拍摄和图像捕获操作
清楚明了的分步路线指示有助于快速进行检查
随附的 InsideIR 软件允许维护小组的任何成员不限次数的使用（无需支付软件许可费用） 
配备所有必要的附件和专业应用程序培训资料，确保快速收回投资成本
电气配电系统：如三相系统、配电盘、保险丝、导线和连接线等
机电设备：如电动机、泵、轴承和齿轮箱等
流程装置：如流程控制设备、管道、阀门、蒸汽疏水阀和容器等
设施维护：如 HVAC 系统、建筑物和屋顶等
成像仪
介绍高性价比的 Fluke Ti30™热像仪为预维护提供最佳的解决方案。Ti30热像仪的包装中含所有必要的附件,使用不受限制的InsideIR™软件和两天专业培训。设计设备检测计划,安装到热像仪中,然后每次简单地根据仪器上的指示进行检测。具有5个小时连续使用的电池寿命,可存储100个图像的能力,允许全天使用而不用中断检测。高性能TI30热像仪的附加价值是可提供仪器的服务和标定。  FlukeTi30热成像仪技术规格热参数 温度范围：　-10 至 250°C（14 至 482°F） 
探测器类型：　120X160非制冷焦平面 
精度：　±2% 或 ±2°C 
精度(-10 ~ 0°C)：　±3°C 
重复性：　±1% 或 ±1°C（±2°F），取较大者 
温度显示分辨率：　0.1（°F 或 °C） 
光学/红外 光谱范围：　7-14 微米 
目标瞄准：　单波长激光点（符合 lEC 2 类及 FDA II 类要求） 
光学分辨率：　90:1 
狭缝分辨率：　225:1 
测量圆点最小直径 距离：　60cm（24”）时为 7mm（0.27”） 
视场(FOV)：　水平 17° x 垂直 12.8° 
控制 聚焦：　可聚焦从61 cm / 24” 至无穷大 
温标：　可选择 °C 或 °F 
调色板：　可选择灰色、铁红或彩虹 
测量模式：　可选择自动、半自动或手动 
激光开/关：　 内含 
增益控制：　内含 
水平控制：　内含 
LCD背景光：　可选择亮、暗或关闭 
操作 可调发射率：　0.10 至 1.00，步长 0.01 
液晶显示屏：　采用TFT 技术，59mm（2.3in.）X54mm(2.1in.) 
反射背景温度：　-50 至 460°C（58 至 860°F） 
操作环境温度：　-10 至 50°C（14 至 122°F） 
相对湿度：　10 至 90% 不结露 
储存温度：　-25 至 70°C（-13 至 158°F）[不带电池] 
储存能力：　100张图像 
热分析软件：　InsideIR（内含） 
电气 电源：　 6 AA 电池（未含）或充电电池组（内含） 
电池寿命：　连续使用最少 5 小时 
数据传输：　 USB 接口，100 幅图像总传输时间达 30 秒 
存储设备：　快速存储器 
其它 重量：　包括电池　1kg（2.2 磅） 
下落测试结果：　0.5m(20in.) 
保修：　1年 
震动：　 30G， IEC 68-2-29 
振动：　 2.5G, IEC68-2-6 
EMC：　EN61326-1
Ti40
Fluke Ti4x 系列产品几乎可完成任何热像测量工作  FlukeTi40热成像仪,它配备有一个 160 x 120 探测器,温度灵敏度高达0.08 &ordm;C (NETD), 
可提供高分辨率图像,即使最细微的温度差别也无法逃脱它的眼睛.该系列产品使用极为方便,设计采用 Windows® CE 菜单结构,故障排查功能更为丰富,允许在测量现场进行快速分析。FT系列产品采用最新的IR-Fusion™技术, IR-Fusion可捕获可见光图像和红外图像,让IR图像分析变得不再神秘.它可以帮助更好的识别和报告可疑组件,可在第一时间完成完成维修工作.详情请查看位于本页内容导航部分的IR-Fusion选项。
Ti50
如果您需要获得最佳的图像效果,请选择 Fluke Ti5x,它采用320 x 240探测器,它的热灵敏度(≤ 0.05 °C NETD)在同类产品中处于领先地位,可获得非常高的分辨率.除此之外,其探测器采集率可达60 Hz,通过5英寸大屏幕彩色显示屏,它可以实时显示测量温度. 
热成像仪-IR-InSightXS/XST便携式红外热像仪
新型福禄克IR-InSight XS & XST便携式红外热像仪可同时提供出色的图像质量和热灵敏度，它尤其适用于建筑科学应用领域遇到的低对比度热图像的测量，这是其他红外热像仪所不能比拟的。这种热像仪使用方便，配备有 
SmartView™软件，可定制和制作专业红外勘测报表。IR-InSight XS & XST热像仪可用于进行以下建筑问题诊断：由于具有出色的热灵敏度和图像质量，IR-InSight XS & XST可以检测潮湿问题。 
防潮
快速，轻松，准确的找出内墙里面，天花板内或覆盖地毯的地板下潮气可能过大的位置。 监测民用和商用建筑物的能量使用情况，通过扫描并解决存在的保温问题提高建筑物内的热能利用效率。 
家庭暖通空调问题检查
红外线技术在检查家庭存在的保温问题方面效果非常理想，利用IR-InSight XS & XST的红外监测性能，可帮助解决家庭的热能利用问题，为业主提供实际且经济有效的解办法。