标题：低温箱
规格型号
型号一：
型号规格工作室尺寸（D*W*H）mm外形尺寸（D*W*H）mm温度范围YSL-DW-100450×450×5001150×1050×1750A:-20℃～150℃
B:-40℃～150℃
C:-60℃～150℃YSL-DW-225500×600×7501200×1100×1900YSL-DW-500700×800×9001450×1400×2150YSL-DW-800800×1000×10001500×1550×2200YSL-DW-0101000×1000×10001720×1580×2280型号二：
容积（单位：L）工作室尺寸（D*W*H）mm外型尺寸（D*W*H）mmLRHS-101-LD450×450×5001200×1000×1650LRHS-225-LD500×600×7501300×1150×1900LRHS-504-LD700×800×9001450×1400×2100LRHS-800-LD800×1000×10001550×1600×2250LRHS-1000-LD1000×1000×10001850×1600×2250
低温控制方式
为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求，本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成  的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点
制冷工作原理
制冷循环均采用逆卡若循环，该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成，其过程如下：制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力，消耗了功使排气温度升高，之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。
节能技术
制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态
用途
低温箱用于科研研究、医辽用品的保存、生物制品、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存。低温箱图册(2张)
温控系统
1．采用进口意大利 Eliwell / DEI 微电脑精准温控系统。　2．温控范围可根据用户需要自由设定。
3．数码显示超低温试验箱内温度。　 　4．超低温试验箱专用双铂金感温探头。
安全的控制系统
1.超温双重报警系统。报警范围自由设定.　2.键盘锁定，密码保护。防止随意调整运行参数。
3.开机延时启动，停机间隔保护。　 4.超低温试验箱体配锁。
5.24小时记录打印系统:箱体内部2个感温探头.温度上下箱高精度显示.[选配]
独有的断电记忆功能,4500点信息记录永久保存.
6.记录信息读取3位密码保护,防止任意获取超低温试验箱内温度变化信息.[选配]
7.超低温试验箱专用220V远程报警系统.[选配]
8.数据处理软件:通过232接口与计算机进行通讯,绘制温度曲线图,显示数据表,数据及图象可保存,查询及打印[选配
制冷系统
1.采用进口德国Danfoss高效制冷系统。　2.进口Ebm风扇电机。(10张)3.进口德国Danfoss干燥过滤器。　4.超低温试验箱专用进口油分离器。
5.进口超低温制冷工质。　 6.超厚保温层，门体二次密封技术，保温效果好。
7.进口超低温深冷冷冻机油（-145℃）　 8.内胆进口不锈钢材料。
人性化设计
超低温试验箱安全门锁设计,防止随意开启.
超低温试验箱宽气候带设计,10-32度环境下使用
工作原理
制冷工作原理：制冷循环采用逆卡若循环，该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成，其过程如下：制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力，消耗了的功使排气温度升高，之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。本试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统保持在最佳的运行状态。采用平衡调温（BTC）,既在制冷系统在连续工作的情况下，控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量，最终达到一种动态平衡。
温度:
低温箱有-20度,-30度,-40度,-60度,-80度等系列产品.体积有120L至560L等各种体积选择.
选型：
容积（单位：L）工作室尺寸（D*W*H）mm外型尺寸（D*W*H）mmLRHS-101B-LD450×450×5001200×1000×1650LRHS-225B-LD500×600×7501300×1150×1900LRHS-504B-LD700×800×9001450×1400×2100LRHS-800B-LD800×1000×10001550×1600×2250LRHS-1000B-LD1000×1000×10001850×1600×2250性能指标
温度范围A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃湿度范围30~98% R?H波动/均匀度≤±0.5℃ /±2℃温度偏差+2%、-3%R?H升温时间-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min降温时间25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min温湿度运行控制系统
控制器进口微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数）精度范围设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H温湿度传感器铂金电阻？PT100Ω加热系统完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器加湿系外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器除湿系统采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器供水系统加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗制冷系统全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式循环系统耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮
操作方法
当仪表接通电源处于测量状态时，按下SET键，（小于秒），PV显示器显示参数代码例AL1、A2H、SV显示器显示参数值，用^键和?键可修改参数值。例如设置-40、-20等等，修正完毕。再按一下SET键保存数值。
注意事项与保养：
(1)、开机前必须检查放水孔是否塞好，以免影响制冷效果。
(2)、设定好控制温度（例如-20），待箱内温度达到要求时，方可放进冷冻物品。在放入试件时，尽量缩短开门时间，以减少温度损失，以免增加制冷时间和影响试验质量。
(3)、长期使用时，要定期去霜，冷冻室底部不能结冰，以免影响制冷效果。
(4)、不使用时，应切断电源，拔掉漏水孔塞头，把冷冻室的霜和冰水除干净，将水迹擦干。
校验方法
4.1 外观与工作性状态校验。 检查铭牌、外观及音响并记录结果。 接通电源，检查电源控制系统并记录结果。 用试电笔检查绝缘性能并记录结果。 
4.2 技术参数校验 
4.2.1 温度校验及标定 将标准温度计放入被校仪器内部中心位置,关闭箱门,启动被校仪器,调温度控制器至指 定值,当指示器显示到指定值时,打开箱门,查看并记录标准温度计的显示值。观察并记录下 列控制温度的标准显示值： －5℃、－10℃、－15℃、－20℃,精确至 0.5℃。计算标准温 度计与温度控制器显示值的误差值 （精确至 0.1℃） 作为修正值,被仪器的检测控制温度应采 用修正控制温度。
4.2.2 温度稳定性测定 启动被校仪器,调整温度控制器至指定的修正控制温度（即实际温度为：－5℃、－10℃、 －15℃、－20℃）±2℃的范围内,待温度降至控制范围内后,观察并记录 30min 内控制器能 否正常控制。 
4.2.3 降温时间测定 打开箱门,在常温下将试件装满被校仪器后关闭箱门,启动被校仪器,调整温度控制器至 修正温度－20℃,同时用计时器开始计时,待温度降至－20℃时记录此时计时器的时间,此期 间的时间即为降温时间,精确至 1min。