标题：甲醛检测仪
工作原理
  2011款JC-5甲醛检测仪甲醛检测仪器采用高灵敏度电化学传感器原理，结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品，空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收，反应生成嗪，嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。根据颜色深浅，在现场直接比色测定。
由于室内污染的检测数值与检测环境的温度、湿度、气压等都有很大关系，所以，按正常的检测，往往检测出来数值会与预想的有所偏差。
右侧图片上的机器为六合一检测仪，可以快速检测室内甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC六种污染气体，可以显示日期、检测时间，检测现场的温度及湿度数据，左侧为中文显示液晶屏，右侧为采样定时操作，中间为热敏打印机，可以现场快速采样实时分析，并可将检测的日期时间、温度、湿度及执行标准、甲醛含量及是否合格打印成报告。甲醛检测采用国标酚试剂分光光度法，使用进口光电传感器，检测精度高，检测下限低，解决了电化学甲醛检测仪传感器零点易漂移，采样时容易受到其他化学气体干扰的缺点。
技术指标参数：测定下限：0.01毫克/立方米
测定范围：0.00-4.00毫克/立方米
测量精度：JC<± 1%（F.S）
测量方法：国家仲裁检测法-酚试剂分光光度法
传感器寿命：5年
传感器类型：TSL230JC 
光 源：高亮度LED硅光二极管，波长630nm
检测仪器所需检测耗材试剂（JC）
甲醛试剂：
1：纯净水
2：高精度甲醛试剂（一）
3：高精度甲醛试剂（二）
苯试管：（0.05~4mg/m3）
氨试管：（0.05~ 3mg/m3）
甲苯试管：（0.05~4mg/m3）
二甲苯试管：（0.05~4mg/m3）
TVOC试管：（0.05~4mg/m3）
电压： 220Vac（JC）
频率： 50/60hz
功率：6*2.5W
流量： 6*1L/min
重量：3kg
工作电流：5A
外观尺寸：40*28*16cm
响应时间：10分钟
防护等级：IP65（JC）
工作温度：-10∽45℃
工作湿度：5-90%RH
主要特点：1、高灵敏度：世界独一无二的检测器系统，装载三个检测器 : 光电倍增管用于紫外区和可见区， InGaAs 和 PbS 检测器用于近红外区 .jc InGaAs 检测器覆盖了光电倍增管和 PbS 检测器的薄弱范围，保证了整个测试范围的高灵敏度 . <0.00003 Abs 1500 nm,:为世界最高灵敏度。 
2、高分辨率：宽测试范围和超低杂散光 采用高性能双单色器，超低杂散光 (<0.00005% 340 nm) 高分辨率 ( 0.1 nm). 测试范围 185 – 3300 nm, 覆盖了紫外、可见、近红外区 .
3、全金属设计，坚固耐用
4、全中文蓝屏液晶显示
5、支持国家环保局、质监所等权威检测部门检测标准
6、外接三角支架与JCCMC采样器连接，确保采样无误差，检测精度更高
7、现场热敏打印定制格式的检测报告，加入温度、湿度、检测时间
8、独创的读数曲线调整功能，即可以方便的对机器读数进行自我校准
甲醛检测国家标准
GB/T18883-2002室内空气质量标准序号参数类别参数单位标准值备注1 物理性 温度 ℃ 22—28 夏季空调 16—24 冬季采暖 2 相对湿度 % 40—80 夏季空调 30—60 冬季采暖 3 空气流速 m/s 0.3 夏季空调 0.2 冬季采暖 4 新风量 m3/h.人 305 化学性 二氧化硫SO2 mg/立方米 0.50 1小时均值 6 二氧化氮NO2 mg/立方米 0.24 1小时均值 7 一氧化碳CO mg/立方米 10 1小时均值 8 二氧化碳CO2 % 0.10 日平均值 9 氨NH3 mg/立方米 0.20 1小时均值 10 臭氧O3 mg/立方米 0.16 1小时均值 11 甲醛HCHO mg/立方米 0.10 1小时均值 12 苯C6H6 mg/立方米 0.11 1小时均值 13 甲苯C7H8 mg/立方米 0.20 1小时均值 14 二甲苯C8H10 mg/立方米 0.20 1小时均值 15 苯并[a]芘B(a)P mg/立方米 1.0 日平均值 16 可吸人颗粒PMl0 mg/立方米 0.15 日平均值 17 总挥发性有机物TVOC mg/立方米 0.60 8小时均值 18 生物性 氡222Rn mg/立方米 2500 依据仪器定 19 放射性 菌落总数 Bq/立方米 400 年平均值（行动水平） ①新风量要求≥标准值，除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值； 
②行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。
GB/T50325-2010室内空气质量标准GB50325-2010室内环境污染物检测标准部分解释
1、民用建筑工程室内空气中甲醛的检测方法，应符合国家标准《公共场所空气中甲醛测定方法》GB/T18204.26--2000的规定。
2、民用建筑工程室内空气中甲醛检测，也可采用现场检测方法，所使用的仪器在0-0.60mg/m测定范围内的不确定度应小于5%。
3、民用建筑工程室内空气中苯的检测方法，应符合国家标准《居住区大气中有害气体卫生检验标准方法--气相色谱法》GB 11737-89的规定。
4、民用建筑工程室内空气中氨的检测，可采用国家标准《公共场所空气中氨测定方法》GB/T18204.25-2000或国家标准《空气质量氨的测定离子选择电极法》GB/T 14669-93进行测定。当发生争议时应以国家标准《公共场所空气中氨测定方法--靛酚蓝分光光度法》GB/T18204.25-2000的测定结果为准。
5、民用建筑工程室内空气中总挥发性有机化合物（TVOC）的检测方法，应符合本规范附录E的规定。
6、民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于5%，并不得少于3间；房间总数少于3间时，应全数检测。
7、民用建筑工程验收时，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不得少于3间。
8、民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置：
①房间使用面积小于50m时,设1个检测点；
②房间使用面积50--100 m时,设2个检测点；
③房间使用面积大于100 m时,设3-5个检测点；
9、当房间内有2个及以上检测点时，应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。
10、民用建筑工程验收时，环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8—1.5m。检测点应均匀分布，避开通风道和通风口。
11、民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物（TVOC）浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭1h后进行。
12、在对甲醛、氨、苯、TVOC取样检测时，装饰装修工程中完成的固定式家具，应保持正常使用状态。
13、当室内环境污染物浓度的全部检测结果符合本规范的规定时，可判定该工程室内环境质量合格。
14、室内环境质量验收不合格的民用建筑工程，严禁投入使用。
15、民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测。检测结果应符合GB50325-2010标准。
16、 本规范适用于新建、扩建和改建的民用建筑工程室内环境污染控制，不适用于工业建筑工程、仓储性建筑工程、构筑物和有特殊净化卫生要求的房间。
注：本规程所称室内环境污染物系指由建筑材料和装修材料产生的室内环境污染。民用建筑工程交付使用后，非建筑装修材料产生的室内环境污染，不属于本规范控制范围
服务方向
18883室内空气质量技术检测服务面向
1、消费者、企事业单位 
①新居入住前室内空气质量检测 诊断室内空气质量、保障人居环境健康。
②室内空气质量问题排查检测 检测已经居住的、有疑虑的房屋，诊断室内空气质量、保障人居环境健康。
2、商场、酒店、宾馆、体育馆、影剧院、酒吧、夜总会、医院、学校、幼儿园等公共、娱乐、教育场所 
①室内空气质量摸底检测 在政府管理部门或环境监督部门进行环境质量行政检查之前，进行先导性或摸底性检测，及早发现问题，以利于委托方提前采取补救措施，避免行政检查不合格的严重风险。
②室内空气质量日常检测 诊断室内空气质量、保障公共环境健康。
新版《规范》提出了哪些民用建筑工程室内环境污染控制的要求，与已经实施4年的原版《规范》相比，有哪些变化，中国室内环境监测委员会宋广生主任总结了新版《规范》主要涉及的八个方面问题：
一、加强对混凝土外加剂的甲醛污染控制。以前室内环境监测中心在检测毛坯房时发现室内环境甲醛污染问题。修订版《规范》要求，第一次提出了在控制混凝土外加剂里面的氨气污染同时，控制混凝土外加剂里面的甲醛污染，因为在检测中发现，许多混凝土外加剂（减水剂）的主要成分是芳香族磺酸盐与甲醛的缩合物。如果在生产时合成工艺控制不当，产品很容易带有大量的游离甲醛，从而造成毛坯房室内空气中甲醛超标。应该引起广大消费者的注意。
二、加强对建筑装饰装修材料污染的控制。新版《规范》要求对室内装饰用瓷质砖的放射性同花岗岩材料一样进行放射性检测和控制，I类民用建筑工程室内装修采用的无机非金属装修材料必须符合国家A类标准。同时强调民用建筑工程室内装修时，不应采用107胶粘剂等聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂。室内装修中所使用的木地板及其他木质材料，严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。
三、加强民用建筑工程的土壤氡控制。新版《规范》要求，新建、扩建的民用建筑工程设计前，应进行建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率调查。并对土壤表面氡析出率测定城市区域性土壤氡水平调查方法提出了原则性意见。
四、加强对同一种建筑装饰材料的不同批次的污染检测。为了控制使用量较大的材料的污染问题，规范要求民用建筑工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500m2时，天然花岗岩石材或瓷质砖使用面积大于200m2时，应对不同产品、不同批次材料的有害物质指标进行复验。
五、规范室内环境污染物浓度检测点的设置。修订后的《规范》要求随着房间面积的增加，测量点数也有适当增加，但不是成比例的增加，提高了可操作性。
注意事项
1.检测用水必须是蒸馏水去离子水或者纯净水。
2.气泡吸收瓶且勿接入进气孔，否则会产生倒吸，损坏仪器！损失吸收液。
3.所有玻璃器具在第一次使用前，需用化学试验室中的酸洗液、自来水、蒸馏水清洗干净。
4.每次检测结束后应及时气泡吸收瓶中有色溶液，再用酸洗液、自来水、蒸馏水清洗干净，以防玷污和腐蚀比色瓶和气泡吸收管。
检测耗材
甲醛检测试剂，配合空气检测仪器一起使用，10多分钟就可检测出各种气体的浓度值了。
产品资历
室内空气检测仪甲醛检测试剂是依据国家标准GB/T18204.26-2000《公共场所空气中甲醛测定方法 酚试剂比色法》原理设计，已配置成标准试剂可直接使用。其有吸收瓶、吸收液、比色管和比色色阶卡组成。
将盛着吸收液的采样瓶瓶放置检测房屋中（提前关闭房屋门窗）进行空气采样，与比色管中的比色液混合5分钟显色，再与比色卡色阶对比即可读出被测空气的甲醛浓度（含量）值。操作简单准确。
将检测管按照操作使用说明，放置与所对应的检测系统中，开始检测工作，检测完成后，直接按检测管上所显示的刻度进行读数。
产品经国家环保总局环境科学研究所，对本产品进行检验测试，完全达到GB/T16129标准准确要求，完全符合国家室内空气质量检测产品生产标准，为消费者及检测机构几十倍的降低了成本。
本仪器可检测室内空气的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC六项污染指数，可同时检测6个项目。可广泛用于环保、建筑、装修、监理等公司开展室内空气质量检测业务，也可用于科研院校的日常研究和教学活动。
多参数甲醛检测仪
介绍英国PPM公司最新的多参数甲醛检测仪htV型可直接测量空气中的甲醛浓度，温度以及湿度。PPM htV型是在旧型号F400型甲醛检测仪的技术基础上，增加了自行研发的湿度补偿功能。即使在湿度较高的情况下，htV型依然能准确地测量低浓度的甲醛，仪器操作方便，校正简单。 PPM htv型为基本型甲醛检测仪，可自动存储10组数据。另可选择记录型甲醛检测仪htv-m型。
特点不受极端高温湿度环境的影响，具备湿度补偿功能。 甲醛读数以ppm或mg/m3单位显示。 单键操作，能够快速采样，恢复时间快。 标准配置包括一支甲醛校正源（有效期半年），只需数秒钟就能完成校准程序。随机配备10支苯酚过滤器，排除苯酚对读数的影响。 选配件SPC-1型计算机遥控软件及适配器，使甲醛检测仪成为无线监测系统。用户亦可以选配AMS-2型数据处理基本装置，用户可以实时打印机数据。 已获ISO 9001：2000质量
甲醛检测仪器的分类
市面上常见的测试仪大致分为如下类别
1.利用探头进行测试，代表仪器有XP-308，4160，PPM400等，特点是数据直读，携带方
便，但缺点也比较明显，受温度湿度的影响比较大，需要用标准气体校正，日常维护费用
低，但探头寿命短，一般1年就要更换，且价格动则几千元
2.利用分光光度法进行分析读数，典型的就是日本理研的FP-30，国产的吉大小天鹅的，前
者采用成品的药片，仪器体积小巧，采样15到30分钟后直接读数，精度可到0.005PPM，维护的费用就是药片价格约17元/片，而机器根本不用维护。小天鹅的相对操作起来比较复
杂，采样15分钟后需要的步骤繁琐，精度可做到0.01，还有箱子体积较大携带不如FP-30方便。这类仪器的特点也比较突出精度高准确，干扰气体影响很小，温度湿度都有补偿，特
别是FP-30，最长30分钟可读出准确的读数并自动能存储99组数据，方便灵活
3、手持式甲醛检测仪是一种可以连续可测甲醛的手持仪表。本产品适用于环境监测、工业生产、化工等有甲醛的场所。
4、便携式甲醛检测仪能在被测现场调零，无须借助室外空气。应用于公共场所室内甲醛气体检测、民用建筑室内甲醛气体检测、建筑材料中甲醛含量检测。
室内甲醛检测方法研究现状
目前。在分析化学中，光谱分析仍然占有重要地位，很多国家的国家标准方法中就保留了甲醛测定的光度法。近期美、欧洲和日本3个地区的15个实验室一致推荐用酚试剂法来检测疫苗中甲醛的含量。在许多实际应用的现场分析中，光度法仍然是一种稳定可靠而又简便经济的方法。从目前的发展来看，在短期内，分光光度法或其改进方法仍然在甲醛监 测方法中占有重要地位。而发展灵敏度高、选择性好、能够实现现场连续实时监测的新方法则是其努力的方向 。 
色谱技术在甲醛监测中的应用将随着其本身的发展而不断加强，在很长时问内，色谱方法仍然是解决复杂组分同时分离分析的最有效手段。在仪器方面，现场分析仪器无疑将占主导地位。是甲醛监测仪器研制开发中最具代表性的方向。但是，这并不说明实验室的甲醛测定仪器设备将退出历史舞台。总 之，发展灵敏度高、选择性好和能够实现现场分析或长期稳定地实时在线监测的新方法和新仪器将是空气中甲醛监测研究的一个重要方向。
现场甲醛检测仪的三种测量模式
直接测量传感器盒插入主机单元的单次测量
主机单元插入传感器盒，在直接测量模式下进行一次30分钟或1小时的检测（更长的采样时间能提供略微更好的结果）。
特点：操作方便，但每次检测只能进行一个测点，耗时较长。
采样器测量模式传感器盒作为一个被动式采样器单独使用，并由主机单元读出检测结果。
传感器自身能作为被动式采样器使用。无需风扇和泵。采样前和采样后用主机单元读取传感器中发生的相对比色吸光度的变化，并将其转换为甲醛浓度。
特点：能同时进行多点检测，效率高。但须同时采用多个传感器盒。
连续测量模式主机单元插入传感器盒，对甲醛气体浓度进行连续长期监测。
主机单元每30分钟读一次吸光度的变化并存储，连续读取（或直到传感器达到饱和）。
特点：长期连续监测，可在同一个测点得到多个连续监测数值，并得出时间段内甲醛气体浓度的变化情况。要想同时进行多点连续监测，须同时配备多台主机及传感器盒。
甲醛检测的实验仪器与试验药品
1、实验仪器与试剂　
仪器：721分光光度计（上海第三分析仪器厂），以及水浴箱、烘箱、电热套、分析天平。　
试剂：冰乙酸（分析纯，天津市北方天医化学试剂厂）；浓氨水（分析纯，中国莱阳市双双化工有限公司）；乙酰丙酮（分析纯，天津市标准科技有限公司）；福尔马林溶液（分析纯）；碘（分析纯，中国医药公司北京公司）；碘化钾（分析纯，天津市北方天医化学试剂厂）；硫　
代硫酸钠（分析纯，天津市鼎盛化工材料厂）；氢氧化钠（分析纯，北京益利精细化学品有限公司）；浓硫酸（Yt析纯，北京化工厂）；淀粉。材料：用福尔马林（甲醛水溶液）固定过的尸体标本。　
2、样品制备　
2．1无味标本保存液配制将苯甲酸4　g溶于95　乙醇150mI　中配成甲溶液；将10mL甘油和15g硝酸钾溶于1000mI　水中　配成乙溶液；再将甲、乙两种溶液混合配制而成的尸体防腐药液。　
2．2样品制备　
将用福尔马林固定后的尸体置于无味标本保存液中浸泡5、10、20、30、40　d制得样品，编号分别为a、b、C、d、e。　
3样品中甲醛含量测定　
3．1标准溶液配制　
取福尔马林（38　～4O　0　o）5．0mL置于250mI　容　量瓶中，加水至刻度；从该溶液中取10．0　mL放入碘量瓶中，加0．1　mol/L的碘标准溶液50．0　mL、1．0　mol/L的NaOH　20．0　mI　，在室温放置15　min，以使甲醛在碱性溶液与碘充分反应；然后加1O　的硫酸15．0　mL，使溶液显酸性，后用0．1　mol/L的Na。S2O。标准溶液滴定过量的碘至终点（以1．0　mL新配制的淀粉溶液为指示剂）口　。同时取10．0　mI　水做空白实验。分别吸取上述已标定浓度的甲醛标准使用液0．0、0．5、1．0、3．0、5．0、7．0　mI　于10　mL的比色皿中，并分别加入蒸馏水至9　mL，再各加入乙酰丙酮溶液1．0mL，混匀；置沸水浴中水浴加热3　min，取出冷却，得标准系列溶液。溶液的甲醛质量浓度。
甲醛检测管与酚试剂法测定甲醛气体的比较
甲醛是室内装修和家具的主要污染物, 具有强烈的致癌和促癌作用。污染监测方法中规定, 室内空气中甲醛的检测方法有酚试剂分光光度法、AHMT 分光光度法、乙酰丙酮分光光度法和气相色谱法, 但这些方法均无法实现现场检测。目前国内普遍使用的电化学甲醛分析仪, 可直接在现场测定甲醛浓度, 但该仪器维护成本较高且不适合低浓度甲醛测定。日本研制的91PLCG 甲醛检测管已取得中国计量器具型式批准证书( 对应GB 50325-2001 及GB/T 18883-2002) , 且量程更适合测定室内或公共场所空气中低浓度甲醛。因此, 本文应用国家卫生标准检验方法􀀁 酚试剂法与91PLCG 甲醛检测管同时测定不同浓度的甲醛气体, 并对结果进行比较, 为今后选择现场快速定量测定室内或公共场所空气中低浓度甲醛的检测方法提供依据。
1 材料与方法
1. 1 材料 ( 1) 仪器。PD-1B-2 标准气体发生装置、GSP-300FT-2 电动气体采样器、D-10 扩散管、91PLCG甲醛检测管( 量程0. 02~ 0. 25mg/ m3, 有效期至2010年6 月6 日) 均为日本Gastec 产品,QC-2 型大气采样仪( 0. 1~ 1. 5 L/ min, 北京市劳动保护科学研究所产品) , 国产尤尼科2100 型分光光度计。( 2) 试剂。酚试剂(MBTH) 、分析纯硫酸铁铵、优级纯盐酸、优级纯氢氧化钠、分析纯碘化钾、99. 999% 高纯氮、硫代硫酸钠: 粉剂摩尔( 当量粉剂) 标准, 滴定分析用( 国家化学试剂质检中心) 、204516 水质甲醛参考样( 环境保护部标准样品研究所) ; 204515 水质甲醛参考样( 环境保护部标准样品研究所) 。
1. 2 方法 1) 甲醛气体的发生。取1+ 1( V/V) 甲醛溶液, 加入到D-10 扩散管下方, 于( 35. 0 􀀁 0. 1) 􀀁缓慢放入PD-1B-2 型标准气体发生装置内, 调节载气流量为200 ml/ min, 平衡72 h 后, 分别调节载气流量为1. 9 L/ min( 高浓度) 、4. 0 L/min( 中浓度) 、6. 0L/min( 低浓度) , 产生甲醛气体, 分别用酚试剂法和甲醛检测管同时测定。( 2) 样品测定。甲醛检测管法: 切断检测管两端, 按检测管上标记的箭头方向插入GSP-300FT-2 电动气体采样器的进气口端, 另一端直接与配气装置甲醛出气口相连, 设置电动气体采样器流量为200 ml/ min, 采样时间为30 min, 采样时, 记录现场监测点的温度; 采样完成后, 将检测管取下, 在检测管的变色界限处, 正确读出刻度读数, 然后按照说明书给定的温度修正表及压力修正公式对检测管读数进行修正。每个浓度采集6 个样品。酚试剂法: 参见GB/T 18204. 26-2000 公共场所空气中甲醛的测定。( 3) 总不确定度评价方法。在气体检测管测定范围内, 选择相当于0. 5 倍、1倍、2 倍卫生标准规定的最高容许浓度界限的3 个浓度点, 每个浓度点进行6 次重复测定, 根据6 次测定值计算每个浓度点的平均值和标准偏差, 用相对标准偏差( RSD) 及3 个浓度点的平均相对标准偏差(MRSD) 表示方法的精密度。