标题：盐密测试仪
盐密测试仪简介：
盐密测试仪以其测量精度高、读数直观、使用方便、灵活等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。
盐密测试仪特性：
盐密测试仪是以单片机为核心，采用精细分段、智能预测等测量方法；数字滤波克服了干扰，牛顿叠代法解决了电路的非线性和各步积累误差，浮点运算保证了运算精度和测量范围。
盐密测试仪参数：
2.1. 测量范围
盐 密：0.0000mg/cm2～ 9.9999mg/cm2（按X-4.5型绝缘子为准） 温 度：0℃ ～ 50℃ 电导率：0 ～ 100000μs/cm
2.2. 测量精度
盐 密：分辨率0.0001位，满量程精度优于±2%
温 度：分辨率0.1位，精度优于±0.5℃
电导率：分辨率为所用电极量程的1/1000，满量程精度≤±2%
仪器的保养与维护
本电极是二个镀铂黑的铂片(铂黑电极)构成，其电极常数为0.80～1.20范围。电导电极的电极头容易损坏。测量时，小心勿碰撞容器，以免损坏。电导电极在测量很低电导率的溶液时，应选用溶解度小的中性玻璃，石英或塑料材质的容器。为防止镀铂黑电极使用时产生铂黑的惰化，必须在使用前与使用后浸在蒸馏水中。一旦发现镀铂黑的电极产生惰化，可用蒸馏水冲洗或重新配置铂黑电极。
附录
1. GB/T 1634-1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》中有关线路和发电厂、变电所污秽等。
污染
等级污 湿 特 征盐密（mg/cm&sup2;）线 路发电厂、变电所0大气清洁地区及离海岸盐场50Km以上无明显污染地区≤0.03/Ⅰ大气轻度污染地区，工业区和人口低密集区，离海岸盐场10—50Km地区，在污闪季节中干燥少雾（含毛毛雨）或雨后较多时。>0.03-0.06≤0.06Ⅱ大气中等污染地区，轻盐碱和炉烟污秽地区，离海岸盐场3—10Km地区在污闪季节中潮湿多雾（含毛毛雨）但雨量较少时。>0.06-0.100.06-0.10Ⅲ大气污染较严重地区，重雾和重盐碱地区，近海岸盐场1—3Km地区，工业与人口密度较大地区，离化学污源和炉烟污秽300—1500Km的较严重污秽地区。>0.10-0.250.10-0.25Ⅳ大气特别严重污染地区，离海岸盐场1Km以内，离化学污源和炉烟污秽300M以内的地区。0.25-0.350.25-0.352. 污秽等级下的爬电比距规定
污染
等级爬电比距（ cm / kV ）输电线路发电厂、变电所220kV以下330330 kV以下220 kV以下330 kV以下01.39（1.60）1.45（1.60）//Ⅰ1.39-1.74
（1.60-2.00）1.45-1.82
（1.60-2.00）1.60
（1.84）1.60
（1.76）Ⅱ1.74-2.17
（2.00-2.50）1.82-2.27
（2.00-2.50）2.00
（2.30）2.00
（2.20）Ⅲ2.17-2.78
（2.50-3.20）2.27-2.91
（2.50-3.20）2.50
（2.88）2.50
（2.75）Ⅳ2.783.30
（3.20-3.80）2.91-3.45
（3.20-3.80）3.10
（3.57）3.10
（3.14）注： 1）线路和发电厂、变电所爬电比距计算时取系统最高工作电压，上表（ ）内数字为按额定电压计算值。
2）计算各污级下的绝缘强度时仍用几何爬电距离。由于绝缘子爬电距离的有效系数需根据大量的人工与自然污秽试验的结果确定，目前难以——列出，见参考件3。
3）对电站设备0级（220KV及以下爬电比距为1.48CM/KV、330KV及以上爬电比距为1.55CM/KV），目前保留作为过渡时期的污级。
3. 发电厂、变电所设备的盐密测量建议
发电厂、变电所中运行的设置各种各样，具有代表性的一种是棒形支柱绝缘，其盐密测量方法可采取：
1) 测量盐密的取样设备为普通型悬式绝缘子，而变电设备取样应逐步过渡到以支柱绝缘子为主。在测量棒式支柱小绝缘子的盐密时，原则上也测上、中、下三个伞裙，取其平均值。每个伞裙从上一个伞裙的下边缘到下一个伞裙的上边缘。
2) 需测量变电所其它型式的绝缘子的盐密时，也要考虑与普通棒形支柱绝缘子的差别。例如直径大的套管的瓷表面的盐密则比支柱绝缘子的小。
3) 在支柱绝缘子测量盐密值（在普通支柱绝缘子上取样）确定污秽定级一般应： 
污秽等级ⅠⅡⅢⅣ盐密（mg/cm&sup2;）≤0.020.02-0.050.05-0.10.1-0.2注：0级盐密值小于0.02
常用绝缘子表面积及泄露距离一览表
序号绝缘子型号上表面积
cm2下表面积
cm2总表面积
cm2泄露距离
mm生产厂家1FC70～FC120/146（127）56610831649320四川自贡塞迪维尔钢化玻璃绝缘子有限公司2BC8～BC12/146（127）566108316493203FC160/155（146，170）825149223173804BC160/155（146，170）825149223173805FC210/170854145823124006FC300/1951020215731774857FC7P～FC12P/146611139220034008BC8P～BC12P/146611139220034009FC70P～FC120P/1468811646252745010BC80P～BC120P/1468811646252745011FC16P/155（170）8951794268945012FC160P/170（155）11982541373955013FC210P/17011832536371955014FC300P/19516273718534569015FC70D～FC120D/127（146）11841203238736516FC160D/146（155）15001769326938017FC210D/155（170）14331468290137518LXY-70
LXY4-706488621510320南京电气集团有限公司（原南京电瓷总厂）19LXY-100548862141032020LXY-120648862151032021LXY-160
LXY3-160
LXY4-1607731325209838022LXY3-2108591459231839023LXY-2408591459231839024LXY-30010972041313848525LXHY-70
LXHY4-708701378224840026LXHY5-709751601257645027LXHY4-1009751601257645028LXHY4-1209751601257645029LXY3-2108591459231839030LXY-2408591459231839031LXY-30010972041313848532LXHY-70
LXHY4-708701378224840033LXHY5-709751601257645034LXHY4-1009751601257645035LXHY4-1209751601257645036LXHY3-160
LXHY4-1609931806279945037LXHY5-160
LXHY6-16012562415367154538LXHY4-21012562415367154539LXAY-120946784173036040LXZY-16012562415367154541LXZY-21012562415367154542LXZY-30018113152496363543XP-706749171591295大连电瓷厂44XP-100670807147729545XP-160681891157230546XP-2108741112198633547XP2-2109501337228737048XP1-3001271994212148549XWP1-701162861202340050XWP2-701162861202340051XWP2-10012881208249645052XWP2-16015511208275945053XWP-21014231360278345054XDP-70C33638271816055XDP-70CN33638271816056XWP-71210803201341057X-4.5645805145030058XP-7685715140029059XP-10645805145029560LXP-76857151400290