标题：SP6200
产品概述
SP6200是北京星河亮点通信软件有限责任公司自主研发的TD-SCDMA终端RRM一致性测试系统。该测试系统能够完成TD-SCDMA终端RRM性能相关的各项功能指标测试，支持TD-SCDMA行业标准规定的全部RRM一致性测试项目。
SP6200具有自动化测试功能，同时具备丰富的外部接口，因此易于实现系统集成自动化测试。
SP6200可广泛应用于TD-SCDMA终端认证机构、运营商验证、TD-SCDMA芯片设计、研发和TD-SCDMA终端设计、制造等领域中。
RRM一致性测试的重要性
TD-SCDMA终端无线资源管理一致性测试方法由3GPP TS34.122第8章规定。根据我国TD-SCDMA应用的实际情况，工业与信息化部标准化部门根据3GPP 34.122制定并颁布了相应的行业标准包括《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网－终端测试规范》、《TD-SCDMA/GSM(GPRS)双模单待机数字终端测试方法》等，对接力切换、测试精度等性能进行了更全面的检测。
SP6200可模拟真实网络复杂环境，构造不同应用场景，考察终端在不同场景中的小区注册、重选、切换性能及测量能力等RRM性能。RRM一致性测试主要验证被测终端的行为过程是否与协议一致，关系到终端在实际网络中的表现，这方面的性能直接影响网络服务质量和用户体验。
如果采用实际网络设备搭建测试环境对终端进行测试的方法受外部环境影响大，存在测试成本较高、测试效率低、难于定量测量、出现问题难于复现等缺陷。
功能简介
星河亮点SP6200采用灵活的软硬件设计，功能扩展简便。使用树表结合表示法（TTCN）设计、编写的RRM一致性测试相关测试例（TC）符合业界规范，具有很强的通用性。仪表的主要功能包括：
 支持在IDLE模式下的小区重选及相应参数测量
 支持在UTRAN连接模式下的各种切换、小区重选及相应参数测量
 对终端的RRC连接控制及相应参数测量
 终端测量，检测终端发送的不同测量报告消息
 测量性能要求，检测终端测量结果与实际数值之间差距是否在规定范围以内
 提供自动测试功能
 根据客户需求提供测量报告
RRM一致性系统组成RRM一致性测试系统主要构成仪器为TD-SCDMA系统模拟部分和GSM系统模拟器Aeroflex AIME 6103G，配合其他仪器和配件共同组成测试系统。
其中，TD-SCDMA系统模拟部分由系统仿真部分（SSP, System Simulation Part）和无线接入部分（RAP, Radio Access Part）组成，这种结构有利于系统扩展和配置。单台SP6200仪表可同时支持6个TD-SCDMA小区的模拟。此架构通过软硬件升级，可支持TD-SCDMA增强技术RRM一致性测试。
Aeroflex AIME6103是专用于协议测试的GSM基站模拟子系统，可以完成模拟GSM小区的任务。通过编写测试脚本，SP6200通过一套基于COM的通信接口，可以完成控制AIME 6103G仪表工作，完成模拟GSM基站的任务。
测试能力SP6200满足3GPP和我国行业标准的TD-SCDMA相关规范要求，支持行业标准TD-SCDMA终端RRM一致性测试例：
序号
测试例章节号
测试例名
备注
1
行标I 7.5.1.1
空闲状态下，同频TD-SCDMA小区间的小区重选
2
行标I 7.5.1.2
空闲状态下，异频TD-SCDMA小区间的小区重选
3
行标I 7.5.2.1.1.1
连接状态下，TD-SCDMA小区间，同频主载波->主载波接力切换
4
行标I 7.5.2.1.1.2
连接状态下，TD-SCDMA小区间，同频主载波->副载波硬切换
5
行标I 7.5.2.1.2.1
连接状态下，TD-SCDMA小区间，异频主载波->主载波硬切换
6
行标I 7.5.2.1.2.2
连接状态下，TD-SCDMA小区间，异频主载波->副载波接力切换
7
行标I 7.5.2.2.1
CELL_FACH状态下，同频TD-SCDMA小区间的小区重选
8
行标I 7.5.2.2.2
CELL_FACH状态下，异频TD-SCDMA小区间的小区重选
9
行标I 7.5.2.3.1
CELL_PCH状态下，同频TD-SCDMA小区间的小区重选
10
行标I 7.5.2.3.2
CELL_PCH状态下，异频TD-SCDMA小区间的小区重选
11
行标I 7.5.2.4.1
URA_PCH状态下，同频TD-SCDMA小区间的小区重选
12
行标I 7.5.2.4.2
URA_PCH状态下，异频TD-SCDMA小区间的小区重选
13
行标I 7.5.3.1.1
已知目标小区的RRC重建时延
14
行标I 7.5.3.1.2
未知目标小区的RRC重建时延
15
行标I 7.5.4.1
AWGN传播条件下，由1G事件触发的测量报告
16
行标I 7.5.4.3
AWGN传播条件下，由2C事件触发的测量报告
17
行标I 7.5.5.2
时隙ISCP的测量精度 同频测量精度 绝对测量精度
18
行标I 7.5.5.3.1
UTRA载波RSSI的测量精度 绝对测量精度
19
行标I 7.5.5.3.2
UTRA载波RSSI的测量精度 相对测量精度
20
行标II 4.3.8.4
不同RAT之间的小区重选
21
行标II 4.3.8.5
不同RAT之间的小区获取并重选
22
行标II 4.3.9.5
TD-SCDMA/GSM（GPRS）系统间切换性能（同步）
23
行标II 4.3.9.6
TD-SCDMA/GSM（GPRS）系统间切换性能（非同步）
24
行标II 4.3.10.1
AWGN传播条件下，对GSM（GPRS）邻小区的测量报告
25
行标I 7.5.5.1.1
P-CCPCH RSCP的测量精度 单小区绝对精度
26
行标I 7.5.5.1.2
P-CCPCH RSCP的测量精度 单小区白噪环境测量绝对精度
27
行标I 7.5.5.1.4
P-CCPCH RSCP的测量精度 同频干扰测量精度
28
行标I 7.5.5.1.5.1
P-CCPCH RSCP的测量精度 同频测量精度 绝对精度
29
行标I 7.5.5.1.5.2
P-CCPCH RSCP的测量精度 同频测量精度 相对精度
30
行标I 7.5.5.1.6.1
P-CCPCH RSCP的测量精度 异频测量精度 绝对精度
31
行标I 7.5.5.1.6.2
P-CCPCH RSCP的测量精度 异频测量精度 相对精度
32
行标II 4.3.11
GSM（GPRS）载波RSSI的测量精度 绝对测量精度
33
行标II 4.3.12.1
TD-SCDMA PCCPCH RSCP的测量精度 绝对精度
34
行标I 7.5.5.1.3
P-CCPCH RSCP的测量精度 单小区多径衰落信道测量精度（case1/case3）
需要信道仿真器
35
行标II 4.3.12.2
TD-SCDMA PCCPCH RSCP的测量精度TD-SCDMA 多径环境下的绝对测量精度
需要信道仿真器
36
行标I 7.5.4.2
AWGN传播条件下，由1H事件和1I事件触发的测量报告
37
行标I 7.5.3.2.1
终端传输格式组合选择 交互或背景的PS上行64kbps
38
行标I 7.5.6
UE发射功率
39
行标I 7.5.7.1
时间特性 终端定时超前
40
行标II 4.3.10.2
AWGN传播条件，同时存在TD-SCDMA异频邻区和GSM（GPRS）邻区环境下，对GSM（GPRS）邻小区的测量报告
41
行标III 7.7.5.4
UE发射功率余量(HeadRoom)
注：
行标I：TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 终端测试方法 第1部分：基本功能、业务和性能测试
行标II：GSM双模单待机终端测试方法
行标III：2GHz_TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网高速上行分组接入（HSUPA）终端设备测试方法_第1部分：基本功能、业务和性能测试
技术特点RRM一致性测试系统是能体现目前测试仪表中最高水平的仪表之一，作为业界第一款TD-SCDMA RRM一致性测试系统，SP6200具备如下几个方面的技术特点：
 符合协议的一致性测试方法
SP6200按照TTCN(树表结合表示法Tree and Tabular Combined Notation)语法，将自然语言描述的测试例编写成统一的机器语言描述的测试例，精确定义测试步骤及相关配置。
SP6200测试例的研发均基于TTCN平台及语法，测试项严格符合协议规定并具有良好通用性。
 支持多小区的新型仪表体系架构
星河亮点SP6200采用灵活可扩展的体系架构，能同时模拟真实网络1~6个TD小区和1个GSM小区环境，构造不同场景，并按行业标准规定的测试条目，考察终端在不同场景中的小区注册、重选、切换性能及测量能力及与协议的一致性。
 友好的用户界面与LOG功能
SP6200主控界面显示在与SSP相连的外接显示器上，RAP界面主要显示SSP与RAP的交互信息，主控界面与RAP界面如下图所示
用户可通过主控界面选择测试项，主控平台显示测试流程的信息及结果，并能对测试结果进行分析，从而获得对终端性能的全面评价。SP6200支持一次选择多个测量项顺序执行与自动化测试，加快测试进度、降低测试人员要求、同时减小出错概率。在测试过程中用户可随时退出测试。
SP6200还支持丰富的LOG信息，方便用户观察系统运行状态、分析测试流程及结果。如下图所示： 
应用
星河亮点是中国通信标准化协会（CCSA）会员，TD-SCDMA产业联盟（TDIA）核心成员，国家TD-SCDMA终端认证工作组（TCG）唯一测试设备成员。国内全部5家TD-SCDMA认证机构和中国移动通信，唯一采用了星河亮点的产品，作为TD终端认证、测试设备。SP6200自推出后，先后被认证机构和运营商采用，作为进网测试和终端检测的关键设备。
2008年10月起，中国移动研究院开始使用SP6200对终端无线资源管理性能进行检测，作为保证终端质量，提升终端性能的关键设备。
2008年11月起，SP6200作为TD-SCDMA终端入网认证测试的重要测试设备，开始在工信部电信研究院使用。该系统测试过程符合规范要求，测试结果可靠，保证了认证部门测试工作的顺利进行。