标题：干湿球温度表
概述
测量空气温度和湿度的一对并列安置的温度表。干湿球温度表是同时测定空气温度和湿度的一对规格相同，装置在小百叶箱中的温度表。一支用来测定气温，称“干球温度表”；另一支球部包扎一条纱布，纱布的下部浸到一个带盖的水杯内。杯口距球部3cm，杯中盛蒸馏水（只允许用医用蒸馏水），供湿润湿球纱布用，称“湿球温度表”。湿度是根据热力学原理由干球温度表与湿球温度表的温度差值计算得出。
使用范围
温度：-40℃ ～ 50℃
湿度：0 ～ 100%RH
安装
在小百叶箱的底板中心，安装一个温度表支架，干、湿球温度表垂直悬挂在支架两侧的环内，球部向下，干球在东，湿球在西，球部中心距地面1.5m高。湿球温度表球部包扎一条纱布，纱布的下部浸到一个带盖的水杯内。杯口距湿球球部3cm，杯中盛蒸馏水（只允许用医用蒸馏水），供湿润湿球纱布用。
湿球包扎纱布时，要把湿球温度表从百叶箱内拿出，先把手洗干净，再用清洁的水将温度表的感应部分洗净，然后将长约10cm的新纱布在蒸馏水中浸湿，使上端服贴无绉折地包卷在感应部分上（包卷纱布的重叠部分不要超过球部圆周的1/4）；包好后，用纱线把高出感应部分上面的纱布扎紧，再把感应部分下面的纱布紧靠着球部扎好，但不要扎得过紧，并剪掉多余的纱线。
观测和记录
正常观测温度表读数要准确到0.1℃。温度在0℃以下时，应加负号（“-”）。读数记入观测簿相应栏内，并按所附检定证进行器差订正。如示度超过检定证范围，则以该检定证所列的最高（或最低）温度值的订正值进行订正。
温度表读数时应注意：
① 观测时必须保持视线和水银柱顶端齐平，以避免视差。
② 读数动作要迅速，力求敏捷，不要对着温度表呼吸，尽量缩短停留时间，并且勿使头、手和灯接近球部，以避免影响温度示度。
③ 注意复读，以避免发生误读或颠倒零上、零下的差错。
溶冰观测当湿球纱布冻结后，应及时从室内带一杯蒸馏水对湿球纱布进行溶冰，待纱布变软后，在球下部2-3mm处剪断，然后把湿球温度表下的水杯从百叶箱内取走，以防水杯冻裂。
气温在-10.0℃或以上湿球纱布结冰时，观测前须进行湿球溶冰。溶冰用的水温不可过高，相当于室内温度，能将湿球冰层溶化即可。将湿球球部浸入水杯中把纱布充分浸透，使冰层完全溶化。从湿球温度示值的变化情况可判断冰层是否完全溶化，如果示度很快上升到0℃，稍停一会再向上升，就表示冰已溶化。然后把水杯移开，用杯沿将聚集在纱布头的水滴除去。 
掌握好溶冰时间是很重要的，可参照下述情况灵活掌握： 
当风速、湿度正常时，在观测前30分钟左右进行；湿度很小，风速很大时，在观测前20分钟以内进行；湿度很大，风速很小时，要在观测前50分钟左右进行。 
若每小时一次温、湿度观测，在冬季里湿度大、风速小的情况下，由于冰面蒸发很小，溶冰一次，可进行几次观测，不必一小时溶冰一次，否则容易造成湿球示值不稳定。具体可多长时间溶冰一次，由各站根据天气情况具体掌握，但站内应当统一。 
读取干湿球温度表的示值时，须先看湿球示度是否稳定，达到稳定不变时才能进行读数和记录。在记录后，用铅笔侧棱试试纱布软硬，了解湿球纱布是否冻结。如已冻结，应在湿球读数右上角记录结冰符号“B”；如未冻结则不记。若湿球示度不稳定，不论是从零下上升到零度，还是从零度继续下降，说明是溶冰不恰当，湿球不能读数，只记录干球温度。若在定时观测正点前湿球温度能够稳定，则需补测干、湿球温度值，并用此值作为气温和湿度的正式记录；若定时观测正点前湿球温度仍不能稳定，则相对湿度改用毛发湿度表或湿度计测定（需按规定作相应订正），水汽压、露点温度用干球温度和相对湿度计算得到；如无毛发湿度表（计）或按规定冬季不需要编制订正图的气象站，应在正点后补测干、湿球温度，记在观测簿该时栏上面空白处，只作计算湿度用，这次湿球温度不抄入气表（该栏记“—”），而温度的正式记录仍以第一次干球温度为准。
低温情况下的观测气温在-10.0℃以下时，停止观测湿球温度，改用毛发湿度表或湿度计测定湿度。但在冬季偶有几次气温低于-10.0℃的地区，仍可用干、湿球温度表进行观测。 
气温在-36.0℃以下，接近水银凝固点（-38.9℃）时，改用酒精温度表观测气温。酒精温度表应按干球温度表的安装要求事先悬挂在干球温度表旁边。如果没有备用的酒精温度表，则可用最低温度表酒精柱的示度来测定空气温度。 
在非结冰季节湿度很大或有雾时，湿球温度偶有略高于干球温度的现象（指经仪器差订正后的数值），这时湿球温度应作为与干球温度相同，进行湿度计算。
维护
⑴ 必须注意保持干湿球温度表的正常状态。如发现温度表内刻度磁板破损,毛细管内有水银滴、黑色沉淀的氧化物或水根柱中断等情况，应同时更换、报废。 
⑵ 干球温度表应经常保持清洁、干燥。观测前巡视设备和仪器时，如发现干球上有灰尘或水，须立即用干净的软布轻轻拭去。 
⑶ 湿球纱布必须经常保持清洁、柔软和湿润，一般应每周换一次。遇有沙尘等天气，湿球纱布上明显沾有灰尘时，应立即更换。 
在海岛、矿区或烟尘多的地方，湿球纱布容易被盐、油、烟尘等污染，应缩短更换纱布的期限。 
⑷ 水杯中的蒸馏水要时常添满，保持洁净，一般每周更换一次。
干湿球温度传感器
用铂电阻可制成干湿球温度传感器，其测温原理与铂电阻温度传感器相同，测湿原理与干湿球温度表相同。
干湿球温度湿度对照表
湿球
温度
干球
温度　20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 10.0 2.55 3.06 3.58 4.09 4.58 5.07 5.54 6.02 6.49 6.95 7.41 7.86 8.29 8.73 9.16 9.59 10.00 11.0 3.24 3.78 4.32 4.85 5.37 5.88 6.38 6.87 7.36 7.84 8.31 8.77 9.24 9.69 10.13 10.57 11.00 12.0 3.94 4.50 5.06 5.62 6.15 6.68 7.21 7.72 8.23 8.72 9.21 9.70 10.17 10.64 11.10 11.56 12.00 13.0 4.62 5.21 5.79 6.38 6.93 7.49 8.04 8.57 9.09 9.61 10.12 10.62 11.12 11.59 12.07 12.54 13.00 14.0 5.30 5.92 6.53 7.13 7.72 8.29 8.85 9.42 9.96 10.50 11.02 11.54 12.05 12.55 13.05 13.52 14.00 15.0 5.98 6.62 7.26 7.89 8.50 9.10 9.68 10.26 10.83 11.38 11.93 12.47 12.99 13.50 14.02 14.51 15.00 16.0 6.64 7.32 7.99 8.64 9.28 9.90 10.51 11.11 11.69 12.27 12.83 13.38 13.93 14.47 14.98 15.50 16.00 17.0 7.31 8.02 8.72 9.39 10.05 10.70 11.34 11.95 12.56 13.16 13.73 14.31 14.87 15.42 15.95 16.48 17.00 18.0 7.98 8.72 9.43 10.13 10.82 11.50 12.15 12.80 13.42 14.03 14.64 15.23 15.80 16.37 16.93 17.46 18.00 19.0 8.64 9.40 10.15 10.89 11.59 12.29 12.97 13.64 14.28 14.92 15.54 16.15 16.75 17.33 17.90 18.45 19.00 20.0 9.30 10.09 10.87 11.63 12.37 13.09 13.79 14.49 15.16 15.81 16.45 17.07 17.69 18.28 18.87 19.44 20.00 21.0 9.95 10.78 11.59 12.38 13.14 13.89 14.61 15.33 16.02 16.69 17.35 17.99 18.62 19.24 19.84 20.43 21.00 22.0 10.60 11.47 12.31 13.12 13.92 14.69 15.44 16.17 16.88 17.58 18.26 18.92 19.56 20.19 20.81 21.41 22.00 23.0 11.25 12.14 13.02 13.86 14.68 15.48 16.26 17.02 17.75 18.46 19.16 19.84 20.50 21.15 21.77 22.40 23.00 24.0 11.89 12.83 13.73 14.61 15.46 16.28 17.08 17.86 18.61 19.35 20.06 20.76 21.44 22.11 22.75 23.39 24.00 25.0 12.53 13.51 14.44 15.35 16.22 17.08 17.90 18.70 19.48 20.24 20.97 21.68 22.38 23.06 23.73 24.37 25.00 26.0 13.18 14.18 15.15 16.09 16.99 17.87 18.73 19.54 20.34 21.13 21.88 22.62 23.33 24.02 24.70 25.36 26.00 27.0 13.82 14.86 15.83 16.84 17.76 18.67 19.55 20.39 21.21 22.01 22.79 23.53 24.26 24.98 25.67 26.35 27.00 28.0 14.46 15.53 16.57 17.57 18.54 19.46 20.37 21.24 22.08 22.90 23.70 24.46 25.20 25.94 26.64 27.33 28.00 29.0 15.10 16.21 17.28 18.31 19.31 20.26 21.20 22.09 22.95 23.79 24.61 25.39 26.15 26.90 27.61 28.32 29.00 30.0 15.73 16.88 17.99 19.05 20.08 21.07 22.02 22.94 23.82 24.68 25.51 26.31 27.10 27.85 28.58 29.30 30.00 31.0 16.37 17.56 18.70 19.80 20.85 21.87 22.84 23.78 24.69 25.57 26.42 27.24 28.04 28.82 29.56 30.29 31.00 32.0 17.00 18.22 19.41 20.54 21.62 22.67 23.67 24.63 25.56 26.47 27.33 28.17 28.99 29.76 30.54 31.27 32.00 33.0 17.63 18.90 20.12 21.28 22.40 23.47 24.50 25.48 26.43 27.35 28.24 29.10 29.93 30.73 31.51 32.27 33.00 34.0 18.26 19.58 20.83 22.02 23.18 24.28 25.32 26.33 27.31 28.25 29.15 30.03 30.87 31.69 32.49 33.25 34.00 35.0 18.90 20.25 21.54 22.78 23.95 25.07 26.15 27.18 28.18 29.15 30.06 30.96 31.82 32.65 33.46 34.24 35.00 36.0 19.53 20.92 22.25 23.52 24.73 25.88 26.98 28.04 29.06 30.04 30.98 31.89 32.77 33.61 34.43 35.23 36.00 37.0 20.16 21.60 22.96 24.27 25.51 26.69 27.82 28.90 29.93 30.95 31.89 32.81 33.72 34.57 35.40 36.22 37.00 38.0 20.79 22.28 23.68 25.01 26.28 27.49 28.64 29.76 30.81 31.83 32.81 33.75 34.65 35.54 36.38 37.21 38.00 39.0 21.42 22.95 24.39 25.76 27.07 28.29 29.49 30.61 31.79 32.73 33.72 34.68 35.61 36.50 37.36 38.19 39.00 40.0 22.06 23.63 25.11 25.52 27.84 29.11 30.31 31.47 32.57 33.63 34.64 35.62 36.56 37.45 38.33 39.18 40.00 41.0 22.69 24.30 25.82 26.76 28.62 29.91 31.14 32.32 33.48 34.53 35.55 36.54 37.50 38.42 39.30 40.17 41.00 42.0 23.33 24.98 26.54 27.42 29.40 30.71 31.97 33.18 34.36 35.42 36.47 37.47 38.45 39.38 40.28 41.16 42.00