标题：冷热冲击试验机
词条解析
冷热冲击试验机[1-2]根据试验需求及测试标准分为三箱式和两箱式，区别在于试验方式和内部结构不同：
两箱式
型号:LRHS-91B-LV 工作室尺寸:450×450×500 外型尺寸:1560×870×1545[3]
型号:LRHS[4]-216B-LV 工作室尺寸:600×600×600 外型尺寸:1710×1020×1845
型号:LRHS-512B-LV 工作室尺寸:800×800×800 外型尺寸:1910×1220×2265
型号:LRHS-010B-LV 工作室尺寸:1000×1000×1000 外型尺寸:2110×1420×2665
三箱式
型号:LRHS-91B-LW 工作室尺寸:450×450×500 外型尺寸:1560×870×1545
型号:LRHS-216B-LW 工作室尺寸:600×600×600 外型尺寸:1710×1020×1845
型号:LRHS-512B-LW 工作室尺寸:800×800×800 外型尺寸:1910×1220×2265
型号:LRHS-010B-LW 工作室尺寸:1000×1000×1000 外型尺寸:2110×1420×2665
规格型号
型号
WDCJ-162
SC/WDCJ-340
SC/WDCJ-500
SC/WDCJ-010
内胆尺寸
450×450×450
600x600x600
800x800x800
1000x1000x1000
箱体尺寸
1560x870x1545
1710x1020x1845
1910x1220x2265
2110x1420x2665
试验箱总功率
5.7KW
7.5KW
12KW
14KW
试验范围
-60℃~150℃
冲击温度
150℃～-20℃(-40℃、-60℃按客户要求)
温度波动范围
±0.5℃
温度精度
±3℃
电源
380V±38V/50Hz±1Hz
样品架承重
≥30Kg
低温区
温度暴露范围
60℃~200℃
温度波动范围
≤±1℃
温度上升时间
RT~200℃≥45分
预热温度上限
200℃
高温区
温度暴露范围
0℃~-60℃
温度波动范围
≤±1℃
温度降温时间
-70℃≤60分
预热温度下限
-70℃

附属功能
不同温段冲击：由多级蒸发器结构相应切断，控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配，使用制冷系统输出合理减少加热器中和的输出量，达到恒定节能；另有独立的换气阀门，在排气（常温恢复）时动作引入环境空气
进气口在环境温度曝露时吸进外面的空气
排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能[5]
预先设定试验开始时间，试验箱自动开始起动并准备开始试验[6]
曝露时间缩短功能
试验区的下风温度达到曝露温度后转换到下一个曝露的功能
前处理/后处理功能
在循环试验开始前或结束后，试样被曝露在高温环境中（热处理）维持一定时间  产品实物图
干燥运转功能
试验结件下运转一定的时间
辅助结构
密封：门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭
门把手：采用无反作用门把手，操作更简便
样品架移动方式：样品架依靠安装箱体底部的直线往复驱动系统作上下移动
脚轮：机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
采用立式体、冷热两箱，采用提篮转换试品所在实验区域的方法，达到冷热冲击试验目的；这种结构最大限度减小了冷热冲击时的热负荷，缩短了温度回复时间，也是最可靠、最节能的一种冷热冲击的方式
产品用途
三槽式冷热冲击试验机FR－1226发瑞仪器生产的冷热冲击试验机该产品适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等，同时通过此装备试验，可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。高低温冲击试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品[5]，在进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能，使用的适应性，适用于学校，工厂，军工，研位，等单位.  冷热冲击试验机
产品说明
三槽式冷热冲击试验机FR－1226发瑞仪器生产的冷热冲击试验机区分为高温区、低温区、测试区三部分， 各区之箱体釆独特之断热结构。冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区，做冷热冲击测试。高温冲击或低温冲击时， 最大时间可达9999分钟， 最大循环周期可达9999次。系统可作自动循环冲击或手动选择性冲击并可设定二区或三区冲击及冷冲热冲启始。冷却采二元冷冻系统， 降温效果快速，冷却方式为风冷式或水冷式两种。可连接电脑， 记录仪仅为选购件。采用彩色中英文LCD触控式图控操作介面， 操作简易
主要功能:
三槽式冷热冲击试验机是以待测物品不动之方式来测试因高低温急速变化而对产品是否造成不良的影响.一般用于电子部品、汽车零件及高科技产品等；需要苛刻的环境条件测试及高信耐性需求的检验。
主要特点：
1. 产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究，风冷式冷热冲击试验箱具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。 
2. 设备分为高温箱,低温箱,测试箱三部分,采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果，试验时待测物完全静止，应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的. 
3. 采用采用最先进的计测装置, 控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单, 学习容 易, 稳定可靠,中，英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。 
4. 具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟, 循环周期1~999次可设定, 可实现制冷机自动运转，最大程度上实现自动化，减轻操作人员工作量，可在任意时间自动启动﹑停止工作运行； 
5. 箱体左侧具一直径 50mm 之测试孔，可供外加电源负载配线测试部件。 
6. 可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能，并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能，具备高低温试验机的 
7. 可独力当作高温箱或低温箱使用,一机三用。 
8. 具备全自动，高精密系统回路、任一机件动作，完全有P.L.C锁定处理，全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。 
9. 先进科学的空气流通循环设计，使室内温度均匀，避免任何死角;完备的安全保护装置，避免了任何可能发生安全隐患，保证设备的长期可靠性。 
10. 可设定循环次数及除霜次数自动(手动) 除霜。 
11. 出风口于回风口感知器检测控制，风门机构切换时间为10秒内完成，冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。 
12. 运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。 
13. 冷冻系统采用复叠高效低温回路系统设计，冷冻机组采用欧美原装进口压缩机，并采用对臭氧系数为零的绿色环保（HFC）制冷剂R507，R23。 
14. 超强安全保护功能：电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。 
满足标准：
1、 GB/T2423.1-1989低温试验方法；
2、GB/T2423.2-1989高温试验方法；
3、GB/T2423.22-1989温度变化试验；
4、GJB150.5-86温度冲击试验；
5、GJB360.7-87温度冲击试验；
6、GJB367.2-87 405温度冲击试验。
适用于航空、军工、 舰船、电工、电子、仪器仪表；医疗器械；民用核能；高等院校；科研实验所；商检仲裁、技术监督部门；建材陶瓷；石油化工等产品、整机及零部件的高低温冲击试验。三槽式冷热冲击试验机FR－1226发瑞仪器生产的冷热冲击试验机
全部功能采用计算机控制，系自主开发的软件，有良好的操作界面，使用户的操作和监测都更加简单和直观，保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下，可以临时更改此程序段的数值，可以在屏幕上设置时间和参数，使制冷、加热、提蓝传送切换，按设定值自动进行。  冷热冲击试验机冷箱、热箱独立控制，箱门互相独立，扩大试验箱的使用范围（一箱三用）。
产品保温效果可以得到充分保证。
试验箱门与循环风机，提蓝传动等互锁，保护操作者的安全，一旦打开箱门，循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。
在箱顶有标准引线孔管，方便用户向箱内引入传感器线，检测电缆等类型引线。
控制系统
低温区、高温区转换时间小于等于15秒。
温度恢复时间小于等于5分钟。
符合标准
GB/T2423.1.2-2001 GJB150.5 GB10592-89
技术参数
选型型号（mm）
CLM-WDCJ-100
CLM-WDCJ-300
CLM-WDCJ-500
CLM-WDCJ-010
两箱预冷区尺寸 D×W×H
450×450×500
600×600×600
800×800×800
1000×1000×1000
三箱样品区尺寸 D×W×H
450×450×500
600×600×600
800×800×800
1000×1000×1000
性能指标温度范围
A：－20℃～200℃ B：-40℃～200℃ C：-60℃～200℃
温度波动
高温室与低温室均≤±2℃
样品区温度波动
≤±0.5℃（恒温时）
样品区承重
20㎏、30㎏、50㎏
温度运行控制系统控制器
进口LED数显 （P、I、D+S、S、R.）微电脑集成控制器
加热系统
全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式 /原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机。多叶式离心风轮
机器运行满足指标1、GB/T2423.1-1989低温试验方法；  冷热冲击试验机2、GB/T2423.2-1989高温试验方法； 
3、GB/T2423.22-1989温度变化试验； 
4、GJB150.5-86温度冲击试验； 
5、GJB360.7-87温度冲击试验； 
6、GJB367.2-87 405温度冲击试验。 
7、SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱——一箱式 
8、SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱——二箱式 
9、满足标准IEC68-2-14_试验方法N_温度变化 
10、GB/T 2424.13-2002试验方法温度变化试验导则 
11、GB/T 2423.22-2002温度变化 
12、QC/T17-92汽车零部件耐候性试验一般规则 
13、EIA 364-32热冲击(温度循环)测试程序的电连接器和插座的环境影响评估设备主要特点(01)试料槽完全静止，可由测试孔外加负载配线;
(02)蓄能方式可避免使用者职业伤害；（注：液态气体所产生的废气，吸入肺部致使肺部氧气量减少，而产生工作倦怠，注意力不集中等）;
(03)采用触控式彩色液晶显示人机接口控制器，操作简单，学习容易；　
(04)温度制御精度高，全部采用PID 自动演算制御;
(05)可选择始动位置，高温或低温开始循环;
(06)具有预约起动功能;
(07)可设定循环次数及自动除霜;  冷热冲击试验机(08)可选择二槽或三槽循环;
(09)运转状态显示;
(10)有异常或故障显示及排除方法说明;
(11)气动式阀门方便开启，保证气密及断热保护.
主要用途
冷热冲击试验机能模拟高温与低温之间的瞬间变化环境。从而判断产品的可靠性及稳定性能等参数是否合格。将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性依据。 用于检测电子、汽车、橡胶、塑胶、航太科技、军品科技及高级通信器材等产品在反复冷热变化下的抵抗能力。
试验箱结构
1、试验箱结构形式：试验箱采用整体式组合结构形式，既试验箱由位于上部的高温试验箱，位于下部的低温试验箱体、位于后部的制冷机组柜和位于左侧后板上的电器控制柜（系统）所组成。此方式箱体占地面积小、结构紧凑、外形美观，制冷机组置于独立的机组箱体内，以减少制冷机组运行时的震动、噪声对试验箱的影响，同时便于机组的安装和维修，电器控制面板置于试验箱的左侧板上以便于运行操作。
2、箱体外壁材料：优质碳素钢板，表面作静电彩色喷塑处理。
3、箱体内壁材料：进口SUS304不锈钢板，耐腐蚀、易清洗、美观大方。
4、保温材料：优质超细玻璃纤维棉。
5、样品架：上下移动滑轨导的不锈钢样品架。采用双作用力汽缸提供平稳均匀的动力，样品架的定位装置采用德国FESTO公司产间接式电传感器。
6、观察窗：在上箱体（高温箱）大门上开一个350×250mm电热镀膜防潮隔温观察窗。
7、电缆穿线孔：在样品架的上部与高温试验箱体顶部设置有滑动式电缆穿线管。
8、样品架承重：≥30Kg.
9、试验室照明装置：防潮灯。制冷系统1、制冷系统及压缩机：为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求，本试验箱采用一套德国COPELANDBAN半封闭压缩机所组成的二元复叠式氟利昂制冷系统。复叠式系统包含一个高压制冷循环和一个低压制冷循环，其连接容器为蒸发冷凝器，蒸发冷凝器的功能为将低压循环的蒸发器作为高压循环的冷凝器之用。
制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用和故障下降到较为经济的状态。
2、制冷工作原理：高低制冷循环均采用逆卡若循环，该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成，其过程如下：制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力，消耗了功使排气温度升高，之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。
3、制冷剂：采用美国DUPONT公司产R404A（低压循环）、R23（高压循环）环保制冷剂。
4、冷却方式：风冷。
5、制冷辅助件：主要制冷配件及控制器件均采用进口原件，美国SPORLAN热力膨胀阀意大利CASTEI电磁阀；美国RANCO压力控制器，油压控制器，美国PACKLESS避震软管，欧美AC&R汕分离器，意大利CASTEL截止阀，美国SPORLAN过滤器等。测控系统1、温度测量：Pt100铂电阻。
2、控制装置：控制器采用进口可编程PLC及优质进口LCD彩色液晶触摸屏双回路温度控制系统、其控制显示器采用进口彩色液晶触摸大屏幕（5.7英寸）控制显示屏该控制器采用中文操作显示界面显示，可显示、设定试验参数、曲线、总运行时间、段总运行时间、加热器工作状态及日历时间等。控制程序的编制采用人机对话方式，界面友好，仅需设定温度就可实现制冷机的自动运行功能。
控制系统使用智能化控制软件系统，具备自动组合制冷、加热等子系统的工况，从而保证在整个温度范围内的高精度控制，同时达到节能、降耗的目的，完善的检测装置能自动进行详细的故障显示、报警，如当试验箱发生异常时，控制器用中文汉字显示故障状态、同时具备历史数据表趋势图及历史故障记录的储存功能。制造商提供两年内控制软件系统免费升级的服务。
可选配R485计算机通讯接口及计算机上、下机计算机机辅助控制系统装置，实现连机数据传输及远程控制功能。
也可选配记录仪进行实验数据记录。
3、系统设定精度：温度：0.1　℃
时间：1min
4、运行方式：程式运行或定值运行均可
5、设备具备独立的工作时间累计时器。
检查保养一览表
项 目
状 况
时 间
冷凝器清洁
不干净影响散热
随时
定期保养
每一个月
超温保护器
长时间运转及运转前
随时
定期保养
每三个月
清洁内箱
运转前
随时
定期保养
每一个月
清洁机体
定期保养
每六个月
清洁配电室
定期保养
每六个月

使用注意事项
1.于操作当中，除非有绝对必要，请不要打开箱门，否则可能导致下列不良的后果。
.高温热气冲出箱外十分危险。
.箱门内侧仍然保持高温造成烫伤。
.高温空气可能触发火灾警报，产生误动作。
  冷热冲击试验机2.请注意本机必须安全确实接地，以免产生静电感应。
3.避免于三分钟内关闭再开启冷冻机组。
4.如果箱内放置发热试料时，试料电源控制请使用外加电源，不要直接使用本机电源。
5.无熔丝开关(电路断路器)、温度超温保护器，提供本机测试品以及操作者的安全保护，故请定期检查。
6.绝对禁止试验爆炸性，可燃性及高腐蚀性物质。
7.请详阅说明书后，方可操作本机。
安全保护措施
1、安全可靠的接地保护装置
2、电源欠压、缺相保护
3、独立的工作室超温保护
4、制冷机超压、过载、油压欠压保护；
5、加热器短路、过载保护
维护保养
为了保证机械设备经常处于良好的技术状态，随时可以投入运行，减少故障停机日，提高机械完好率、利用率，减少机械磨损，延长机械使用寿命，降低机械运行和维修成本, 确保安全生产，必须强化对冷热冲击试验机设备的维护保养工作:
保养必须贯彻“养修并重，预防为主”的原则，做到定期保养、强制进行，正确处理使用、保养和修理的关系，不允许只用不养，只修不养；
各班组必须按机械保养规程、保养类别做好各类机械的保养工作，不得无故拖延，特殊情况需经分管专工批准后方可延期保养，但一般不得超过规定保养间隔期的一半；
冷热冲击试验机保养机械要保证质量，按规定项目和要求逐项进行，不得漏保或不保。保养项目、保养质量和保养中发现的问题应作好记录，报本部门专工；
保养人员和保养部门应做到“三检一交（自检、互检、专职检查和一次交接合格）”，不断总结保养经验，提高保养质量。
在维护保养的前提下，冷热冲击试验机要如下执行与满足标准。
主要特点
1. 产品外形美观[7]、结构合理、工艺先进、选材考究，风冷式冷热冲击试验箱具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。 　
2. 设备分为高温箱,低温箱,测试箱三部分,采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果，试验时待测物完全静止，应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的. 　
3. 冷热冲击试验机采用采用最先进的计测装置, 控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单, 学习容 易, 稳定可靠,中，英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。 　
4. 具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟, 循环周期1~999次可设定, 可实现制冷机自动运转，最大程度上实现自动化，减轻操作人员工作量，可在任意时间自动启动﹑停止工作运行； 　
5. 箱体左侧具一直径 50mm 之测试孔，可供外加电源负载配线测试部件。 　6. 可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能，并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能，具备高低温试验机的 　
7. 东莞贝尔冷热冲击试验机可独力当作高温箱或低温箱使用,一机三用。 　
8. 具备全自动，高精密系统回路、任一机件动作，完全有P.L.C锁定处理，全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。 　
9. 先进科学的空气流通循环设计，使室内温度均匀，避免任何死角;完备的安全保护装置，避免了任何可能发生安全隐患，保证设备的长期可靠性。 　
10. 可设定循环次数及除霜次数自动(手动) 除霜。 　
11. 出风口于回风口感知器检测控制，风门机构切换时间为10秒内完成，冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。 　
12. 运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。 　
13. 冷冻系统采用复叠高效低温回路系统设计，冷冻机组采用欧美原装进口压缩机，并采用对臭氧系数为零的绿色环保（HFC）制冷剂R507，R23。超强安全保护功能：电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。