标题：福达康电子血压计
电子血压计
随着科技水平的发展，血压计正在告别传统的水银血压计，迎来电子血压计时代。
电子血压计又分两大类：医用电子血压计和家用电子血压计。 
医用电子血压计主要用于医院、门诊、血站、采血车、体检车、健康管理体检中心、康复中心、疗养院、社区、学校、银行、工厂、运动场等公共卫生。 
家用电子血压计主要用于家庭。家庭医疗保健已成为现代人的医疗保健时尚。过去人们测量血压必须到医院才行，而今只要拥有了家用电子血压计，坐在家里便可随时监测血压的变化，如发现血压异常便可及时去医院治疗，起到了预防脑出血、心功能衰竭等疾病猝发的作用。福达康实业有限公司是生产医用及家用集一体的电子体温计生产厂家。
福达康电子血压计
  腕式  臂式（腕式） （臂式）
电子血压计测量血压是否准确，是高血压患者关注的一个热点。为了让人们使用上合格的电子血压计，国家质量技术监督局于1998年第2季度对电子血压计进行了产品质量国家监督抽查，电子血压计合格率为78.6％。应该讲，目前市场上销售的电子血压计基本上是好的，能够准确地测量血压。但是，不同形式、不同品牌的电子血压计在测量血压范围和对患病人群的适用性上是有差异的。比如有些电子血压计测量收缩压的上限为200毫米汞柱（26.7千帕）舒张压的测量上限为150毫米汞柱（20.0千帕）。而有些电子血压计则大于上述使用的上限。又如智能化的电子血压计在适用患病人群上要比非智能化的电子血压计宽一些。电子血压计测量血压是否准确，是相对的。在电子血压计允许的血压测量范围和适用患者人群范围内，测量血压是准确的。超出电子血压计的使用范围，则血压测量就不准了，或有可能测量不出来。而福达康电子血压计相论而言是比较准确地测量血压。
技术发展及代际划分
首先，电子血压计技术从使用原理上经历了听诊法（又称柯氏音法）和示波法（又称振荡法）两个阶段的发展，目前，只有极少数公司在电子血压计上使用听诊法原理，而绝大部分主流电子血压计制造企业均使用示波法原理。　鉴于当前主流企业均采用示波法原理，因此这里要讲的技术代际划分是指示波法（又称振荡法）电子血压计的技术代际划分。第一代福达康电子血压计（腕式与臂式）
腕式全自动电子血压计
  型号：FT-A11 
详细介绍： 
产品特点： 
●采用日本进口芯片及感应器。
●使用示波测量法，准确的测出血压。
●从加压、测量到排气全部自动。
●血压值，脉搏数同时显示。
●LCD数字液晶显示，清晰易读。
●测量结果以mmHg显示。
●60次测量记忆。
●停机1分钟后自动关机。
●认证: ISO 13485, RoHS, CE 1023 
臂式全自动电子血压计
  型号:FT-A11-2 
详细介绍： 
产品特点： 
●采用日本进口芯片及感应器。
●使用示波测量法，准确的测出血压。
●从加压、测量到排气全部自动。
●血压值，脉搏数同时显示。
●测量简便一按即可。
●LCD数字液晶显示，清晰易读。
●测量结果以mmHg显示。
●60次测量记忆。
●日期/时间功能显示。
●停机1分钟后自动关机。
●认证: ISO 13485, RoHS, CE 1023
第二代
福达康电子血压计（腕式与臂式）
语音腕式全自动电子血压计  型号:FT-A11-1 
详细介绍： 
产品特点：
●测量前至测量结果全程语音播报。
●采用日本进口芯片及感应器。
●使用示波测量法，准确的测出血压。
●从加压、测量到排气全部自动。
●血压值，脉搏数同时显示。
●LCD数字液晶显示，清晰易读。
●测量结果以mmHg显示。
●60次测量记忆。
●停机1分钟后自动关机。 
●认证: ISO 13485, RoHS, CE 1023
语音臂式全自动电子血压计
  型号:FT-A11-3 
详细介绍： 
产品特点：
●测量前至测量结果全程语音播报。
●采用日本进口芯片及感应器。
●使用示波测量法，准确的测出血压。
●从加压、测量到排气全部自动。
●血压值，脉搏数同时显示。
●LCD数字液晶显示，清晰易读。
●测量结果以mmHg显示。
●60次测量记忆。
●停机1分钟后自动关机。
●认证: ISO 13485, RoHS, CE 1023
第三代
福达康电子血压计（腕式与臂式）
语音腕式全自动电子血压计
  型号:FT-B22Y 
详细介绍： 
产品特点： 
●测量前至测量结果全程语音播报。
●采用日本进口芯片及感应器。
●使用示波测量法，准确的测出血压。
●从加压、测量到排气全部自动。
●血压值，脉搏数同时显示。
●LCD数字液晶显示，清晰易读。
●测量结果以mmHg显示。
●90次测量记忆。
●心率不齐检测。
●日期/时间功能显示。
●停机1分钟后自动关机。
●认证: ISO 13485, RoHS, CE 1023
语音臂式全自动电子血压计
  型号:FT-C22Y 
详细介绍： 
产品特点： 
●测量前至测量结果全程语音播报。
●采用日本进口芯片及感应器。
●使用示波测量法，准确的测出血压。
●从加压、测量到排气全部自动。
●血压值，脉搏数同时显示。
●LCD数字液晶显示，清晰易读。
●测量结果以mmHg显示。
●60次测量记忆。
●日期/时间功能显示。
●停机1分钟后自动关机。
●认证: ISO 13485, RoHS, CE 1023
福达康血压计使用说明
1 血压计的臂带应如何绑？
有关“如何使传感器对准肱动脉”，只要遵循以下方法，即可确保正确测量： 左手测量时：将臂带缠于上臂，彩色标记应位于手臂的内侧中央，并使空气管也位于前臂内侧并与中指在同一条直线上。臂带的底部应位于上臂肘关节内侧往上1～2厘米。 右手测量时：将臂带缠于上臂，彩色标记应位于手臂的内侧，并使空气管也位于前臂内侧并与小指在同一条直线上。臂带的底部应位于上臂肘关节内侧往上1～2厘米。臂带佩戴的方法不正确的话，会对测量精度产生影响。
2 正确的测量方法是什么？ 
（1）在温暖的房间里；
（2）每天在同一时刻；
（3）坐在椅子上挺直腰；
（4）臂带绑紧；
（5）臂带与心脏同高；
（6）做几次深呼吸，放松心情。
3 为什么臂带缠绕手臂会感到疼痛和麻木？
此为暂时性现象，测量血压时，需要讲臂带紧缩至动脉的血液流动暂时停止，因此可能会感到手臂有些疼痛和麻木。当取下臂带后，稍事休息即可缓解。
4 什么是测血压的最佳时间?
测量血压的最佳时间为早晨起床后1小时之内，或者晚上就寝之前。如果早晨测量，请在起床后1小时之内、排尿后、早餐前（如果正服用降压药，那么在服药之前）进行。如果晚上测量建议在就寝前进行。如果是其他时间，在身体和心情都处于稳定状态时测量为好。另外，建议每天在同一时间段进行测量。
5 如何清洗血压计？
如有脏物，请用干的软布进行擦拭。如果特别脏，则可将软布沾有水或中性洗涤剂，充分拧干后擦拭机器。当请勿使血压计本体中进水。请勿用挥发油、稀释剂、汽油等进行擦拭。请勿清洗或弄湿臂带。
关于电子血压计
全自动与半自动按照电子血压计的加压方式，电子血压计可分为全自动电子血压计与半自动电子血压计。 
一、半自动电子血压计
在电子血压计发展的初期，曾经有过的半自动电子血压计------即手动加压的电子血压计。 
尽管现在绝大多数制造商都停止了半自动电子血压计的生产，但有必要对其缺陷稍加分析。 
使用半自动电子血压计自测血压时，手动加压将影响到被测者的血压，从而影响到血压测量的精度！当然，若有第三者帮助加压，则血压测量的精度没有什么问题。 
二、全自动电子血压计
相对于半自动电子血压计，后来开发出来了全自动电子血压计------即无需被测者手动加压、而是由血压计内部的电子加压泵加压的血压计。 
全自动电子血压计克服了半自动电子血压计的上述缺点。而且在此基础上开发出了“电子血压计的智能加压技术”。 
智能加压技术一、什么是智能加压？
智能加压就是指电子血压计在加压过程中，会预先对测量者的收缩压进行一次粗略的判断，从而决定最终需要加至的压力值，通常压力值会加至测量者收缩压的+30mmHg左右。 
智能加压技术主要用于第二代电子血压计。 
与智能加压相对应的是固定加压。固定加压即把电子血压计的初始加压值设定在某一固定位置，通常设定在190mmHg左右。 
固定加压技术多用于第一代电子血压计。 
二、智能加压有什么好处？
首先是舒适，因为没有过高的压力施于手臂。比如收缩压为120mmHg的测量者，其加压值只需到达150mmHg左右即可。 
其次是精确。智能加压可避免因加压过高引起的不适而带来血压测量的不稳定，从而避免对测量精度的影响。 
最后是安静，因为智能加压技术要求使用静音气泵、噪音大的气泵不能用于智能加压的血压计。 
因此，使用具有智能加压技术的电子血压计，使用者会更加舒适，而测量结果会更加准确。 
三、智能加压技术的难度在哪？
其难度在于加压的同时要预判测量者的收缩压，而加压时气泵的干扰很大，导致很难检测到血压的信号，因此只有少数几家拥有第三代电子血压计技术------加压同步测量（MWI）技术的制造商才有智能加压技术。 
四、谁拥有智能加压技术？
参考品牌：金亿帝电子血压计、欧姆龙、福达康等。
关于语音式血压计
21世纪初，科学家经过对传统水银血压计、现代电子血压计的进一步改进，研发出更使用更加简单的助读式血压计，并将血压计的发展带入一个新的阶段。相对于 
其他血压计，助读式血压计具有显著特点，以下是福达康语音式全自动电子血压计的显著特点：
1.测量准确。语音式血压计采用国际卫生组织（WHO）唯一认可的柯式音测量法，LCD数字液晶显示，清晰易读。从加压、测量到排气全部自动。测量准确。 
2.使用简单，不需要脱衣挽袖。助读式血压计可以直接隔着厚度不超过2cm的衣服直接测量，免去使用者脱衣挽袖的烦恼。 
3.电子音提示血压值。测量前至测量结果全程语音播报。
测量时，在高压与低压之间会有“滴”、“滴”的电子提示音，第一声对应的血压值是高压、最后一声对应的血压值是低压。
4.可提示其他健康状况。语音式血压计测量时发出的电子提示音，能准确反映出心脏的博动情况。提示音急促，说明心动过快；提示音延迟，说明心动过缓，通过对提示音的分析可以判断心率不齐等早期疾病；如果高压与低压值过于接近，说明血液粘稠度过高；如果提示音每隔几秒出现一次，可能测量者患有间歇性心脏疾病。 
5.相对于传统电子血压计，语音式血压计价格便宜，并且使用寿命长。
使用电子血压计应注意的问题
一、电子血压计不准确的剖析
常常听到人们议论电子血压计不准，每次测量的数值都不一样。对于这个问题，可以从三个方面来说： 
一是确实有一些技术上、制造工艺上不过关的电子血压计的测量不准，使用者也大致能感觉得到这种血压计的不准确； 
二是每个人的血压在一天之内的变化很大。严格来说，人每一时刻的血压是不一样的，它是随着人的心理状态、时间、季节、气温的变化以及测量的部位（臂或腕）、体位（坐或卧）的不同而发生变化的。因此，每次测量血压的数值不同属正常现象。如由于紧张和焦虑的原因，人们在医院里测量的收缩压（即高压）一般都会比在家里高25毫米汞柱～30毫米汞柱（..4千帕～4.0千帕），有的甚至会相差50毫米汞柱（6.67千帕）； 
三是测量方法不正确。测量时应注意以下3点：首先是袖带的高度要与心脏位置处于同一高度，且袖带的胶管应放在肱动脉搏动点，袖带的底部应高于肘部1～2厘米处；同时袖带卷扎的松紧以能够刚好插入一指为宜。其次是测量前一定要保持安静状态约10分钟。最后还要做到两次测量的时间间隔30~60秒钟，且部位、体位要一致。作到这3点，应该说测量出来的血压是准确的、客观的。 
二、鉴别电子血压计准确度的方法
1、交替法测量---简易鉴别方法： 
第一次由医生用水银柱血压计测量血压，间隔30~60秒钟后，用电子血压计测量第二次，然后再间隔30~60秒钟，最后由医生再用水银柱血压计测量第三次。取第一次和第三次的平均值作为医生的测量值，与电子血压计测量值相比，其差值一般应小于10毫米汞柱（1.33千帕）。满足这个条件的电子血压计，您就可以放心地使用了。 
2、制造商委托第三方权威机构进行临床测试 
目前临床协议有：ISO18060-2：2009，欧洲高血压协会的ESH IP PROTOCOL，美国AAMI的SP10.