标题：影像仪
影像仪简介
各类影像仪(6张)目前市面上有一种既带数显屏又接计算机的过渡性产品。从严格意义来说，这种仅把电脑用作瞄准工具的设备不是影像测量仪，只能叫做“影像式测量投影仪”或“影像对位式投影仪”。换句话说：影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪）与手动影像测量仪两种。
影像仪以非接触式测量为主要测量方式，目前通过长期的技术经验的积累，自动影像仪在功能上逐步的延伸，出现介于二维和三维几何尺寸测量的款式，业内称为“2.5D影像仪”。
仪器功能
手摇影像测量仪在测量点A、B两点之间距离的操作是：先摇X、Y方向手柄走位对准A点，然后锁定平台、改手操作电脑并点击鼠标确定；再打开平台，手摇到B点，重复以上动作确定B点。每次点击鼠标是要将该点的光学尺位移数值读入计算机，当所有点的数值都被读入后才能进行计算功能的操作。这种初级设备就像一个技术的“积木拼盘”，一切功能与操作都是分离进行的；一会摇手柄、一会点鼠标；手摇时还需注意均匀且轻而慢、不能回旋；一般，一位熟练操作员进行一个简单的距离测量大概需要数分钟。
数字化影像测量仪则不同，它建立在微米级精确数控的硬件与人性化操作软件的基础上，将各种功能彻底集成，从而成为一台真正义上的现代精密仪器。具备无级变速、柔和运动、研润企业生产点哪走哪、电子锁定、同步读数等基本能力；鼠标移动找到你所想要测定的A、B两点后，电脑就已帮你计算测量出结果，并显示图形供校验，图影同步，即使是初学者测量两点之间距离也只需数秒钟。自动光学影像仪数字化技术实现了工件随意放置　手摇式影像测量仪在进行基准测量时，需要旋转载物平台上的分度盘，将零件的基准边调整到平行于平台的一个坐标轴，这是因为它的初级软件不能支持极其复杂空间几何换算。而数字化影像测量仪可以利用软件技术完成空间坐标系旋转和多坐标系之间的复杂换算，被测工件可随意放置，随意建立坐标原点和基准方研润企业生产向并得到测量值，同时在屏幕上呈现出标记，直观地看出坐标方向和测量点，使最为常见的基准距离测量变得十分简便而直观。从此，分度盘这个机械时代的产物与摇柄一起成为历史。
工作原理
影像测量仪是利用表面光或轮廓光照明后，经变焦距物镜通过摄像镜头，摄取影像再通过S端子传送到电脑屏幕上，然后以十字线发生器，在显示器上产生的视频十字线为基准，对被测物进行瞄准测量，并通过工作台带动光学尺，在X、Y方向上移动由DC-3000多功能数据处理器进行数据处理，通过软件进行演算完成测量工作。影像测量主要是利用变焦距物镜将物体放大，再将其投影到屏幕上进行的工具。
结构组成
影像测量仪是一种由高解析度CCD彩色摄像器、连续变倍物镜、彩色显示器、视频十字线发生器、精密光学尺、多功能数据处理器、2D数据测量软件与高精密工作台结构组成的高精度光电测量仪器。
用途
用于测量二维尺寸。广泛应用在各种不同的精密产业中。目前我司主要用于在卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的但在装配中起着重要的零部件尺寸、角度等，如硅胶、电路板的爬电距离、电器间隙、控制面板的灯孔、塑料件的某些尺寸等等，还可用于对某些零部件的图片进行照片用于分析不良原因。（提醒：由于影像测量仪是利用表面光或轮廓光照明零件所得到的影象，对零件的测量时需要取点，固并非所有零件的用投影仪测量都时最精密的，选取最好的方法、最有效的途径才能对零件的尺寸测量的最准确。）
应用领域
仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域，机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器，磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机（电脑）、液晶电视(LCD)、印刷电路板（线路板、PCB）、汽车、医疗器械、钟表、仪器仪表等。 
测量的产品也涉及多个行业，LCD、FPC、PCB、线路板、螺丝、弹簧、钟表、手表、仪表、接插件（连接器、接线端子）、齿轮、凸轮、螺纹、半径样板、螺纹样板、电线电缆、刀具、轴承、五金件、冲压件、筛网、试验筛、水泥筛、网板（钢网、SMT模板）等。[1]​
实时修正误差
手摇影像测量仪在寻找目标点完成测量移位的过程中，由于依靠手动力的操作，移动平台的主副导轨间会产生一定的偏移，不断的来回运动还会产生回程间隙。在微米级精确测量时，将直接研润企业生产影响测量精度。数字化影像测量仪具有运动锁定能力和在设计上采用了无回程间隙技术，从而彻底消除了这些误差，提高了运动的平稳性和测量精度。
测量距离越长误差也就越大，测量精度随着长度而降低。手摇式影像测量仪不具备非线性实时纠正功能，无法消除诸如温度、震动等环境因素引起的非线性误差。数字化影像测量仪拥有十分研润企业生产优秀的误差修正能力，通过建立在严格数学模型的软件计算和实时控制来修正，从而使非线性误差降到最小，提高了测量精度，突破了速度与精度的技术瓶颈。
CNC快速测量
手摇式影像测量仪在进行同一工件的批量测量时，需要人工逐一手摇走位，有时一天得摇上数以万计的圈数，仍然只能完成数十个复杂工件的有限测量，工作效率低下。
数字化影像测量仪可以通过样品实测、图纸计算、CNC数据导入等方式建立CNC坐标数据，由仪器自动走向一个一个的目标点，完成各种测量操作，从而节省人力，提高效率。数十倍于手摇式影像测量仪的工作能力下，操作人员轻松而高效。
适用范围：
机械、电子、航空航天、模具、弹簧、萋帧
举一实例CNC：GM6050A超大行程三轴电动3D光学影像量测仪
应用领域： 模具、塑胶、电子、金属加工、其它 
精度： 3μm 
详细描述
1、X轴取花岗石横梁为基础，确保机构不会变形及横梁中间不会下垂。
2、X轴直线导轨取上置设计，符合导轨最佳受力原理，具有高精度及运行稳定的特点。
3、X轴花岗石背面独特的采用厚钢片锁固,增强X轴的韧性，确保横梁不会折断。
4、Y轴独特的硬体封闭环设计，在立柱底部采用钢板连接，是横梁、立柱构成一个整体，确保机构不会变形。
5、Y轴中间传动，X轴的硬体闭环结构，确保运行时不会出现左右偏摆或甩尾的物理现象，精度得到提高。
6、Z轴采用交叉导轨，利用滚珠丝杆传动，运行稳定，确保精度。
7、SEVENOCEAN影像测量软件可自动编程，全自动检测。
影像仪使用须知
二次元影像测量仪在使用过程中，要注意以下事项： 　
（1）工件吊装前，要将探针退回原点，为吊装位置预留较大的空间；工件吊装要平稳，不可撞击影像测量仪任何构件。　 　
（2）正确安装零件，安装前确保符合零件与测量机的等温要求。　 　
（3）建立正确的坐标系，保证所建的坐标系符合图纸的要求，才能确保所测数据准确。　 　
（4）当编好程序自动运行时，要防止探针与工件的干涉，故需注意要增加拐点。　 　
（5）对于一些大型较重的模具、检具，测量结束后应及时吊下工作台，以避免影像测量仪工作台长时间处于承载状态。 　
精度是精密测量仪器的灵魂，如果不能保证精度，那么仪器也就失去了它的价值，二次元影像测量仪也不例外，而正确的操作方法正是保证二次元影像仪的关键所在。
影像仪维护与保养
1、仪器应放在清洁干燥的室内（室温20℃±2℃，湿度低于60%），避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨，影响仪器性能。 
2、仪器使用完毕，工作面应随时擦拭干净，[2]最好再罩上防尘套。 
3、仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油，使机构运动顺畅，保持良好的使用状态。 
4、工作台玻璃及油漆表面脏了，可以用中性清洁剂与清水擦拭干净。绝不能用有机溶剂擦拭油漆表面，否则，会使油漆表面失去光泽。 
5、仪器LED光源使用寿命很长，但当有灯泡烧坏时，请通知厂商，由专业人员为您更换。 
6、仪器精密部件，如影像系统、工作台、光学尺以及Z轴传动机构等均需精密调校，所有调节螺丝与紧固螺丝均已固定，客户请勿自行拆卸，如有问题请通知厂商解决。 
7、软件已对工作台与光学尺的误差进行了精确补偿，请勿自行更改。否则，会产生错误的测量结果。 
8、仪器所有电气接插件、一般不要拔下，如已拔掉，则必须按标记正确插回并拧紧螺丝。不正确的接插、轻则影响仪器功能，重则可能损坏系统。