标题：手套箱
手套箱概念
手套箱是将高纯惰性气体充入箱体内，并循环过滤掉其中的活性物质的实验室设备。也称真空手套箱、惰性气体保护箱等。
主要功能在于对O2，H2O，有机气体的清除。  广泛应用于无水、无氧、无尘的超纯环境，如：锂离子电池及材料、半导体、超级电容、特种灯、激光焊接、钎焊等。也包括生物方面应用，如厌氧菌培养、细胞低氧培养等。
结构和原理
主要由主箱体、过渡室两部分组成。如用户有其它特殊要求，也可以根据需要进行设计制造。[1]
主箱体上有两个（或两个以上）手套操作接口，分布在箱体的前边（或前后两边），这使得本操作箱能被一个（或几个）人同时操作，提高了箱体的使用效率。另外，在箱体的前面（或前后）都有观察窗，操作者能够清楚地观察到箱体内的操作过程，使得操作过程直观地展现在操作者的眼前。过渡室的阀门上有抽气与充气接嘴，在需要抽气或充气时可由此接入。主箱体上也安装有阀门和接嘴，用户在需要维持气压平衡而对主箱体放气或充气时可以使用（手套口之间的三通阀必要时也可以用来放气）。主箱体的前观察窗上方安装了照明日光灯。
过渡室是作为主箱体与箱体外的过渡空间，是由二个密封门和二个阀门以及一个室体组成。内外二个门能够有效地隔绝主箱体与外界的联系，使得箱体内外的东西能够在主箱体与大气隔绝的情况下进出，从而避免了反复对主箱体抽真空与充气的麻烦。
操作步骤
打开包装箱，首先检查运输过程中真空手套箱上的各结合部位有无松动。如有松动请将相应的螺丝拧紧，然后可以试抽真空。
一、抽真空与充气的放法：
1、本产品分为主箱体和过渡室两部分。主箱体不能单独抽真空，过渡室则可以单独抽真空。[2]
2、先打开过渡室里面的门，然后关上所有手套接口压盖、阀门和过渡室外的门。
3、打开手套口之间的三通阀（逆时针旋转），将手套接口压盖与手套之间的空间接通箱体，使得抽气时手套内外（箱体和接口）同时抽真空，保持两边气压平衡。
4、将真空泵接到过渡室一个阀门上，开启真空泵，缓缓打开此阀门，对系统抽气（如打开阀门的速度太快，可能引起手套膨胀）。
5、待真空表指针下降并稳定在—0.1MPa以下时，抽真空完成，此时应先关阀门再关真空泵。
6、然后通过另一阀门向箱体内充入惰性气体，直至气压比大气压（气压表指数为0MPa）略高一点，使箱体内、外的压力基本平衡，且内部略高于外部，可保证大气不会渗入箱体内部（如果您想使箱体内的气体更纯净，最好将以上抽气和充气过程重复几次）。关掉连接手套接口的三通阀，打开手套接口上的压盖，就可以进行操作了。
二、将物件放入与取出主箱体的方法：
1、将物件放入主箱体的方法：当您完成上述“（一）抽真空与充气”的操作后，如需要放物件放入主箱体，请先将过渡室的内门关上，打开过渡室的外门，将物件放入，然后关上外门，利用过渡室上的二个阀门进行抽气和充气。务必使主箱体和过渡室内的压力与大气压基本平衡，才能打开里面的门，将将物拿进主箱体。
2、将主箱体内物件取出的方法： 先将物件放入过渡室，关紧过渡室内门。如过渡室内气压与大气压基本平衡，即可打开过渡室外门将物件取出。
手套箱的分类
手套箱也有工业手套箱与生物手套箱之分。
一、工业手套箱
基本技术指标： 　1、水含量小于1ppm； 氧含量小于1ppm。
2、过渡舱可承受：真空度≥100pa。 
3、密闭性：泄漏率≤0.05Vol%/h。
常规配置清单
箱体机架工具过渡舱物料过渡舱搁物架可视面板手套孔手套电源插座照明系统HEPA过滤器真空表压力表脚踏控制器气体净化系统PLC控制系统有机气体吸附器真空泵水传感仪氧传感仪压力传感仪加热系统冷冻系统其他选配安装环境
以及水、电、气三方面的具体要求：
电：需要220V；
水：需将普通自来水接入净化系统的冷却水进口，将水箱加满为止,不需长期打开阀门；
气：需要提供惰性气体（N2或Ar）和混合气（N2或Ar占90%，H2占10%），如没有此混合气体也可以用N2或Ar和H2的纯净气体按比例进行混合代替。
三、水传感仪、氧传感仪是什么用途？
他们是测量并显示箱体内水、氧含量的仪器；
不配置水、氧传感仪，只是无法显示箱体内的水、氧含量，并不影响产品本身的除水除氧功能。
四、如何正确选择手套箱型号：
首先我们确定是需要几个人操作的箱体。
手套箱最少是1个人操作，最多则不限制。
1个人操作的手套箱一般有以下尺寸：
5521101型（单面2个手套孔），箱体尺寸l*w*h≈900×700×850mm
5621101型（单面2个手套孔），箱体尺寸l*w*h≈1200×850×1000mm
5631101型（单面3个手套孔），箱体尺寸l*w*h≈1600×850×1000mm
然后要明确告诉生产厂家，箱体内可能接触到的物料名称，以此来确定手套箱箱体需要的材质。
最后就是根据自己的实验、生产要求，确定必要的配置清单，以免购置不需要的部件。比如实验中对水份含 量要求高，对氧气含量没有要求，则可以不用购买氧传感仪器。
功能
1、密闭循环：真空手套箱和气体净化系统构成一个密闭的循环系统，由气体净化系统提供气体循环动力。
2、人机对话：配置彩色触摸屏，中文界面，实现人机对话，操作便捷
3、自动控制（由彩色触摸屏的人机界面和PLC程序控制系统集成对系统进行控制）
实现功能：手/自动控制箱体压力；
手/自动控制气体净化系统的净化状态；
自动控制气体净化系统的还原过程；
手/自动净化系统还原、净化及转换净化柱（配置双净化柱时）；
自动箱体气氛报警；
箱体内气氛和压力参数设置和手/自动转换；
气体净化系统自动控制功能的参数设置；
查阅系统历史纪录；
气体净化系统执行机构工况检测； 
程序控制系统的操作错误和警告提示；
4、还原、再生
净化系统采用可再生/还原的净化材料，还原程序由系统自动控制；
还原、再生时需满足供电和提供氢气（5-10%）加惰性气体的混合气体。
5、防误操作：系统通过PLC程序控制系统自动检测工作过程中的条件和设备运行状态，如有错误系统发出错误操作或条件不足的提示指令，设备运行更安全，操作人员能更方便地使用设备。
手套箱生产厂家，一般会到买家现场为其安装、调试手套箱；
应用领域
1、半导体工业中MOCVD技术  
2、特种灯（HID）开发与生产
3、微电子、激光及等离子焊
4、OLED/PLED开发与生产
5、锂离子电池开发与生产
6、无机/有机化学研究
7、金属卤化物/金属粉末/陶瓷粉末研究
8、纳米材料研究
9、催化剂研究
10、YAG激光焊接
用途
操作需要隔绝空气进行实验，例如金属锂遇氧气反应，有些反应需要在惰性气体如氩气环境中进行。使用开放（无屏蔽）的放射源，用铅和铅玻璃保护。保护实验者免受有毒化学品的伤害。比通风柜隔绝彻底，但操作起来比较不便。主要用于毒性特别强的情况。进行可能造成严重生物性危害的实验，例如烈性病菌。
二、生物手套箱基本技术指标：
1、温度可调：室温+4~42℃
2、湿度可调：35%~100%RH
3、内腔气体氛围能满足厌氧或低氧培养要求。
功能
1、机械强制对流内腔体系，确保温度、湿度、除氧、生物脱毒的持续稳定
2、简单紧凑的传输舱设计，确保样品转移轻松快速
3、内腔正压，确保外界空气渗透干扰
4、高性能材质，支持紫外线消毒与强氧化剂消毒
5、无真空充氮操作，简化操作流程，也免去真空泵维护成本
应用领域
1、食品微生物检验
2、医疗卫生临床标本检验
3、厌氧菌研究
4、绿色新型能源研究
5、污染控制与治理
6、食品生产工艺研究
7、肿瘤研究、生命科学
8、材料研究
安装要求
1、气：混合气钢瓶（和或氮气钢瓶）
2、电：220V±10%
操作注意事项
1、不管打开内门还是外门，都必须保证门两边的气压基本平衡，否则，要么打不开，要么发生“气爆”现象。同样，在对箱体内抽气与充气时，也必须保证三通阀处于打开状态（即保证手套内外的气压相等），否则，手套会膨胀爆裂。
2、如箱体出现漏气，应首先检查过渡室门是否关紧和手套口是否破损。如还有漏气请检查真空表座、阀门及两个门上的“O”型圈及真空橡皮。过渡室门与手套口门上的“O”型圈要定期更换（根据用户的使用频率而定）。
3、对系统抽气时，请缓缓打开阀门，并随时注意手套的变化，如出现膨胀，应减慢抽气速度，如仍不能解决问题，应停止抽气，如手套发生爆裂，检查三通阀是否打开。