标题：盐雾腐蚀机
规格型号
型号一：
型号 
YSL-YWX/P-150
YSL-YWX/P-250
YSL-YWX/P-750
YSL-YWX/P-010
YSL-YWX/P-020
工作室尺寸
450×600×400
600×900×500
750×1100×500
850×1300×600
900×2000×600
外形尺寸
700×1200×1100
950×1500×1200
1100×1700×1250
1150×2100×1550
1250×2800×1600
型号二：
容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-108-RY
450×600×400
700×1200×1100
LRHS-270-RY
600×900×500
870×1400×1150
LRHS-412-RY
750×1100×500
1030×1680×1260
LRHS-663-RY
850×1300×600
1160×2000×1390
LRHS-816-RY
850×1600×600
1190×2260×1450
LRHS-1080-RY
900×2000×600
1220×2350×1450

材质说明
2.1.箱体材质：试验箱[1-4]整体为进口PVC增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀、易清洗、无泄露，摒弃玻璃钢材质应时间 而产生表面退色纤维化
箱盖材质：全透明进口耐冲击板材制造，便于试验时观测试验样品受试状况
盐水桶材质：进口PVC板， 超大盐水箱设计，杜绝因缺少盐水而中断试验
高压空气管：铜管或橡胶管
饱和空气桶：采用进口高级不锈钢（SUS304）板；采用亨利定律，予以加温加湿，并提供实验所需之湿度
（饱和空气桶作用：针对压缩进去的空气加热、加湿以及油过滤）
试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管，十五年可保持不老化及龟裂
2.2. 箱盖设计：箱盖形状为人字拱形（冷凝水滴从斜壁回流箱内，不会产生滴落于样品上的现象）
2.3. 箱体密封：箱盖与箱体采用水密封，从而防止盐雾外泄
2.4. 试验箱标准配置：圆棒8个、V型样品架4支、玻璃喷嘴2只、漏斗2支、计量筒2套、排气管：2m、喷雾管：2m、电源连接：3 米连接线、排水装置：排水管尺寸直径为40mm，用于排废水及雾气
2.5. 其它设计：配电箱安装除湿排风扇，防止潮湿天气，损坏控制电器750型号以上箱盖开启为气压缸自动开关、操作方便
箱盖设计
箱盖为箱盖形状为人字拱形。冷凝水滴从斜壁回流箱内，不会产生滴落于样品上的现象
箱体密封
箱盖与箱体采用水密封，从而防止盐雾外泄
适用范围
盐雾试验箱为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一，是研究机械、国防、轻工、电子、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》做中性盐雾试验，同时也可做醋酸盐雾试验。
该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。 GB/T2423，17《电子电工产品基本环境试验规程Ka，盐雾试验方法》及GJB150的试验要求 。
箱体结构
1) 箱体采用玻璃钢一次压模成型，耐酸碱耐腐蚀、耐高温、耐碰撞、易清洗等优点
2) 箱盖为锥形设计，成120℃顶角，有利于盐雾产生的液滴不直接滴落在试样上，保证了试样的准确度
3) 箱体左侧设有分液管壹个，可以测定盐雾沉降量大小  4) 设备箱盖和箱体之间设有水密封凹槽，气密封性好，并设有放水装置
5) 工作室底部设有挡水圈，中间为溢水口，既可保持一定水位，防止箱体老化，又可将多余的水排出箱外
6) 独特门链，开闭箱门轻松自如，四周水槽无盐雾溢出。YW/R-010以上的规格箱门开启采用独特的气动式，可直接在控制面板上操作。
喷雾系统
1) 挂壁式喷雾系统，盐雾分布均匀，沉降量可自由调整
2) 采用独特的石英玻璃烧制成的喷嘴、内腔圆滑、角度精确、长期喷雾无结晶
3) 电磁阀及调压阀，油水分离调压阀均采用正宗台湾“亚德客”品牌工作时间长，调节方便
4) 盐雾沉降量大小可通过进气压力调压阀调节大小、也可通过喷雾器上下调节高度控制盐雾沉降量大小
测控系统
1) 设备控温仪采用常州"汇邦"高精度数显仪表，输入方式采用A级Pt100铂电阻传感器，控温精确，平稳，恒定式运行
2) 箱体加温采用夹套加热方式，使工作室升温快，温度均匀
3) 交流接触器采用国内知名品牌"德力西"
4) 时间继电器采用无锡"华阳"，走时准确
5) 电磁阀采用韩国YSC
6) 开关、按钮、报警器均采用上海"天逸"品牌，高亮度、色彩鲜艳
控制系统
连续或周期喷雾任选。
所有电路均装有断路器，所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。
多重系统保护，使用安全可靠
符合标准
GB/T2423.17-93 GB10587
十一、技术参数
选型型号
CLM-YWX/Q－150（B）
CLM-YWX/Q－250（B）
CLM-YWX/Q－750（B）
CLM-YWX/Q－010（B）
CLM-YWX/Q－020（B）
工作室尺寸 
D×W×H
450×600×450
600×900×500
750×1100×550
850×1300×600
900×2000×600
外形尺寸 
D×W×H
743×1070×1030
893×1370×1080
1043×1570×1130
1143×1770×1180
1193×2470×1180
总功率
1.3KW(220V)
1.5KW(220V)
1.8KW(220V)
3.3KW(380V)
4.8KW(380V)
净重
60kg
95kg
110kg
190kg
320kg
性能指标温度范围
室温～55℃
温度均匀度
≤±2℃
温度波动度
≤±0.5℃
盐雾沉降量
1~2ml / 80cm2 · h
喷雾方式
连续、周期任选（订货时说明）
试验定时
1～999（S、M、H）可调
运行控制系统温度控制
LED数显 P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器[5]​
温度传感器
铂金电阻·PT100Ω
加热系统
全独立系统，钛合金电加热式加热器
喷雾系统
塔式喷雾装置加无结晶喷嘴（雾粒更细且分布均匀）
喷雾时间
1～99（S、M、H）且周期可调
箱内温湿度
配有温湿度水银温度计
盐液收集
配标准漏斗和标准计量筒
盐液过滤
吸液管处装配水质过滤器（防止喷嘴堵塞终止试验）
盐液预热
盐液温度与箱内温度均衡（不致盐液温度过低影响试验温度）
使用材料箱体材质
进口耐腐蚀、抗老化、高强度 P.V.C板/玻璃钢
内胆材质
进口耐腐蚀、高强度P.V.C板 /进口耐腐蚀、高强度 、抗老化、耐高温P.P板
箱盖材质
进口耐腐蚀、高强度透明P.V.C板 /进口耐腐蚀、高强度 、耐高温透明P.C板
其它附件
均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料
环境配置标准配置
圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗，计量筒2套
安全保护
漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护/控制器停电记忆
使用环境温度
5℃～+30℃ ≤85 % R·H
密封
采用水密封结构，无盐雾溢出

十二、溶液配制方案
盐雾试验机溶液配制
A.盐雾试验机中性盐雾溶液的配制。
将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中，浓度为（50±10）g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5～7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸或氢氧化钠溶液进行调整，配制好的溶液需经过滤后方可使用。
B.盐雾试验机醋酸—盐雾溶液的配制
先将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中，浓度为（50±10）g/L，然后用醋酸调节溶液的PH值，使其在3.1～3.3范围内，该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量，配制好的溶液需经过滤后方可使用。
C.盐雾试验机铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制
第一步、将符合分析纯的氯化钠溶液于符合GB6682XX水中，浓度为（50±10）g/L。
第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。
第三步、用醋酸调节溶液的PH值，使其在3.1～3.2范围内，该PH值用