标题：微机继电保护测试系统
产品别称
微机继电保护测试仪以称为：微机继电保护校验仪，微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪。
英文
JB-802 微机继电保护测试系统英文简称：JB-802 Computer Relay Protection Test System
产品概述
微机继电保护测试系统是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器，以前的继电保护试验工具主要是用调压  器和移相器组合而成，体积笨重，精度不高，已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展，微机继电保护测试系统已广泛运用于线路保护，主变差动保护，励磁控制等各个领域，变电站综合自动化已成为主流。
现代微机继电保护测试系统可分为两种形式，一种是采用传统的OCL功放，体积大，比较笨重，功放管工作在放大区，时间长了容易损坏，且动态范围窄，精度不高。另一种是采用开关电源，功放采用数字功放，体积小，重量轻，效率高，是微机继电保护测试系统的发展方向。微机继电保护测试系统是在总结国内外同类产品优缺点的基础上，广泛听取用户意见，充分运用现代微电子技术和电力电子技术而实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪，微机继电保护测试系统采用国际流行的DSP和开关放大器技术，单机独立运行功能已十分强大，再配以PC软件，使其能联接电脑运行，而其体积和重量只有传统测试仪的一半，设计理念先进。 
三相微机继电保护测试仪测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展，应用最新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。三相继电保护测试仪，它在参照了原电力部颁发的《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上，认真总结前几代产品的开发、生产经验，并采用现代最新数字技术、高精密电子器件、微机系统及新线路、新结构研制而出。可独立完成微机保护、继电保护、励磁、计量、故障录波等专业领域内的装置测试，广泛应用于电力、石化、冶金、铁路、航空、军事等行业的科研、生产和电气试验现场。 　　微机继电保护测试仪器分为主回路和辅回路两个回路，主回路采用大旋钮调节，辅回路采用小旋钮调节，主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量，并且每切换一种输出的同时，仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出，测量可外附万用表测量。 　　六相微机继电保护测试仪是应用最新一代的高速DSP数字信号处理器为核心、采用双公12位的DAC、应用全保真高性能线性放大器、输出精度高和波形好，性能稳定。可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验、针对性各类继电器校验程序，强大的功能测试软件更能提供多种校验和搜索方式的成套微机保护和自动装置的自动试验程序：线路保护、差动保护、阻抗保护、低周、同期、备自投等。各类故障模拟程序，能真实模拟和回放现场实际的各类故障、暂态过程、系统振荡、重合闸动作行为。
发展历史
  微机继电保护测试仪是一个新型智能化测试仪器 
，以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成，体积笨重，精度不高，已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展，微机继电保护已广泛运用于线路保护，主变差动保护，励磁控制等各个领域，变电站综合自动化已成为主流。 
现代微机继电保护测试仪可分为两种形式，一种是采用传统的OCL功放，体积大，重量在25Kg左右，比较笨重，功放管工作在放大区，时间长了容易损坏，且动态范围窄，精度不高。另一种是采用开关电源，功放采用数字功放，体积小，重量轻，效率高，是继电保护测试仪的发展方向。 
可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试，可模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验和保护装置的整组试验，可自动扫描微机和数字型变压器、发变组差动保护比率制动曲线，具备GPS触发功能。 
继电保护微机型测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展，应用最新技术成果不断推出新型高性能微机继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。继电保护测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着现代电力系统规模的不断扩大，对电力系统运行和管理的可靠性、高效性要求的不断提高，继电保护人员的测试工作变得更加频繁和复杂。在计算机技术、微电子技术、电力电子技术飞速发展的今天，应用最新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试仪是技术进步的必然趋势，也是时代赋予我们的责任。继电保护测试仪是在参照中华人民共和国电力行业标准《继电保护微机型试验装置技术条件》（DL/T 624 ─ 1997）的基础上，充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用可单机独立运行，亦可联接其它电脑运行的先进结构，主机内置高性能工控机和高速数字信号处理器，真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放，自带TFT真彩色LCD显示器和嵌入式微机键盘。既可以单机独立操作，也可以连接笔记本电脑操作。操作功能强大，体积小，精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能，又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高。
产品特点
1、智能型主机，主机采用DSP芯片控制，16位DAC输出，对基波可产生每周2000点的高密度正弦波，为国内测试仪中的最高水平。大大改善了波形质量，提高了测试仪的精度。 　　2、单机独立运行，装置由旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏幕进行操作，全套中文显示，可对现场各种继电器，保护及安全自动装置进行检定，并可模拟各种大型复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。 　　3、联接电脑运行，可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校准工作，可方便地测试及扫描各种保护定值，可实时存贮测试数据，显示矢量图，绘制故障波形，连机打印报告等。 　　4、“傻瓜式”操作,采用先进的“光电旋转鼠标”控制器，免去复杂的键盘操作,不需要计算机知识都可操作,简便易学。 　　5、模块化设计，所有插件之间完全独立，只需要换插件即可实产品相册(5张)现硬件的维护和升级。 　　6、由于是六相电流，六相电压输出，可方便对备自投装设置和微机差动保护装置进行试验，使该项试验非常完美。 　　7、单机独立运行，内置高性能工控机，住频300~600MHZ，128M内存，12G硬盘，运行Windows Xp操作系统，面板配有高级不锈钢键盘，轨迹球鼠标8.4寸TFT真彩液晶显示器。 　　8、六相电流、六相电压同时输出。 　　9、可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验。 　　10、可对现场各种继电器，保护及安全自动装置进行检定，并可模拟各种复杂瞬时性，永久性，转换性故障进行整组试验。可实时保存测试数据，显示矢量图，绘制各种特性曲线，联机打印报表等。 　　11、采用USB2.0接口与PC机相连，无须任何转接线，使用方便。 　　13、 整机采用开关电源及开关放大器技术。 　　14、 模块化设计，所有插件之间完全独立，只需更换插件即可实现硬件的维护和升级。 　　15、 随意配置，如配置成6相电流，5相电压+2相电流等。 　　16、 用户可通过软件对测试仪精度进行校准 　　17、 可对Comtrade格式的故障录波数据进行回放。 　　18、 按国际标准设计有电源功率因数校正电路，使装置效率高达95%以上。 　　19、 微机继电保护测试仪供电电压下降到120V时，仍保证装置正常工作。 　　20、 功放采用硬件保护方式，保证装置的可靠性。
技指标
精度范围：≤0.1%
交流电流源（3路）
单相输出：0～40A
三相并联：0～120A
直流电流源（3路）
幅值：-10A～+10A
交流电压源（4路）
幅值：0～120V
直流电压源（4路）
幅值：-150V～+150V
叠加谐波: 2～40次
相位范围：0～360°
精度：≤0.1°
频率范围：1～2000Hz
精度：≤0.001Hz
开入量 8路
开出量 4对
机箱重量 约16Kg