标题：小型气象站
小型气象站特点
1、实时监测温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、光合辐射、蒸发、土壤温度、土壤湿度等多种气象参数，气象观测要素的配置方式可以根据项目的实际情况进行灵和配置。
2、微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保护等功能。数据采集器采用新一代处理器32位Motorola CPU集成高精度GPS数字芯片,1微妙卫星同步支持  小型气象站NMEA0183 通讯协议，主动型陶瓷天线让定位更为精准，通过气象监测软件可以准确定位查看监测区域的气象环境数据，方便于移动观测气象数据，工业控制标准化设计，便携式防振结构，汉字液晶键盘人机界面，使用先进的双屏显示技术，主屏显示实时气象数据信息，辅屏显示地理状况信息包括方位、高度、天气预报资料等等，人机界面友好，便于现场实时查看气象分析数据，无需外接电脑终端设备。
3、标准RS232/485/USB通讯功能，支持标准MODBUS通讯协议，可以通过有线连接、局域网连接、光纤连接、Modem连接、GPRS移动通讯、数传电台、3G通讯、卫星通讯等多种通讯方式与气象站接收服务器组成气象监测系统。
4、自动气象站管理软件可在WINDOWS2000以上环境即可运行并支持最新WIN7操作系统，实时显示各路数据，每隔10秒更新一次，每组数据自动存储（存储时间可以设定），与打印机相连自动打印存储数据，生成标准气象图文报表及统计分析曲线,存储量达数年以上，数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用，并可以将数据上传至专业的网站进行实时更新便于查询。
5、电源供电系统有市电220V、直流5V、12V和太阳能供电系统多种方式进行选择。气象数据采集器配备有绿色节能电源管理模块系统，如使用太阳能系统方式供电，可保证连续阴雨天情况下十天无断电稳态工作。
6、采用不锈钢轻金属支架和野外防护箱，外形美观、耐腐蚀、抗干扰，可长期运行于各种恶劣的室外环境，安装支架高度包括2.5m能够根据规范要求安装气象传感器。
7、完善的防雷击、抗干扰等保护措施。在电子线路方面采用了防雷、噪声抑止等多种抗干扰措施，在硬件和软件设计方面采用了降额设计、电磁兼容设计、野值剔除等多种可靠性设计技术，可靠运行于各种恶劣的野外环  小型气象站境，低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。
小型气象站
小型气象站广泛应用于气象、农业，检测气象变化对农作物的影响，科学管理农田种植，小型气象站是农业局、中科院、土肥站、高等院校专用的设备，适合标准良田、节水灌溉项目
⊙概述  小型气象站小型气象站用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等十几个气象要素进行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接，将数据传输到气象计算机气象数据库中，用于统计分析和处理。
小型气象站由气象传感器、气象数据记录仪、电源系统、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。风速、风向、雨量、蒸发量等传感器为气象专用传感器，具有高精度高可靠性的特点。气象数据记录仪具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、友好的软件人机界面和标准通信功能。
⊙技术参数
★主控制器技术参数
·数据存储空间：40000条（视通道数量而定）
·记录间隔：30分-24小时可调
·通讯接口：USB 2.0
·工作环境：-30℃～80℃
·电池供电：6节5号电池（工作时间三个月左右视使用情况定）
★传感器技术参数
·空气温度：-30～70℃ 精度：±0.3℃
·空气湿度：0～100% 精度：±3%
·光照强度：0-200Klux 精度：±5%
·风速：0-60m/秒 精度：±1m/s
·风向：16方位
·土壤温度：-40-120℃ 精度：±<0.2℃
·土壤湿度：0-100% 精度：±3%　
·雨量：0-50mm/小时 误差：±4%
·蒸发量：0-20mm/天 精度：±1%
·大气压力：50-110Kpa 精度：15位
以下是可选项：
·总辐射
光谱范围：0.3～3.2μm
灵敏度：7～14mv/kw.m-2
·光合有效辐射光谱范围(植物光照)：400～700nm
·二氧化碳：0～2000ppm
·红外叶面温度：-5～80℃ 精度：±0.5℃
⊙功能特点
◆ 实时监测风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等十个气象要素参数；
◆ 气象数据记录仪具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、参数和气象历史数据断电自动保护等功能；
◆ 可靠运行于各种恶劣的野外环境，低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守；
◆ 采用全不锈钢支架和野外防护箱，外形美观、耐腐蚀、抗干扰。不锈钢支架总高2.3米，支架分两节，可拆装，运输、携带方便；记录仪采用密闭防水理念设计，可有效保护箱体内器件不被损坏
或发生短路现象。
◆ 可配置避雷装置保护措施；
◆ 硬件和软件均采用模块组合式开放性设计，可灵活组合使用；
◆ 汉字软件人机界面，人机界面友好；
◆ 气象传感器可根据需要选配，配置不同参数；
◆6节五号电池供电（可选：太阳能蓄电池加电池组合供电、220VAC供电）；
◆ 软件功能强大，可以将采集器中的数据导入计算机中，并可以存储为EXCEL表格文件，以供其它分析软件进一步进行数据处理；
◆ 通讯方式灵活多样，标配USB通讯，另外可定制485通讯或GPRS远程通讯。
⊙适用范围
广泛应用于气象环境监测、环保、机场、工业、农业、林业、旅游业、地质、水文水利、军事、仓储、科学研究等领域，以及高速公路、机场、船泊港口等场所。
⊙安装配件
（1）主体材料，不锈钢支架；
（2）安装/结构，柱杆。高度可根据实需求进行特殊设计；
（3）安装箱体，户外；
（4）避雷保护，避雷针和地线装置。
⊙线色说明
传感器线长M航插线序线色定义线色通信1.52RX黄3TX蓝5地黑风速1.51电源棕2风速信号蓝5地黑空气温度、湿度、光照、大气压力1.51电源红2空气温度信号黄3空气湿度信号绿4光照信号蓝5大气压力电源棕6大气压力信号白9地黑蒸发31电源棕2信号蓝5地黑传感器线长M航插线序线色定义线色雨量31电源棕2信号蓝土壤温度31电源棕2土壤温度信号蓝土壤湿度31电源棕2土壤湿度信号蓝5地黑风向1.51北黑2东北黄3东绿4东南蓝5南浅蓝6西南灰7西白8西北棕9公共红⊙通讯线与记录仪的连接
打开主机箱体，并在主机控制器主板下方找到五针航插通讯端口，然后将数据线的航插口接入到此接口中，数据线的另一端连接计算机即可。
下图为整体连接示意图：
注意：
在不与电脑进行通讯时，请及时拔出通讯线，以防止记录仪耗电量增加。
⊙上位机软件安装
运行环境
硬件和软件需求
装有Windows 2000 或更新版本的PC奔腾三处理器,最低1GHz, 建议1.6GHz以上对于多设备系统,建议使用两核心处理器最小内存512M,推荐1G内存用于安装和使用的可用磁盘空间100MB,推荐1G以上1个或多个USB端口,用于本地设备使用显示器分辨率1024*768,推荐1280*1024，net framework 2.0因特网浏览器4.0或更高
（二）软件安装
上位机操作常见步骤
打开软件选择所需要连接设备 
软件打开后会自动搜索COM3 ~ COM20端口,如果设备已经连接到USB,则会在列表中显示,如上图中红色部分,选中要连接的设备,点击“连接”按钮,连接设备,双击设备名,也可直接连接到设备
注:如果没有搜索到设备请检查
设备是否供电设备是否已经连接通讯线通讯线是否连接到电脑端口是否被占用（拔掉USB通讯线,等待5秒,再次连接电脑）同步时钟,确保设备中时间正确读取历史清空设备数据查看历史数据导出数据完成 
软件主界面:
即时数据:与立即采集功能相同,即时采集一笔数据,并显示到列表中
同步时钟:校正设备时间
清空记录仪:清空设备中的数据,以供新数据存储
设备存储间隔:设备设备自动存储的时间间隔
详细数据:查看实时数据和历史数据
自动采集:定时自动采集数据,点击“开始”按键开始,按“停止”按钮停止自动采集
清空:清空上位机显示即时数据列表
注:以操作只是清除显示,数据库中数据依然存在
立即采集:马上采集设备的数据,并显示到列表中
历史数据
读取历史的步骤为:
刷新 检测设备中有多少条数据设置 “起始条目”,如果您上次已经读取过一部分历史数据,则设置起始条目能够加快读取速度读取历史中,当进度条100%后,“起始条目”到“终止条目”的数据将会读取完成完成,点击查看历史数据,可查看历史数据 
注:如果读取历史时间很长,建议读取完历史数据后再重新检测,查看是否有新数据,如果有,则读取新数据后再清空记录仪
设置存储间隔
设置新的采集间隔,然后点击“确认”按钮确认操作
注:设置新的时间不需要清空设备
校正表
安装上软件,请参考 软件安装进入软件主界面, 参考上位机操作常见步骤点菜单中的 “设备”->校正表进入后提示:如果曾经同步过,则选择“否”,第一次连接设备,则选择“是”下载校正表中的数据到设备中,下图中红色部分 
设置设备个性名称
当同时有多台设备时可能无法区分每台设备,使用修改名称功能,将让您使用设备更加方便
首先连接到设备,并进入到主界面,然后点击主界面上的“修改名称”按钮
⊙常见故障现象及解决方法
1.通讯失败，与计算机无法接通
通讯线插入计算机后检查设备管理器的端口(com和LPT)中有无发现新插入的proilific USB TO SERIAL COMM PORT 通讯接口。若没有则表示通讯线驱动不对，需重新安装软件。如果正常，看一下proilific USB TO SERIAL COMM PORT对应的是几号端口，在配套上位机软件中，选择相应的端口，确认正确连接记录仪后,再尝试一次。
2.数据异常，采到的数据明显偏高，甚至显示上千湿度值。
电池电量指示器显示电池满格，但数据异常，可能是电池质量不佳引起的，可以更换电池后再尝试一下。
3.野外使用注意
本记录仪采用防水箱体防护，扣盖内侧衬有密封胶条，可防止雨水进入箱内，但如果记录仪放置过低（比如直接放到地面上），或放
置方法不对（将记录仪上下颠倒，或平放到地面上）将可能造成出线孔进水的危险，从而影响记录仪的使用。
（三）注意事项
图示说明
警告
不按线序接线,可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏
输入电源超过该设备的最大接入电源时,将造成该设备的
损坏
注意
使用前请先完整阅读本说明书
正确连接设备线路
首先确认
﹡检查该设备与您购买的设备是否相同
﹡检查设备外观是否破损
﹡检查设备附件是否齐全
（四）维护和保养
本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品，应注意维护和保养。下列建议将帮助您有效使用保养服务。
﹡避免仪器被刮划，保持外部保护膜完整性，增加仪器使用寿命
﹡使用仪器时请将各连接部位固定牢固，避免仪器的损坏
﹡粗暴地对待仪器会毁坏内部电路板及精密的结构
﹡不要用颜料涂抹仪器，涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作
﹡使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部
﹡定时查看其他配置设备的电源电量，确保仪器正常工作