标题：便携式气象站
便携式气象站
( 全天侯，无安装，一体化，便携式阳光气象站)
便携式气象站是一款便于携带，使用方便，测量精度高，集成多项气象要素的可移动观测系统。该系统采用新型一体化结构设计，做工精良，可采集温度、湿度、风向、风速、太阳辐射、雨量、气压、光照度、土壤温度、土壤湿度、露点等多项信息并做公告和趋势分析，该系统分有线站和无线站两种形式，配合软件更可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测，是一款性价比突出的小型自动气象站。
功能特点
1、便携式结构设计，采集器与传感器采用一体化设计理念，无需安装拆卸工作，开箱即可测量，可放在各种现场环境的随意位置监测使用（田间，树丛，建筑，山谷等），是目前为止使用最为便捷的气象观测站，核心监测部分整体重量不超过5KG，高度集成，体积小巧，携带方便，同时可配置车载式托盘支架放在车顶进行移动观测，便于现场应急性气象服务，可以有效的保证数据的及时性，准确性。
2、一体化的风向风速仪，使体积更加小巧。方便用户将仪器携带到恶劣的环境中使用，测量精度高，稳定性可靠，产品技术指标符合气象观测规范要求，可以根据使用需要进行手持方式观测。
3、低功耗，绿色节能设计，内部采用节能模式设计，若用太阳能电池板供电方式，可保证在无电地区长期使用；也可采用市电或汽车电源等方式供电。外部采用抗恶劣环境结构设计，在恶劣的天气条件下不影响仪器的使用效率，可以在雷雨、风雪环境中持续不间断工作。防尘、防潮等级达到国家标准。  气象站
4、数据采集密度1～60分钟可根据观测需要进行设置；
5、内置大容量数据存储器，可连续存储数据6000条以上；可根据观测需要扩展为128M存储容量，实现数据无限量存储；
6、多种通讯方式，可通过RS232/RS485/USB等标准通讯接口与PDA、笔记本电脑等设备在现场读取数据，也可实现本地远距离（≤1000米）数据通讯。
7、数据采集器采用高性能微处理器为主控CPU，大容量内置存储器，便携式防震结构，工业控制标准设计，适合在恶劣工业或野外环境中使用，且具有停电保护功能，断电后已存储数据不会丢失，当交流电停电后，由太阳能电池板和充电电池供电，可连续工作48小时以上。
8、自动气象站监测系统管理软件在WindowsXP以上系统环境即可运行，实时监测显示各路数据，与打印机相连自动打印存储数据，数据存储格式为EXCEL或PDF标准文件格式，可生成数据图表，供其它软件调用。
9、先进的网络化基站布点模式，可以实现多点气象站布网监测，即可满足局域网内数据共享查看，也可通过GSM/GPRS/CDMA等无线网络方式实现异地远程监测；同时可用U盘/记忆棒等工具实现移动存储技术。
10、各观测气象要素可根据用户实际需求任意选配，可自由定制六要素、七要素、八要素自动气象站。
11．观测支架有三脚式和车载式两种，采用不锈钢材料制造，表面光亮处理，在腐蚀气候环境下永不生锈，重量小于5KG，携带方便，精巧的工艺为现场增加一道灿烂的亮点。
推荐配置气象要素
气象要素通道数型号测量范围分辨率准确度环境温度 1路 ATS-3-50～+80℃ 0.1℃±0.1℃ 相对湿度 1路 ATS-30～100%0.1%±2%(≤80%时) ±5%(>80%时)露 点 1路 ATS-3-40～50℃ 0.1℃±0.2℃ 风 向 1路 WS-8SX0～360°3°±3°风 速 1路 WS-8SX0～70m/s0.1m/s±(0.3+0.03V)m/s降 水 量 1路 PE0-999.9 mm0.1mm±0.4mm(≤10mm时) ±4%（>10mm时） 大气压力 1路 PS-1550～1060hPa0.1hPa±0.3hPa太阳辐射 1路 TRT-2A0～2000W/m21 W/㎡ ≤5%
可选配置气象要素
气象要素通道数型号测量范围分辨率准确度光 照 度 1路 TRT-60～200000------±7% 直接辐射 1路 DRT-2-20～2000W/m21 W/㎡ ≤5%日照时数 1路 DRT-2-2A0～24h0.1h±0.1h光合有效 1路 TRT-50～500W/m21 W/㎡ ≤5%紫外辐射 1路 TRT-ZW-20～500W/m21 W/㎡ ≤5%蒸 发 1路 PE10～100mm 0.1mm±1.5%二氧化碳 1路 CD-D0～2000ppm1ppm±20ppm地 温 5路 TSD-2A-50～+80℃ 0.1℃±0.1℃ 土壤湿度 1路 STH-30～100%0.1%±2%叶面湿度 1路 YMS-D1 0（干）～100%（湿） 0.59% <10% 
便携式气象站定制单
序号 主要配置 仪 器 明 细 型 号 数量 单位 1便携式气象仪 观测要素（可选配） 环境温湿度传感器（带防辐射通风罩） ATS-31套 一体化风向风速传感器 WS-8SX1台 大气压力传感器 PS-11台 雨量传感器 PE1台 太阳辐射传感器 TRT-2A1台 日照时数传感器 DRT-2A1台 紫外辐射传感器 TRT-ZW-21台 光合有效辐射传感器 TRT-51台 土壤温度传感器 TSD-2A3支 土壤湿度传感器 STH-31台 水面蒸发传感器 PE11台 二氧化碳传感器 CD-D1台 



气象环境监测记录仪 FSR-41台 气象数据采集系统软件 FSR-41套 数据传输线缆及传感器线缆 FSR-41套 



2观测支架 三脚式观测支架 FSR-SJ1套 车载式托盘支架 FSR-CZ1套3供电电源 太阳能电池板 TDC-251套 可充电电池组 DC-11套 4远程通讯 GSM/GPRS无线通讯控制器 GPRS-11套 5扩展存储 大容量存储控制器（1G） FS-11套 注：用户可根据实际需要自由定制“两要素～八要素”自动气象站！
服务承诺
我单位售出产品，质量三包，保修一年，终身维修。拥有专业的售后服务队伍为您提供阳光服务！
我们愿以强大的科研队伍为技术保障，使产品处于国内领先水平！
我们凭借多年的气象仪器制造经验，让用户终身受益！ 
便携式气象站
概述：　是一种手持的用于测量风速的仪器。
材质： 采用防水防震设计，使用IP67材料外壳
一、使用简介
将叶轮安放在强化玻璃塑料支架上，安装简单，更换方便。
仪器体积小，可以装在口袋中，有一个LCD显示器，几乎可以在任何地方进行测量。
可以选择风速、平均风速和最大风速三种测量模式。
它可以随时切换测量单位：节、米/秒、公里/小时、米/小时或英尺/分钟，防水深度1米，跌落高度2  便携式气象站
二、产品特点
防水防震，使用方便
选配附件，可测风向
能够存储数据，并下载到电脑上
支持5种语言
显示最大最小平均值
三 基本技术参数
风速测量为0.4-40m/s精度 ±3%分辨率 0.1 m/s
空气温度测量范围为 -29℃-70℃精度和 1℃分辨率0.1℃
相对湿度 测量范围 0-100%精度 3%分辨率 0.1
气压测量范围 300hPa/mb-1100 hPa/mb
精度1.5 hPa/mb分辨率 0.1 hPa/mb
海拔测量范围 为-2000m-9000m精度 15m 分辨率1m
横风、逆风测量范围为3.8 m/s -40 m/s
精度 5%分辨率 0.1 m/s
风寒测量范围为 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C
精度1℃分辨率 0.1℃
热力指数测量范围为21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH
精度2℃ 分辨率0.1℃
露点温度测量范围为29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH
精度2℃分辨率 0.1℃
湿球温度测量范围
为0-37.8℃，5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m
精度2℃ 分辨率0.1℃
密度高度测量范围 为0.0 - 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m
精度75m 分辨率1m
操作温度为 -30℃-60℃
电源为2节7号电池，可用400个小时
重量 102g
四、配套的附件
a风向标，b用来测量风向，c迷你三脚架，d数据线
自动气象站应用实时数据采集技术。常规采集参数为：温度、湿度、气压、风向、风速等。
自动气象站输出实时数据和历史数据及分钟数据等。