标题：E光美容仪
治疗原理
E光美容仪是一种光疗技术，是在光子嫩肤的基础上增加了射频技术，由于传统的IPL设备治疗深度只能达到皮下4mm，治疗深度可以达到皮下15mm，所以E光美容仪使得E光美容技术的运用范围大副提高。因此E光能联合光能和高频电磁波的优势互补 ，一次相当于光子的5—10倍,利用强脉冲光对皮肤进行一种带有美容性质的治疗.普通光能(激光/强光)在治疗过程中，基于光的选择性吸收原理，光能在穿透表皮时，会被表皮色素大量吸收，高能量或者深色皮肤治疗时风险较大。另外由于大部分光能被反射和折射，真正到达并被靶组织充分吸收的能量仅占30～40%，所以，为了达到治疗目的，就需要提高能量。但表皮色素对光能的大量吸收，限制了在治疗时能量选择不应过大，从而影响了单次治疗的效果。由于E光在治疗过程中，光能主要用于调整靶组织的阻抗值，引导RF(射频)能量集中作用于靶组织。光能不是主要治疗能量，从而避免了主要能量的反射和折射问题。基于RF(射频)的特性，RF(射频)在皮肤组织产生的热效应取决于电流密度，电流密度的分布取决于皮肤组织的阻抗分布，组织温度越高阻抗越低，电流密度越大，产生的热效应越高；反之，组织温度越低阻抗越高，电流密度越小，产生的热效应越低。所以靶组织对起主要治疗作用的RF(射频)能量的吸收并不受表皮色素屏障的影响，RF(射频)能量可以充分作用于靶组织，得到良好的治疗效果A、　生物刺激作用：采用特定的强脉冲多波长宽光谱彩光，直接照射皮肤表面，选择性作用于皮下异常色素及血管的靶组织，将异常色素细胞分解，闭合异常的毛细血管，同时强脉冲光被胶原蛋白中的水分吸收，热效应刺激胶原蛋白增生，从而增加皮肤的弹性，达到嫩肤、祛皱、祛红血丝的效果。  
B、　光热解原理：强脉冲光量子脱毛技术根据选择性光热解原理即特定波长的强脉冲光照射于毛发，被毛干及毛囊中的黑色素选择性吸收，瞬间形成局部高温，使毛囊凝固坏死，而不损伤正常皮肤及汗腺，抑制了毛发的生长，达到永久脱毛的效果。
C、　可用选择性光热分解理论来解释，黑色素对250~1200nm的较短波长的光吸收，氧合血红蛋白的吸收峰值在418、542、577nm。这样使用波长为540nm的治疗头发出的光很容易被黑色素和氧合血红蛋白吸收产生传导热，导致胶原纤维的热损伤。胶原纤维可大量吸收400-600nm的光，因此E光治疗中所发出的530-1200nm的光可被胶原纤维部分吸收，使胶原纤维受到损伤，导致纤维细胞的活化及胶原合成增加。不仅观察到I型胶原的增生，而且III型胶原也有增生，因为III型主要见于血管周围，而E光机可以有效的改变色素沉着，减轻毛细血管扩张，减轻细小皱纹，收缩毛孔，皮肤质地好转和总体改善。
仪器特点
1、能实现三种工作模式：E光模式(RF+IPL)、冰电波拉皮模式（RF）、彩光嫩肤模式（IPL），一机三用
2、制冷开关可控，制冷量可调,采用先进的半导体高效制冷系统，可保护皮肤表面不被灼伤
3、强脉冲、大光斑，操作快捷简便 
4、独有的射频双参数控制，确保效果更好
5、多参数IPL脉冲调整精度高，治疗效果更佳
6、可根据不同的皮肤设定最佳治疗参数，操作快捷简便
7、中文操作系统，操作简洁
适用范围
1、祛皱/拉皮/提升：利用IPL和RF联合技术（E光），提供深部真皮层理想温升分布，针对整个真皮层和结缔组织发挥作用刺激不同深度的胶原增生重而达到治疗效果。　 
2、祛深层斑/祛表皮斑/美白嫩肤/祛红血丝：强脉冲光和射频同时释放能量，利用皮肤对光能的选择性吸收引起靶组织和正常皮肤的阻抗差异让作用深度深的E能作用于表皮和真皮层的各种病变组织，由于光能远远低于传统IPL设备，可在不损伤表皮的前提下，让表皮层真皮层各种色素性和血管性病变组织吸收更多的能量，更好的祛除这些病变组织，同时刺激深层及浅层胶原组织增生，恢复皮肤弹性，使皮肤得到整体改善。 
3、痤疮治疗：E光可精确作用于皮脂腺和痤疮等靶组织，利用短波杀死痤疮丙酸杆菌，利用红外光和射　频的联合作用降低皮脂腺活性，收到令人振奋的效果。 
4、脱浅细毛/脱粗黑毛：E光在输出强光的同时，还依靠作用深度达皮下15MM的射频能量直接作用于毛囊，而不单纯依赖毛干传导，所以对细小浅色，甚至金色、白色的毛发都有很好的效果。
操作流程
1、确定顾客的治疗时间并拿顾客登记表给顾客登记后洁面
2、洁面后,用湿棉片或纸巾盖住顾客的眼睛,
3、将治疗部位的毛发刮净,做收缩毛孔时先用针清毛孔在治疗
4、将冷凝胶涂于顾客的半张脸约两毫米厚,开机，确认水循环状态，调整适当的参数
5、调节好后手触工作头放光窗口，确认制冷效果很好了后，向下空闪两次,然后可以在操作部位做测试光斑。并观察皮肤变化并询问顾客感觉
6、如局部皮肤不泛红，顾客无灼热及刺痛感，每次增加能量不得超过2J,，调节能量参数时必须空闪两次，,在操作时时第二个光照部位应重叠在第一个光照部位的三分之一处，皮肤微红3—5分钟属正常现象, 有轻微刺热感尚能承受为最好。
7、先做两个脸颊，在做额头和嘴周围敏感处时能量应下调10%左右,如做祛皱，在眼角不红的情况下可重复做2—3遍
8、在操作后观察色素浮出程度,如不理想可在皮肤红热消退后在有斑的地方重做1—2遍然后关机
9、冷凝胶停留面部20分钟左右洗掉
相关配件：
1、 标配三个治疗波片：1）480-1200nm 祛痘、痤疮
2）530-1200nm 祛斑、嫩肤
3）640-1200nm 脱毛专用
2、 E光治疗手具一个
3、 进水管和漏斗套各一个
5. 操作防护眼罩一个
4、 电源线一副
操作安全注意事项
5.1操作禁忌
1、怀孕妇女； 
2、日常工作时不可避免强（日）光暴晒人群；
3、对光过敏及药物过敏者及对强光光源过敏人群；
4、皮肤敏感极易感染过敏者；
5、癫痫病患者及疤痕及体质人群；
6、客人的上眼皮及带有开放性伤口的部位；
7、糖尿病患者； 
8、正在使用功效型护肤品的应停用1—3个月后进行操作 ，操作部位使用精油应停1-2天再操作、黑头粉刺需针清3天后再治疗
9、期望值过高受术者；
5.2注意事项
1 系统内部有高电压，请保持所有面板和盖板闭合。
2. 不使用时，治疗手具应放回原位。
3. 治疗头治疗时会发出高强度脉冲光，此时应确保治疗头仅指向操作部位。（建议操作人员佩戴专用防护眼镜）本机内有高压，请务必确保所有的面板均已妥善盖好。
4.设备启动时，请将治疗头置于挂钩上。
5. 不可直视治疗头内发出的强光。
6.不将治疗头指向目标区域以外的任何地方。
7.当连续治疗时，如果要从高能量向下调节，一定要先放3-5次空枪，以防止上次使用的高能量烧伤客户皮肤！
5.3 操作中反映及操作后护理
1、不得使用美白刺激功效性产品
2、七天内不能用过热的水洗脸,不能蒸桑拿
3、七天内不能吃刺激发物和带色素性食物如咖啡、巧克力， 禁烟酒
4、操作部位注意补水防晒
5、如有色素结痂不得用手抓
5.4 RF 操作注意事项及禁忌
1 若有注射玻尿酸、胶原蛋白、肉毒素的应等到三个月后才可做冰电拉皮
2 患有心脏病、高血压、血液疾病患者及孕妇禁止使用
3 治疗区有开放性伤口的、有严重皮肤病者、以及有注射皮下填充物者禁做，金丝植入者半年后才可做冰电拉皮，操作前清洁操作部位并请勿化妆
5.5 RF操作后护理
1、少数人在操作后会有轻微肿胀的情形，通常3～5天即可消退
2、操作后可以立刻上妆，平时加强补水及防晒
3、操作后1周内不可蒸桑拿、以及用过热的水洗脸（建议水温37℃以下）
5.6 操作时的注意事项
1、操作时要记住，治疗头要离开皮肤时，先松开操作开关，然后才能离开皮肤，（如果同时按着开关，治疗头离开皮肤，容易产生刺痛感），操作时要根据顾客的反映来调节能量。
2、 操作时，治疗头要紧贴肌肤，手要压住治疗按钮。治疗头治疗时要垂直于皮肤表面，不能倾斜于皮肤表面
3、 治疗头治疗处一定要涂有耦合胶
4、 在敏感部位如颧骨或眼周时，力度要轻，治疗头只需轻贴皮肤就可以
5、 每个治疗部位最多重复3到4次
6、 禁止直接将酒精喷至治疗头进行消毒
7、 操作时能量选择由弱到强，能量高，效果佳，以被称作承受范围内最高承受值为标准
8、 严禁在咽喉、眼球、太阳穴、鼻子等部位操作
9、 在操作时，皮肤较薄及血管分布较多区域需谨慎操作
10、操作后部分客人皮肤微红属于正常现象，半小时后自动退红。 
为什么E光美容仪在光子、光量子、彩光的技术基础之上加了射频之后（IPL+RF）我们俗称其为优势互补呢？
首先我们要了解e光（IPL+RF相结合）的特点：
IPL的优势是：可选择性吸收，当要解决斑、红血丝、痘痘、痘印、脱毛这类“有色”皮肤问题时，用E光的两个能量（IPL+RF）双管齐下进行深层问题的细胞修复。 ipl不足是：穿透有限，所以渗透力差。 
RF优势是：渗透极深，可直达皮下15mm RF不足是：没有选择性，是靠温度来吸收能量的。所以说，当做以下项目：面部皱纹、眼袋、鼻唇沟、颈纹、塑型、溶脂的时候，用RF射频作用皮肤后，细胞组织是匀衡吸收射频能量的。 
那么，什么叫IPL+RF技术相结合后的优势互补呢？
接下来补充说明以上对E光美容原理的解析：IPL技术：IPL是一种光能，而这种光能是利用太阳光的截止技术，把530之前对人体有害的光和980之后的红外光过滤掉，把530-980这段内对人体细胞健康修复有益的光截取，恰到好处的用在美容上。IPL作用于皮肤时，它最核心的优势就是选择性吸收，什么叫选择性吸收呢？E光作用于问题皮肤时（问题皮肤：如：斑、红血丝、痘痘等等统称为靶组织）这些问题性皮肤会选择性吸收光能，颜色越深且吸收的光能就越多。当靶组织（问题皮肤）吸收的光能越多时，它与正常皮肤形成的温差越大，而温度越高的问题皮肤（靶组织）同时吸收的射频（RF）能量也就越多。也就是说，问题皮肤（靶组织）双能量（IPL+RF）的吸收后，在修复靶组织细胞的时候会更深层、更彻底。 以上描述是E光美容的优势互补原理，也就是E光美容优于光子、光量子、彩光等美容最核心的优势所在。
e光祛斑
e光祛斑原理：e光祛斑仪产生一束高强度的光束，不同类型的e光祛斑光可以产生不同颜色的光线。e光祛斑光的肉眼色是治疗的关键。不同颜色的e光被不同颜色的皮肤吸收，并利用e光能量令染料颗粒崩解汽化，封闭血管，再由身体吸收染料颗粒将其排除体外，色素随之消退。 
e光祛斑利用IPL及RF组合技术，即E光利用电磁波和IPL的热效应来提供深部真皮层的理想温升，e光祛斑对整个真皮层和结缔组织起作用，刺激不同深度的胶原增生，另外，e光祛斑其所产生的光热作用，可增强血管功能，使循环改善，从而达到消除或改善皱纹，增强皮肤弹性、改善肤质、缩小粗大毛孔，使皮肤收紧提升的效果。
e光祛斑后的注意事项：
1、十天内不用热水洗脸，原则上使用凉水;
2、 在e光祛斑后禁止用手挠患处、禁止使用铅汞类或刺激性美容化妆品，以免刺激皮肤引起色沉或敏感;
3、 严禁暴晒，特别是美白祛斑者必须更加注意严防日晒，因e光祛斑治疗部位对阳光非常敏感，故3个月至半年内应避免直接日晒，尽量使用防晒油或霜及打伞，以免影响治疗效果;
4、e光祛斑治疗后仍可如常用清水或无刺激性洁面乳洗脸，若出现轻微水疱有痂皮患者，清洁后须薄薄地涂上消炎药膏(红霉素软膏或同等作用的消炎药膏)，直至痂皮脱落，在此期间该部位勿用其它化妆护肤品;
5、 请注意后期修复以及营养跟进，保持充足的水分，确保e光祛斑后肌肤的代谢需求;
6、 凡色素性皮肤，e光祛斑治疗后必须做好修复、补水和美白抗氧护理，可有效预防色素回流现象。
E光除皱 
E光是光子的升级换代仪器，在原理上发生了根本性的改变，效果显著优于光子、彩光等，而且克服了光子、彩光伤害皮肤的缺点，不损伤皮肤。 E光在原来光子的基础上增加了射频功能，是光子与射频的结合体，其核心技术是：光子系统+射频系统+表皮冷却系统。
E光提供深部真皮层理想温升分布， 针对整个真皮层和结缔组织发挥作用刺激不同深度的胶原增生，从而达到治疗效果。普通光子是不具备这种功能的。E光除皱，温和快捷，效果良好。
E光除皱系统是什么样的设备？
答：E光除皱系统是一种融合了ipl和射频两种能量的设备，两种能量同时作用于靶组织。射频能量能够很好地穿透进皮肤，加热更深层靶组织，刺激胶原纤维生成；ipl能量则协同作用于各种色素性和血管性病变，解决各种皮肤问题。两种能量能够再不损伤表皮的情况下，最大程度地减少皱纹和祛除各种色素性和血管性病变。
2、射频（RF）的作用原理有什么特别重要的意义？
答：射频（RF）是近年来在国际上日渐成熟的皮肤年轻化技术，利用高频电磁波产生的热能刺激皮肤深层的胶原再生和重塑，从而达到改善皱纹、收紧皮肤的目的。从技术原理来看，射频主要作用于皮肤阻抗较大的深层真皮，对含有黑素的表皮很少有影响，这对于易发生色素沉着的中国患者来说具有特别重要的意义。
3、射频治疗时疼痛感如何？效果和激光治疗有没有区别？
射频治疗避免了以往激光、强光治疗时的疼痛，具有作用范围精确，疗效更优异安全的优势。
我们自临床运用E光治疗病例后，证实E光能够为患者提供更为安全有效的祛皱方法，早期治疗的病例，皮肤老化都得到了明显改善。而且我们在运用中，根据不同的皮肤状况制定个性化、精细化的组合式美容方案，收到了良好的疗效，E光治疗快捷，设备安全，没有并发症，恢复过程不占用工作时间。射频与强光、激光的联合运用，开创了皮肤年轻化的新纪元，为美容皮肤科提供了更为有力的武器。
4、E光除皱能解决哪些皮肤问题？疗程怎样安排时间？
答：对于皮肤松弛及光老化皱纹、面部红血丝、痤疮及痤疮印、雀斑、色素沉着、毛孔粗大等均适用于E光治疗，在首次射频治疗结束由于真皮层胶原的收缩和增厚，可以立即观察到皮肤质地的改善，3-5次治疗后，皮肤改善就已相当明显，最后一次射频治疗结束后2-3个月内，祛皱和紧肤效果人将持续发生渐进性的改善。
E光脱毛仪器设备
e光脱毛是现在爱美女性最青睐的一种脱毛方法，并且经多方验证，多次e光脱毛后可以实现永久的脱毛效果，现在使用e光脱毛的人越来越多，e光脱毛的一些相关问题也随着出现：
1、 e光脱毛后会影响出汗吗?
我们所说的“汗毛”并不具有代谢的功能，皮肤出汗时通过汗腺代谢，汗腺不在毛囊里，汗毛只是人们习惯的叫法。e光脱毛时，会让汗毛的毛囊萎缩达到脱毛的目的，不会影响到汗腺组织。因此，脱毛不会影响到人体的正常排汗。
2、 e光脱毛后是不是会让皮肤更脆弱?
e光不是传统的光子或彩光，主要通过射频能量治疗，不会让皮肤变脆弱。射频能量不仅不会对皮肤造成伤害，而且有刺激真皮层胶原纤维和胶原蛋白再生功能，许多人感觉 e光治疗后有收缩毛孔和嫩肤的作用。
3、 e光脱毛后汗毛还会再长吗?
e光脱毛的原理是让毛囊萎缩，萎缩的毛囊无法吸收营养，因此毛发自然脱落。毛囊的数量是受遗传因素决定的，因此通过 e光治疗后，脱毛的部位就不会有毛发生长了。
4、 e光脱毛祛斑后应该注意什么?
e光脱毛或祛斑后，我们建议采用补水面膜进行护理。阳光非常强烈的时候，需要注意防晒和补水保湿。本院有专门适用于 e光治疗后使用的补水降温果冻面膜。
E光嫩肤仪器
E光嫩肤可以说是激光嫩肤技术的一种最先进的发展，它的优越性超过了以往的各种激光嫩肤方法，所以，让我们赶紧来看一看E光嫩肤的强大功效有哪些吧。 
E光嫩肤的强大功效：
1.利用特定波长光能和双极射频电磁波，选择性地协同作用于目标靶组织，嫩肤、祛斑、脱毛、除皱效果显著、可靠。
2.一次E光嫩肤治疗效果相当于传统光子嫩肤的5～10倍。
3.充分联合光能和射频能的优势互补，利用皮肤对光能的选择吸收引起靶组织的正常皮肤的阻抗差异，在光能强度较低的情况下强化靶组织对射频能的吸收，极大消除了光能过强的热作用、疼痛与不适。
4.可以穿透皮肤深层，解除肌肤上的各种瑕疵，同时刺激皮下胶原蛋白增生，让肌肤变得清爽年轻、健康有光泽。
E光美容仪适用范围：
适用范围：
1、嫩肤：改善额头、面部、手臂、腹部、腿部等皮肤粗糙程度，增强肌肤弹性，细嫩美白。
2、紧肤：收紧眼袋、治疗黑眼圈。祛除鱼尾纹，颈纹、减浅皱纹细纹、提升拉紧皮肤、恢复拉紧皮肤、恢复弹性嫩滑、调节喑哑肤色。 
3、脱毛：腋毛、胡须、四肢毛发、发髻线、比基尼等影响美观的毛发
4、祛斑：雀斑、黄褐斑、晒斑、老年斑、肝斑、真皮斑、胎记及部分色素沉着。 
5、祛皱：祛除川字纹、鼻唇沟皱、面部、额部、颈部、腰部、臀部、腿部等皱纹。
6、祛痘：面部、肩部、胸部、腰部、臀部等部位细菌感染性痘痘。
7、袪暗疮：结疖型暗疮、粉刺型暗疮、过敏性暗疮、暗疮印、暗疮坑、酒糟鼻。 
8、袪红血丝：先天性红血丝、换肤后红血丝、红面、红斑、皮肤过敏及敏感。
9、改善肤质：改善皮肤干燥、油性、衰老、色差等综合质地问题
仪器安全
概述使用本仪器必须注意一些安全事项，尤其是光学和电气系统的安全应用。说明E光是一种用于安全可靠地改善面部皮肤整体状况的医疗设备。经过培训合格的医疗从业人员如操作和维护得当，就能安全地使用本仪器。操作或维护本仪器的主治医师以及其他人员应充分了解本节提供的安全信息。
最主要的是考虑病人、医生以及其他人员的安全。
E光在设计过程中已最大限度地考虑了病人和医护人员的安全。以下是它的部分安全预防措施：
使用封闭的滤光片/光导晶体将光传输到病人的皮肤上，强脉冲光只能从光导晶体的前端面发出。
需要时可通过紧急停止开关快速切断电源。
钥匙开关可防止滥用本仪器。
警告
任何强光发射装置只要使用不当都会引起人身伤害。
操作人员应时刻保持警惕，并采取必要的防护措施。
病人
病人的安全主要依靠训练有素的医生以及布置适当的治疗室。治疗前医生应详细地向病人讲解治疗过程及注意事项，使他们充分了解治疗的原理，积极配合治疗。
病人在接受强光治疗时应佩戴防护眼镜。
医护人员
医护人员在治疗过程中可能接触到高强度光，故应得到对应波长的保护，在治疗过程中医护人员应佩戴防护眼镜。
治疗室
治疗室内应清晰地标明正在使用的高强度光。确保使用本仪器时安全警告牌置于显眼的位置。主要警告为保证E光的安全使用应注意安全预防，请仔细阅读下列警告事项：
除本公司授权的技术人员外，其他人员不得检修E光，尤其不得检修本仪器的内部，包括对电源、冷却系统、光学元件和强光治疗头等进行拆卸和调整。注意本仪器内有危险的高压，确认E光的额定电压与您所在国家的电压相符。
只有在关机并拔下电源线后用户才可维护本仪器。带电维护既可能造成人身伤害又可损坏设备。
光导晶体应始终保持清洁。不要让冷凝胶渗入光治疗头内部。
发现光治疗头漏光时，不可开机，如开机，必须立即关闭。
关于强光的警告
强脉冲光可能损伤眼睛或引起燃烧和烧伤。在使用时应采取一切必要的防护措施。
向治疗部位发射过量的光能可能引起皮肤的热损伤，从而造成增生或萎缩或异常色素沉着。
应确保当医护人员和病人意外地暴露在强光（不论是从光治疗头中直接发出的或经过反射的）下时都有防护措施。病人和医护人员都应佩戴防护眼镜。
即使佩戴了防护眼镜也不可直视从光治疗头中发出的强光。
不要将光治疗头指向空中发射。不使用时，光治疗头应放在挂钩上；治疗时应指向治疗部位。
开机时双手应远离光治疗头。
光学安全
为了保证光学安全，请遵循下列指示：
使用E光的所有人员（包括病人）均应佩戴防护眼镜，以防止强光意外射入眼睛。如果病人不能佩戴防护眼镜，请使用能完全挡住光的不透明材料保护病人的眼睛。
在治疗室内显著位置标明正在使用E光，请将危险标记贴于显著位置。
只能允许必要的、受过良好安全训练的人员接近本仪器。
确认治疗室内的所有人员均熟知E光的控制并懂得如何迅速关机。
应有专人在主治医师的指导下负责操作E光。
即使佩戴防护眼镜，也不可直视光治疗头发出的强脉冲光或其反射光。
在治疗黑眼圈时一定要谨慎，不要使眼睛受到伤害。
不可将光治疗头用于本说明治疗范围之外。
请不要在易爆的麻醉剂或其它易燃物的环境里使用E光。
请不要将光治疗头指向治疗区域以外的部位。
防止首饰、手表、外科手术器械或镜子等反射体反射强脉冲光。
不可向治疗区域以外的任何皮肤发射光脉冲。
警告：向治疗部位发射过量的光能可能引起皮肤的热损伤，从而造成皮肤增生或萎缩或异常色素沉着。电气和机械安全保持所有面板和盖板都封闭。打开面板和盖板可能产生危险。
本仪器内有高压，甚至在断开电源线后一些部件也可能仍储存有电量。所以除本公司指定的技术人员外，其他人不可拆卸盖板的任何部件。
维护设备时，不可打开电源、盖板或使设备处于无人照料的状态。
本仪器通过三芯电源线中的地线接地，良好的接地对操作安全至关重要。预防火灾物体吸收光能后温度会升高，应采取预防措施减少引燃治疗区域内或附近的易燃物的危险。
实施术前皮肤处理时请不要使用酒精或丙酮等易燃物。如有必要请使用肥皂和水。
如果使用了肥皂和水清洗过E光或给它的任何部件消过毒，必须待干透后才能开机。系统安全装置E光装有一些安全装置（如钥匙开关、紧急停止开关等），手术室内的所有人员均须熟知它们的位置和使用方法。
钥匙开关：钥匙开关用来打开和关闭仪器的电源。本仪器只有用本公司提供的与本仪器配套的钥匙才能开启，这样可以防止对本仪器的非法使用。
紧急停止开关：这个红色蘑菇状开关可紧急地关断全机。按下它时，不论系统处于何种状态，电源将立即被切断。顺时针旋转紧急停止开关即可将开关复位，否则仪器将保持在关断状态。
紧急情况下，可用紧急停止开关实行紧急关机。当按下紧急停止开关时仪器不受关机程序控制，立即断电关机。注意：实施紧急停止关机切勿将光治疗头对着人体，以防万一误发脉冲造成伤害！所以如果在通常情况下不要利用紧急开关关机，实施紧急关机后，应将钥匙开关逆时针方向旋转至关机位置，将紧急开关沿箭头所指的方向顺时针旋转使之弹出复位，仪器方可恢复正常操作状态，否则，仪器将长期处于锁闭状态，不能开机。注意紧急停止开关只能沿箭头方向旋转复位，切勿用手硬性拉拔，否则将造成开关损坏，使仪器不能正常工作。
突然按下紧急停止开关可能对仪器产生破坏。因此只有在紧急状态下才按下此开关。
设备自检：开机后，本机的电路自动进行自检。设备运转时，检测电路能持续监测系统的运转。注意事项1、仪器内有危险高压，即使当仪器电源断开后，仍有一些器件存有电能，随意拆开顶盖和后盖有可能产生危险。因此，除本公司授权人员外，其它人员不可拆卸设备任何部件。仪器维修时，严禁拆开盖板后，使仪器处于无人照料的状态。
2、应明确指示出室内有强脉冲光器械，要在显眼处放置警示标志。 
3、本仪器必须由专业人员负责操作并保管该仪器钥匙开关的钥匙。
4、治疗光头有强光输出，使用本仪器时，为保证治疗室内的所有操作人员和受术者的眼睛不受强光照射刺激，都必须佩带防护眼镜以保护视网膜。当在眼睛附近使用仪器治疗时，应让受术者戴上不透明的防护眼镜或用消毒棉和医用纱布遮住眼睛。
5、不要将光治疗头指向目标区域外的任何地方。不可向治疗处以外的皮肤发射强脉冲光。
6、请不要在有易燃物或易爆环境中使用本仪器。治疗时应避免使用易燃麻醉剂、氧气、易燃性消毒剂和其它易燃性气体或液体。
7、每周应至少用柔软的湿棉球清洁本仪器一次，可以使用中性清洁剂，但要小心不要让液体渗入本仪器。
8、导光晶体应保持清洁，每次治疗后，都应将导光晶体上的冷凝胶清除干净，要确保冷凝胶不得注入光治疗头内。
9、仪器启动中，手中不宜拿着治疗手柄进行设置操作。
10、治疗部位必须涂抹冷凝胶，严防强光伤害。
11、治疗期间应注意防晒，饮食以清淡为主，少吃辛辣刺激的食物，避免吃光敏性的食物。
12、治疗时如出现水疱、皮肤溃疡需治疗后才能继续使用仪器。保养与维护提示：本仪器的维修工作应由本公司授权人员或熟悉本仪器的维修人员进行。维护本仪器前，应先切断电源并将电源线拔出电源插座，带电维护设备有可能造成人身伤害和仪器损坏。
1、要随时保持仪器的清洁，每次使用完毕后应在仪器外表罩上通风透气的布质防尘罩，仪器表面可用柔软的湿棉布进行擦拭，必要时可用如洗洁精等无腐蚀的清洁剂擦洗。注意：慎防清洁剂渗入仪器内。
2、仪器应由经过训练的专人操作，仪器启动后，不得擅离职守；定期由专职人员检查主机和所有的附件，使其处于完好状态。
3、避免有害气体的腐蚀及液体流入仪器。主机内严禁进水，以免引起绝缘性能降低而漏电造成人身伤害。
4、要定期检查水箱水位、水质，并要求定期换水。长期不使用仪器，水箱中应排净存水。
5、整机使用环境应处于干燥、通风处，不使用时，整机应用布遮盖。
6、仪器禁止碰撞，仪器内部是精密电子线路，请勿擅自打开。
7、仪器内有精密光学器件，整机不允许用户远距离移动使用。在运输过程中切勿剧烈震荡，必须使用原厂提供的减震包装，否则可能导致光学系统的失调，影响能量输出。在运输时应将水箱中的冷却水排尽。
8、仪器应始终保持清洁，在清洁时应用柔软的半干棉球，使用中性清洁剂，禁止使用有机溶剂，如丙酮。在清洁时不能让清洁液渗入仪器内。切勿高温消毒。
9、强脉冲光治疗光头是仪器的关键部件，应始终保持清洁。光治疗头的导光晶体输出面必须随时清洁，每次治疗完毕后都必须对导光晶体进行彻底清洗。导光晶体的清洗应分步进行，先用清洁、柔软的纸巾、湿布或海绵轻轻擦净治疗光头上残留的冷凝胶，再用软布蘸取无水酒精清洁，然后充分晒干。清洁时应小心，须轻轻擦拭，以免擦伤导光晶体。注意：整个清洗过程应禁止使用棉棒等内含硬制物质的擦拭材料，以免划伤光治疗头导光晶体，造成光治疗头的人为损坏。
10、清洁治疗手柄的方法同上。故障排除下面列出了仪器的一些可能出现的故障以及用户可以采取的措施。
1、整机无电。检修方法：（1）网电源是否有电；（2）本机电源插头是否插好（也有可能是电源插座已损坏）；（3）钥匙开关是否完好；（4）保险管座内保险管是否完好；（5）水箱里是否有水或水位是否过低。
2、按下导光手柄的开关但无强光输出。检修方法：（1）检查系统是否进入准备状态；（2）仪器充电是否充分（等待10秒钟即可）。
3、调节好输出能量后，强光输出明显变弱或不出强光。检修方法：检查光治疗头是否清洁；仪器是否死机（如死机需要重新启动仪器）。
4、仪器通电，打开钥匙开关，但不能开机。检修方法：紧急停止开关是否复位。 
5、仪器接通，打开钥匙开关，电源指示灯亮，但显示屏无显示。检修方法：关机后重新启动仪器。
6、在使用过程中，仪器突然死机。检修方法：关机后重新启动仪器。
7、仪器启动后自动停机。检修方法：循环水是否太少；循环系统是否发生故障；治疗手柄是否发生故障；电网是否有干扰；电源插座是否松动或接触不良。
如果本仪器在启动或正常操作过程中出现故障，仪器应立即停止运行，并请立即与我公司维修部门联系，只有我公司授权的专业人员才能进行排除。如未经允许，自行拆卸者，造成的后果本公司概不负责。运输与贮存1、气候、环境条件
（1）温度：5℃～40℃
（2）相对湿度：≤80%
（3）大气压力：50kPa～106kPa
2、运输
（1）本仪器适合通用的汽车、火车、轮船、飞机等运输方式。
（3）运输中应防止仪器剧烈振动、碰撞和跌落，并向上、轻放和防雨。
3、贮存
（1）本仪器应贮存在无腐蚀性气体和通风良好的室内。
（2）当仪器长时间不使用时，应清洁后贮存，每年最好取出通电一次，以防受潮、