标题：室内环境检测仪
应用领域
适用于居住区、居室空气、室内空气、公共场所、家具、地板、壁纸、毛毯、涂料、园艺、室内装饰装修材料；染料、造纸、制药、医疗、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及生产车间和生活场所中甲醛的现场定量测定。
工作原理
采用高灵敏度电化学传感器原理，结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品，空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收，反应生成嗪，嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。根据颜色深浅，在现场直接比色测定。由于室内污染的检测数值与检测环境的温度、湿度、气压等都有很大关系，所以，按正常的检测，往往检测出来数值会与预想的有所偏差。 可以快速检测室内甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC六种污染气体，可以显示日期、检测时间，检测现场的温度及湿度数据，左侧为中文显示液晶屏，右侧为采样定时操作，中间为热敏打印机，可以现场快速采样实时分析，并可将检测的日期时间、温度、湿度及执行标准、甲醛含量及是否合格打印成报告。甲醛检测采用国标酚试剂分光光度法，使用进口光电传感器，检测精度高，检测下限低，解决了电化学甲醛检测仪传感器零点易漂移，采样时容易受到其他化学气体干扰的缺点。
技术指标参数
测定下限：0.01毫克/立方米 　
测定范围：0.00-4.00毫克/立方米 　
测量精度：JC<± 1%（F.S） 　
测量方法：国家仲裁检测法-酚试剂分光光度法 　
传感器寿命：5年 　传感器类型：TSL230JC 　
光 源：高亮度LED硅光二极管，波长630nm 　
检测仪器所需检测耗材试剂（JC） 　
甲醛试剂： 　1：纯净水 　2：高精度甲醛试剂（一） 　3：高精度甲醛试剂（二） 　
苯试管：（0.05~4mg/m3） 　
氨试管：（0.05~ 3mg/m3） 　
甲苯试管：（0.05~4mg/m3） 　
二甲苯试管：（0.05~4mg/m3） 　
TVOC试管：（0.05~4mg/m3） 　
电压： 220Vac（JC） 　
频率： 50/60hz 　
功率：6*2.5W 　
流量： 6*1L/min 　
重量：3kg 　
工作电流：5A 　
外观尺寸：40*28*16cm 　
响应时间：10分钟 　
防护等级：IP65（JC） 　
工作温度：-10∽45℃ 　
工作湿度：5-90%RH
主要特点
1、高灵敏度：世界独一无二的检测器系统，装载三个检测器 : 光电倍增管用于紫外区和可见区， InGaAs 和 PbS 检测器用于近红外区 .jc InGaAs 检测器覆盖了光电倍增管和 PbS 检测器的薄弱范围，保证了整个测试范围的高灵敏度 . <0.00003 Abs 1500 nm,:为世界最高灵敏度。 　2、高分辨率：宽测试范围和超低杂散光 采用高性能双单色器，超低杂散光 (<0.00005% 340 nm) 高分辨率 ( 0.1 nm). 测试范围 185 – 3300 nm, 覆盖了紫外、可见、近红外区 . 　3、全金属设计，坚固耐用 　4、全中文蓝屏液晶显示 　5、支持国家环保局、质监所等权威检测部门检测标准 　6、外接三角支架与JCCMC采样器连接，确保采样无误差，检测精度更高 　7、现场热敏打印定制格式的检测报告，加入温度、湿度、检测时间 　8、独创的读数曲线调整功能，即可以方便的对机器读数进行自我校准
注意事项
1. 检测用水必须是蒸馏水去离子水或者纯净水。
2. 气泡吸收瓶且勿接入进气孔，否则会产生倒吸，损坏仪器！损失吸收液。
3. 所有玻璃器具在第一次使用前，需用化学试验室中的酸洗液、自来水、蒸馏水清洗干净。
4. 每次检测结束后应及时气泡吸收瓶中有色溶液，再用酸洗液、自来水、蒸馏水清洗干净，以防玷污和腐蚀比色瓶和气泡吸收管。
5. 显色后的甲醛试剂（二）试管插入分光数据传输口后，必须插紧锁定，以防止杂散光进入。若固体或溶液进入分光数据传输口中，必须擦净后再放入分光比色。
甲醛检测国家标准
GB/T18883-2002室内空气质量标准

序号参数类别参数单位标准值备注1 物理性 温度 ℃ 22—28 夏季空调 16—24 冬季采暖 2 相对湿度 % 40—80 夏季空调 30—60 冬季采暖 3 空气流速 m/s 0.3 夏季空调 0.2 冬季采暖 4 新风量 m3/h.人 30​5 化学性 二氧化硫SO2 mg/立方米 0.50 1小时均值 6 二氧化氮NO2 mg/立方米 0.24 1小时均值 7 一氧化碳CO mg/立方米 10 1小时均值 8 二氧化碳CO2 % 0.10 日平均值 9 氨NH3 mg/立方米 0.20 1小时均值 10 臭氧O3 mg/立方米 0.16 1小时均值 11 甲醛HCHO mg/立方米 0.10 1小时均值 12 苯C6H6 mg/立方米 0.11 1小时均值 13 甲苯C7H8 mg/立方米 0.20 1小时均值 14 二甲苯C8H10 mg/立方米 0.20 1小时均值 15 苯并[a]芘B(a)P mg/立方米 1.0 日平均值 16 可吸人颗粒PMl0 mg/立方米 0.15 日平均值 17 总挥发性有机物TVOC mg/立方米 0.60 8小时均值 18 生物性 氡222Rn mg/立方米 2500 依据仪器定 19 放射性 菌落总数 Bq/立方米 400 年平均值（行动水平） ①新风量要求≥标准值，除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值； 　②行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。　GB/T50325-2010室内空气质量标准　GB50325-2010室内环境污染物检测标准部分解释 　1、民用建筑工程室内空气中甲醛的检测方法，应符合国家标准《公共场所空气中甲醛测定方法》GB/T18204.26--2000的规定。 　2、民用建筑工程室内空气中甲醛检测，也可采用现场检测方法，所使用的仪器在0-0.60mg/m测定范围内的不确定度应小于5%。 　3、民用建筑工程室内空气中苯的检测方法，应符合国家标准《居住区大气中有害气体卫生检验标准方法--气相色谱法》GB 11737-89的规定。 　4、民用建筑工程室内空气中氨的检测，可采用国家标准《公共场所空气中氨测定方法》GB/T18204.25-2000或国家标准《空气质量氨的测定离子选择电极法》GB/T 14669-93进行测定。当发生争议时应以国家标准《公共场所空气中氨测定方法--靛酚蓝分光光度法》GB/T18204.25-2000的测定结果为准。 　5、民用建筑工程室内空气中总挥发性有机化合物（TVOC）的检测方法，应符合本规范附录E的规定。 　6、民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于5%，并不得少于3间；房间总数少于3间时，应全数检测。 　7、民用建筑工程验收时，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不得少于3间。 　8、民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置： 　①房间使用面积小于50m时,设1个检测点； 　②房间使用面积50--100 m时,设2个检测点； 　③房间使用面积大于100 m时,设3-5个检测点； 　9、当房间内有2个及以上检测点时，应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。 　10、民用建筑工程验收时，环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8—1.5m。检测点应均匀分布，避开通风道和通风口。 　11、民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物（TVOC）浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭1h后进行。 　12、在对甲醛、氨、苯、TVOC取样检测时，装饰装修工程中完成的固定式家具，应保持正常使用状态。 　13、当室内环境污染物浓度的全部检测结果符合本规范的规定时，可判定该工程室内环境质量合格。 　14、室内环境质量验收不合格的民用建筑工程，严禁投入使用。 　15、民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测。检测结果应符合GB50325-2010标准。 　16、 本规范适用于新建、扩建和改建的民用建筑工程室内环境污染控制，不适用于工业建筑工程、仓储性建筑工程、构筑物和有特殊净化卫生要求的房间。 　注：本规程所称室内环境污染物系指由建筑材料和装修材料产生的室内环境污染。民用建筑工程交付使用后，非建筑装修材料产生的室内环境污染，不属于本规范控制范围。
国家颁布的《住宅设计规范》（GB50096-2011）规定：
7.5.3 住宅室内空气污染物的活度和浓度应符合表7.5.3的规定。
表7.5.3住宅室内空气污染物限值
污染物名称 活度、浓度限值
氡 ≤200(Bq/m3)
游离甲醛≤0.08(mg/m3)
苯 ≤0.09(mg/m3)
氨 ≤0.2(mg/m3)
TVOC ≤0.5（mg/m3）