标题：分贝仪
科技名词定义
中文名称：分贝仪
英文名声：decibel meter
简介
分贝仪又叫声级计，噪音计。

分贝仪的工作原理是
由传声器将声音转换成电信号，再由前置放大器变换阻抗，使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到计权网络，对信号进行频率计权 ( 或外接滤波器 ) ，然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值，送到有效值检波器 ( 或外按电平记录仪 ) ，在显示器上给出噪声声级的数值。
1 ）传声器是把声压信号转变为电压信号的装置，也称之为话筒，它是声级计的传感器。常见的传声器有晶体式、驻极体式、动圈式和电容式数种。
1.1 动圈式传声器由振动膜片、可动线圈、永久磁铁和变压器等组成。振动膜片受到声波压力以后开始振动，并带动着和它装在一起的可动线圈在磁场内振动以产生感应电流。该电流根据振动膜片受到声波压力的大小而变化。声压越大，产生的电流就越大，声压越小，产生的电流也越小。
1.2电容式传声器主要由金属膜片和靠得很近的金属电极组成，实质上是一个平板电容。金属膜片与金属电极构成了平板电容的两个极板，当膜片受到声压作用时，膜片便发生变形，使两个极板之间的距离发生了变化，于是改变了电容量，位测量电路中的电压也发生了变化，实现了将声压信号转变为电压信号的作用。电容式传声器是声学测量中比较理想的传声器，具有动态范围大、频率响应平直、灵敏度高和在一般测量环境下稳定性好等优点，因而应用广泛。由于电容式传声器输出阻抗很高，因而需要通过前置放大器进行阻抗变换，前置放大器装在声级计内部靠近安装电容式传声器的部位。
2 ）放大器
一般采用两级放大器，即输入放大器和输出放大器，其作用是将微弱的电信号放大。输入衰减器和输出衰减器是用来改变输入信号的衰减量和输出信号衰减量的，以便使表头指针指在适当的位置。输入放大器使用的哀减器调节范围为测量低端，输出放大器使用的衰减器调节范围为测量高端。许多声级计的高低端以 70dB 为界限。
3 ）计权网络
为了模拟人耳听觉在不同频率有不同的灵敏性，在声级计内设有一种能够模拟人耳的听觉特性，把电信号修正为与听感近似值的网络，这种网络叫作计权网络。通过计权网络测得的声压级，已不再是客观物理量的声压级（叫线性声压级），而是经过听感修正的声压级，叫作计权声级或噪声级。
计权（又叫加权）参数是在对频响曲线进行了一些加权处理后测得的参数，以区别于平直频响状态下的不计权参数。例如信噪比，按照定义，我们在额定的信号电平下测出噪声电平（可以是功率，也可以是电压、电流），额定电平与噪声电平之比就是信噪比，如果是分贝值，则计算二者之差。这是不计权信噪比。不过，由于人耳对各频段噪声的感知能力是不一样的，对 3kHz 左右的中频最灵敏，对低频和高频则差一些，因此不计权信噪比未必与人耳对噪声大小的主观感觉能很好的吻哈。
如何将测量值与主观听感统一起来呢？于是就有了均衡网络，或者叫加权网络，对低频和高频都加以适度的衰减，这样中频便更突出。把这种加权网络接在被测器材和测量仪器之间，于是器材中频噪声的影响就会被该网络“放大”，换言之，对听感影响最大的中频噪声被赋予了更高的权重，此时测得的信噪比就叫计权信噪比，它可以更真实地反映人的主观听感。 
根据所使用的计权网不同，分别称为 A 声级、 B 声级和 C 声级，单位记作 dB(A) 、 dB(B) 和 dB(C) 。 A 计权声级是模拟人耳对 55dB 以下低强度噪声的频率特性， B 计权声级是模拟 55dB 到 85dB 的中等强度噪声的频率特性， C 计权声级是模拟高强度噪声的频率特性。三者的主要差别是对噪声低频成分的衰减程度， A 衰减最多， B 次之， C 最少。 A 计权声级由于其特性曲线接近于人耳的听感特性，因此是目前世界上噪声测量中应用最广泛的一种 , 许多与噪声有关的国家规范都是按 A 声级作为指标的，但由于A计权所依据的灯响曲线经过多次修正后发生了很大的变化，A计权的地位也正逐渐下降，目前比较流行的计权标准包括NR，NC灯标准。
4 ）检波器和显示器　
检波器作用是把迅速变化的电压信号转变成变化较慢的直流电压信号。这个直流电压的大小要正比于输入信号的大小。根据测量的需要，检波器有峰值检波器、平均值检波器和均方根值检波器之分。峰值检波器能给出一定时间间隔中的最大值，平均值检波器能在一定时间间隔中测量其绝对平均值。脉冲声需要测量它的峰值外，在多数的噪声测量中均是采用均方根值检波器。
均方根值检波器能对交流信号进行平方、平均和开方，得出电压的均方根值，最后将均方根电压信号输送到指示表头。目前，测量噪声用的声级计，表头响应按灵敏度可分为四种：
(1) “慢”。显示器时间常数为 1000 ms ，—般用于测量稳态噪声，测得的数值为有效值。
(2) ”快”。显示器时间常数为 125ms ，一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。
(3) “脉冲或脉冲保持”。显示上升时间为 35ms ，用于测量持续时间较长的脉冲噪声，如冲床、按锤等，测得的数值为最大有效值。
(4) “峰值保持”。显示上升时间小于 20ms ．用于测量持续时间很短的脉冲声，如枪、炮和爆炸声，测得的数值是峰值．即最大值。
声级计的分类
根据分贝仪整机灵敏度区分，分贝仪分类有两类方法：一类是普通分贝仪，它对传声器要求不太高。动态范围和频响平直范围较狭，一般不配置带通滤波器相联用；另一类是精密分贝仪，其传声器要求频响宽，灵敏度高，长期稳定性好，且能与各种带通滤波器配合使用，放大器输出可直接和电平记录器、录音机相联接，可将噪声讯号显示或贮存起来。如将精密声级计的传声器取下，换以输入转换器并接加速度计就成为振动计可作振动测量。
近年来又有人将分贝仪分为四类，即0型、1型、2型和3型。它们的精度分别为±0.4分贝、±0.7分贝、±1.0分贝和±1.5分贝。
分贝仪是噪声测量中最基本的仪器。分贝仪一般由电容式传声器、前置放大器、衰减器、放大器、频率计权网络以及有效值显示器等组成。声级计的工作原理是：由传声器将声音转换成电信号，再由前置放大器变换阻抗，使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到计权网络，对信号进行频率计权(或外接滤波器)，然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值，送到有效值检波器(或外按电平记录仪)，在显示器上给出噪声声级的数值。　
分贝仪中的频率计权网络有A、B、C三种标准计权网络。A网络是模拟人耳对等响曲线中40方纯音的响应，它的曲线形状与340方的等响曲线相反，从而使电信号的中、低频段有较大的衰减。B网络是模拟人耳对70方纯音的响应，它使电信号的低频段有一定的衰减。C网络是模拟人耳对100方纯音的响应，在整个声频范围内有近乎平直的响应。 分贝仪经过频率计权网络测得的声压级称为声级，根据所使用的计权网不同，分别称为A声级、B声级和C声级，单位记作dB(A)、dB(B)和dB(C)。
技术参数
型号：SL-5868P
标准：GB/T3785，IEC651typc2，ANSIS1.4type2
测量参数：普通声级LP
等效声级（积分声级）Leq（10秒、1分钟、5分钟、10分钟…….）
统计声级Ln
测量范围：
LP: A计权：30-130dB
C计权： 35-130 dB
线性： 35-130 dB
Leq： 30-130dB
Ln： 0-100%
分辨率： 0.1dB
准确度：1dB
时间特征：快/慢
内置效准信号：94dB
报警设置：30-130dB
报警输出：继电器触点
信号输出：0-2V直流（交流可选）
记忆功能：30组
具有最大值保持功能
具有自动关机功能
计算机接口：RS232C
电源电压指示：低电压指示
电源：4节7号电池
尺寸：236×63×26mm
分贝仪的使用
使用前准备
1. 使用“+” 起子打开仪表背面的电池盖，装上四枚1.5V 电池于电池座上。
2. 盖回电池盖并使用“+” 起子锁紧螺丝。
3. 当电池电力老化时，LCD 面板会出现“ ”闪烁符号，表示此时电池电力即将不敷使用，必须更换新电池。
4. 使用DC 电源转换器时，请将DC 电源转换器的输出插头( 3.5∮)插入仪表侧面的DC 6V 插孔。
使用
1. 按下电源开关
2. 按下Level▲[1]