标题：LED测试仪
前言
目前LED检测的方法有专用分析仪和人工目测，专用仪器配置多、成本高、专业性强，对使用者的要求高，主要面对大型企业的研发部门；一些技术实力和资金有限的小型企业普遍采用人工目测的方法，其缺点显而易见，对检测人员的经验有所要求，工作量大，容易视觉疲劳，导致漏检和误判，最终导致效率低下。
Feasa LED测试仪可以充分发挥在PCBA组装制程控制中的作用，在组装有LED的PCBA生产过程中，通过对标准品PCBA的LED的颜色和亮度进行一次学习，读取一个相对值作为标准值，并设置标准值的上下限，然后批量读取待测PCBA上的LED相对值与标准值进行比对，从而判断良品和不良品，有效地保证测试测精度，结合ICT在线测试和功能测试，不用增加测试工位，提高了效率，达到快速、全自动化，避免人为漏判。
Feasa LED测试仪的使用
  Feasa LED Analyser是一个测量系统，能够实现快速和自动测试LED的颜色和亮度。每个LED分析仪能同时测量多达20种不同的颜色和强度的光源。从光纤（POF）收集，进行测量和分析。该装置是专为LED和液晶显示器等设计的自动测试装置。
该分析结果可以读出通过并行接口，RS232串行接口或USB接口。读回所需信息的时间小于1.5秒，这使得它非常适合集成在自动测试设备（ATE）。对于超过20个LED应用多个LED分析仪可同时使用。
LED分析仪可同时用于功能测试和在线测试的应用程序。测试的应用范围从LED的显示器和移动电话，汽车照明的位置，在行业或电子元件生产线检查系统。也被人工视觉应用。
Feasa LED分析仪是一个功能强大，高度精确，高重复性，适应性强，使用方便，快速，全自动化LED颜色和强度测量传感器，广泛应用于PCB业界和测试设备。
Feasa LED测试仪的优势
该系统的设计保证了良好的重复性和颜色的歧视。
高度准确地反映在不同的色彩空间LED色彩。
安装方便。
使用1mm的光纤（POF），可轻松地使用现成的工具。
非常适合用在小空间。
可以修改LED分析仪传感器的灵敏度。
闪光和PWM（脉宽调制），也可以进行测试。
串行RS232，ICT和USB接口。
LED分析仪使用的系统，可以测量和测试所有类型LED的颜色和亮度。
使用不同版本的测试，从2到20个频道，以适应任何类型的应用
Led 测试仪的应用
LED指示灯
服务器RJ45连接器指示灯
显示面板
应急信号灯
交通信号灯
铁路信号灯
汽车
行驶照明灯
刹车灯
高位刹车灯
转向信号灯
紧急报警灯
内发光指示灯（汽车及航空电子）
仪表盘
地图灯
环境灯
LCD背光
电视
笔记本/电脑显示器
手机面板
航空照明
着陆灯
​
Feasa LED测试仪的参数
INTERFACES 接口:
INTERFACES
Feasa I
Feasa F
USB
RS232
10/20 Pin Port - Frequency Out
10/20 Pin Port - Synchronous Serial
Daisy Chain
NO
YES
YES
YES
NO
YES
YES
NO
NO
YES
注：
1、USB接口可以直接为LED测试仪供电，不需要额外提供外部电源。波特率达460800。
2、RS232串口波特率达115200，需要额外提供外部电源。
3、Frequency Out应用于RS232串口不能访问的情况下，用三个频率表示LED的颜色与亮度。
4、Synchronous Serial应用于当使用者的资源受限或者没有其它端口可供选择的情况下。
5、Daisy Chain接口可以将多个LED测试仪使用菊花链连接器连接在一起，只需要一个RS232串行端口或USB端口连接多达30个LED测试仪。
TEST TIME 测试时间:
测试速度取决于LED的亮度，亮度高的测试时间短，亮度低的测试时间长。根据LED的光强（亮度）一次同时测试20个LED的时间最快达1.2ms。从光纤中读取数据，平均每根光纤大约5ms。见下面举例：
Ultra High Brigh LEDs:
1 LED ---捕捉时间2ms加上数据读取时间5ms，总共7ms。
20LED's---捕捉时间2ms加上数据读取时间100ms，总共102ms。
Dim LEDs:
1 LED ---捕捉时间650ms加上数据读取时间5ms，总共655ms。
20LED's---捕捉时间650ms加上数据读取时间100ms，总共750ms。
USB、RS232端口测试捕捉时间
类型
捕捉时间
C (Auto Capture) 
C1 (Low Intensity) 
C2 (Medium Intensity) 
C3 (High Intensity) 
C4 (Super High Intensity) 
C5 (Ultra High Intensity)
350ms
650ms
200ms
22ms
4ms
2ms
每根光纤读取时间一般保持在5ms时间左右。
ICT捕捉时间与USB/RS232串口相同。但是，数据读取时间取决于于被测量的频率。使用安捷伦i3070的读取的时间大约是400ms至700ms。
OUTPUTS 输出:
USB / RS232
- Red, Green, Blue (RGB)
- Hue, Saturation, Intensity (HSI)
- Dominant Wavelength
- CCT
- CIE xy
- CIE u'v'
Frequency Out
- Hue, Saturation, Intensity (HSI)
Synchronous Serial
- Red, Green, Blue (RGB)
- Hue, Saturation, Intensity (HSI)
- CCT
- CIE xy
DRIVERS/SOFTWARE 驱动及软件：
类 型Feasa IFeasa FTest Models for Agilent i3070
Test Code for Teradyne
DLL used for Testing
Programming examples in Labview, C++
YES
YES
YES
YES
NO
NO
YES
YES
SPECIFICATIONS参数：
项目Feasa IFeasa F光学

Feasa Optical Heads 配套光学采光头
Optical Heads配套光学采光头
  Feasa光学采光头是为了保证测试LED光强度的稳定性而设计的，小巧而坚固，提供高精度和高重复性的光源采集，其解决如下问题：
· 光纤固定困难
· 重复精度不高
· 环境光的干扰，导致光源采集的灵敏度下降
Optical Heads配套光学采光头的使用：
OH-2 用于高度受限制的情况下。
OH-3 用于大多数情况下。
OH-4 用于90°弯脚或者横插LED的情况下。
OH-5 用于元器件密集的PCB板或者相邻LED间距小的情况下。
OH-6 用于直径较大的LED和检测高亮LED，特别适合于环境光较亮的情况下。
注：为了保证光源采集的精度，采光头与被测LED的距离尽量保持在3mm至5mm之间，可根据实际情况适当调整。
SPECIFICATIONS参数：
Optical Head LED Analyser
型号直径（外径）长度/高度安装安全距离（中心到中心）OH-2
OH-3
OH-4
OH-5
OH-6
4.55mm
4.55mm
4.55mm
3.55mm
8.00mm
25.00mm
50.00mm
59.00mm
49.00mm
50.00mm
5.00mm
5.00mm
5.00mm
4.00mm
9.00mm
Optical Head LED Life Tester
型号
直径（外径）
长度/高度安装安全距离（中心到中心）OH-7LT
4.55mm
39.00mm
5.00mm
Optical Head IR LED Tester 
型号
直径（外径）
长度/高度安装安全距离（中心到中心）OH-8IR
4.55mm
50.00mm
5.00mm