标题：逆变器测试系统500KW
逆变器测试系统
一、 测试仪器、设备
序号 名称 型号 数量品牌
1 并网光伏逆变器
自动测试系统测试软件
PVS AUTO TEST SOFT
PATS2000
1 Parwa 菊水皇家
2 19 寸标准系统机箱1 Parwa 菊水皇家
3 工业电脑1 研祥电脑
4 RS232 扩展卡1 标准
5 电网模拟器PVS7300S,300KVA 1 Parwa 菊水皇家
6 太阳能电池阵列模拟器PVS1360,360KW 1 Parwa 菊水皇家
10 防孤岛测试负载 PA-RLC 333.33K 1 Parwa 菊水皇家
7 电能质量分析仪WT1600 1 YOKOGAWA 日本横河
8 数字示波器DPO3014 1 TEKTRONIX 美国泰克
9 AC 耐压/绝缘测试仪GPI-735A 1 GW 台湾固纬
二、 光伏逆变器电气性能测试项目
序号 测试项目 备注
1 绝缘电阻
2 绝缘强度
3 逆变效率
4 并网电流谐波
5 功率因素
6 工作电源
7 工作频率
8 电网故障保护
9 过/欠压保护
10 过/欠频保护
11 防孤岛效应保护
12 恢复并网保护
13 过流保护
14 过载保护
15 自动开/关机
测试方案
光伏逆变器并网发电系统示意图
光伏逆变器测试系统示意图
电网模拟器
PVS7300S 电网模拟器技术参数
◇PVS7000 系列产品特点
■可用来测试光伏并网逆变器；
■可做低电压穿越实验；
■可做过欠压，过欠频实验；
■可配合做防孤岛实验；
■具有直流和交流输出两部分，其中直流电压不可调,为固定的310V（单相输入）和540V（三相输入）两种。
■可用于生产光伏并网逆变器的测试(工作示意图如下)；
■采用先进的直接数字频率合成器（DDS）波形产生技术，频率稳定度高，连续性好；
■本机一次可执行30 组不同电压、频率、LIST 运行时间、STEP 渐变时间之设定， 并可作连续作999999 次循环测试。
运行时间最短可以设定10ms，可用于模拟电网测试，实现电压、频率渐变，步阶功能；
■测量精度高，适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试；
■提供嵌入式智能化PC 机监控系统；
■输出频率45.00-99.99Hz，步距0.01 Hz；
■输出电流，电压限定功能；
■具有9 组记忆，可以将常用的参数(电压V、频率F)存储，以便使用时轻松调用；
■具有RS232C、RS485、GPIB 可供选择的通讯接口，指令执行时间小于8ms；
■保护模式：过压，过流，过载，短路，限流、限压等；
■提供均方根电压，均方根电流，有功功率，频率，功率因素，峰值电流等读值；
■对100%除载加载，稳压反应时间在20ms 以内，超载能力强，瞬间电流能承受额定电流的3 倍；
■电压、频率、时间数字式按键输入，精确度高，240×128 的LCD 显示。
普通程序测试
低电压穿越实验测试
  [1]　　可编程自动程序测试
根据划线自动程序测试
电气特性
PVS7300S 规格表
型号Model PVS7300S
容量Power 300KVA
制作方式Working SPWM(正弦脉宽调制)
相数Phase 3φ4W
电压Voltage 380V±10%
输入
INPUT
频率Frequency 47Hz - 63Hz
相数Phase 3φ4W
相电压
Phase Voltage
10-300VAC
频率Frequency 45.00-99.99Hz，0.01Step
最大相电流C 420A
输出
OUTPUT
反应时间Time 2mS
可承受最大反灌电流 是输出最大电流的10%
LCD 显示Display 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF、峰值电流AP
电源稳压率
Voltage Regulation
1%
负载稳压率
Load Regulation
1%
频率稳定度
Frequency Regulation
0.01%
电压解析度
Voltage Resolution
0.1V
频率解析度
Frequency Resolution
0.01Hz
波形失真度T.H.D 2%(纯阻性负载)
电流解析度
Current Resolution
0.1A
电压Voltage 0.5%FS+5dgt
电流Current 0.5%FS+5dgt
功率Watte 0.5%FS+5dgt
测量
精确度
频率Frequency 0.01%FS+5dgt
设定 电压Voltage 1%
精确度 频率Current 0.1%
存储组数Memory 共9 组，每组可记忆电压、频率值，可方便调用
可编程步阶LIST 共30组，每组可运行电压、运行频率、步阶时间；最小时间设定10mS；循环次数999999
组 数 渐变STEP 共30 组，每组可运行起始电压、终止电压，线性变化时间；最小时间设定10mS；循环次数999999
通讯接口Interface RS232C 【IEEE488.2(GPIB)可选】
限流设定I-LIM Set O-Max Current（超过电流设定值电源保护，停止输出）
限压设定V-LIM Set O-Max Voltage（超过电压设定值电源保护，停止输出）
直流部分DC
直流 电压Voltage 500V±10%
输出 电流Current 300A
LED 显示Display 电压VDC、电流ADC
整机特性
保护Protection 过流Over Current 过温Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit
冷却方式Cooling 风扇强制冷却
运行环境Environment 0-40℃20-80%RH
重量(Kg) 1800KG
体积W×H×D(mm) 2400*1800*830
太阳能电池阵列模拟器
PVS1300 太阳能电池阵列模拟器技术参数
◇产品特点
■可模拟太阳能电池板输出特性；
■具有恒功率模式，可单独设置最大电压、电流以及功率；
■准确的电压和电流测量让你省下额外的测量仪器；
■稳压精度高、纹波电压低；
■可快速存储9 组数据，每组可记忆电压值、电流值，功率值，可快速方便调用；
■具有过压、过流、过温、短路保护功能；其中过压保护界限和过流保护界限在0-110%的额定电压和0-110%的额定电流
是可任意设定的。
■电压、电流、时间设定，数字式按键输入，精确度高；
■本机一次可执行30 组不同电压、电流、功率值设定， 并可作连续作999999 次循环测试；
■具有RS232C 通讯接口IEEE488.2(GPIB)可选，指令执行时间小于10ms
电气特性
PVS1300 规格表
型号Model PVS1360
功率Power 360KW
制作方式Working 开关PWM
相数Phase 3φ4W
电压Voltage 380V±10%
输入
INPUT
频率Frequency 50HZ±10%
输出 电压Voltage 900V
OUTPUT
电流Current 500A
纹波Ripple 1%FS(满量程)电压
电源调整率Load Regulation ±0.5%FS
负载调整率Load Regulation ±1%FS
电压解析度Voltage Resolution Vo<1000:0.1V
电流解析度Current Resolution 分辨率0.1A
功率解析度Power Resolution 分辨率0.1KW
显示LCD Display 电压V、电流A、功率W、时间T
电压调节CV 10%-100%额定电压可调
电流调节CC 10%-100%额定电流可调
设定
项目
功率调节CP 10%-100%额定功率可调
设定 电压Voltage ±1%
精确度 电流Current ±1%
功率Wattage ±1%
电压Voltage 0.5%FS+5dgt
电流Current 0.5%FS+5dgt
测量
精确度
功率Wattage 1FS+5dgt
存储组数Memory 共9 组，每组可记忆电压、电流值，功率值，可快速方便调用
可编程组数Programmable 共128 组，每组可记忆电压、电流值，功率值，可连续作999999 次循环测试
通讯接口PC Interface RS232C
限流设定I-LIM Set O-Max Current（超过电流设定值电源保护，停止输出）
限压设定V-LIM Set O-Max Voltage（超过电压设定值电源保护，停止输出）
保护Protection 过压Over Voltage 过流Over Current 过温Over Temp 短路Short Circuit
冷却方式Cooling 风扇强制冷却
运行环境Environment 0-40℃20-80%RH(不结露)
重量Weig, ht(Kg) 1800
体积W×H×D(mm) 2400*1800*830
防孤岛测试负载
PV-RLC 333.33K 防孤岛测试负载规格
主要功能：
■ABC 三相感性，容性，阻性负载功率可任意组合和设定，三相中各相阻性负载0.001KW～111.11KW 可调,
感性负载0.001KW～111.11KVA 可调，容性负载0.001KW～111.11Kvar 可调。可以在三相电压不平衡的条件
下精确调节交流谐振点。
■ABC 三相阻性负载、感性负载及容性负载的最小分辨率为1W，可精确模拟交流谐振发生及满足逆变器调
试检测需要。
■可测量多种数据，满足逆变器测试需要，可测：阻性负载电流，感性负载电流，容性负载电流，各相电
压，各相电流，频率，功率，视在功率，无功功率，各相电压电流谐波，电压总谐波，电流总谐波，功率
因素，电压波形，电流波形，还能以柱状图方式直观显示谐波含量。可以将测量数据上传到PC 机上，对检
测过程的数据具有记录存储功能。
■具有面板操作或远程控制两种操作方式。
■配备上位机通讯软件，可方便将测试数据存储到PC 机中。
■具有过温保护功能。
■采用800×480 像素LCD 彩屏LCD 彩屏显示。
■采用新型电阻元件，功率密度高，无红热现象，整机由阻性负载、感性负载和容性负载三部分组成。
■能精确容易地调试谐振点发生，满足逆变器防孤岛测试。
主要参数：
技术参数
阻性负载功率 0.001KW~111.11KW 可调
A相感性负载功率 0.001KW~111.11KVA 可调
容性负载功率 0.001KW~111.11Kvar 可调
阻性负载功率 0.001KW~111.11KW 可调
B 相感性负载功率 0.001KW~111.11KVA 可调
容性负载功率 0.001KW~111.11Kvar 可调
阻性负载功率 0.001KW~111.11KW 可调
C 相感性负载功率 0.001KW~111.11KVA 可调
容性负载功率 0.001KW~111.11Kvar 可调
总阻性负载功率 333.33KW
总感性负载功率 333.33KVA
总容性负载功率 333.33Kvar
总容量 999.99K
可调最小幅度阻性 1W，感性：1VA，容性：1var
工作方式阻性，感性，容性负载都可以自由组合
主要检测项目
完全可以用来进行以下实验：并网逆变器的防孤岛效应保护试
验、逆变效率试验、功率因数测定试验、过载保护试验
谐振点调试 谐振发生症状可显示在面板上
控制方式 面板上键盘操作和远程 PC 机操作两种方式
输入电压3φ4W,AC 380V 50HZ
负载供电电压1φ2W,AC 220V 50HZ
主要测量参数
各相电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因素、电压
电流谐波含量，阻性负载电流，感性负载电流，容性负载电流
电流解析度 0.1A，可精确调试谐振发生
电流精确度 ±0.8%
电压解析度 0.1V
电压精确度±1%
显示测量
显示方式800×480 像素LCD 彩屏
远程控制接口 RS485
保护过温
可存储功能 测量数据可通过上位机存储到 PC 机上，方便分析
冷却方式 风冷
工作温度 -10℃ ~ +40℃
体积 W×H×D(mm) 2400*1800*1200mm
重量约 1800KG