标题：piv
PIV（粒子成像测速）
全名：Particle Image Velocimetry,又称粒子图像测速法，是七十年代末发展起来的一种瞬态、多点、无接触式的流体力学测速方法。近几十年来得到了不断完善与发展，PIV技术的特点是超出了单点测速技术（如LDV）的局限性，能在同一瞬态记录下大量空间点上的速度分布  PIV系统示意图信息，并可提供丰富的流场空间结构以及流动特性。PIV技术除向流场散布示踪粒子外，所有测量装置并不介入流场。另外PIV技术具有较高的测量精度。由于PIV技术的上述优点，已成为当今流体力学测量研究中的热门课题，因而日益得到重视。目前PIV测速方法有多种分类，无论何种形式的PIV，其速度测量都依赖于散布在流场中的示踪粒子，PIV法测速都是通过测量示踪粒子在已知很短时间间隔内的位移来间接地测量流场的瞬态速度分布。若示踪粒子有足够高的流动跟随性，示踪粒子的运动就能够真实地反映流场的运动状态。因此示踪粒子在PIV测速法中非常重要。在PIV测速技术中，高质量的示踪粒子要求为：（1）比重要尽可能与实验流体相一致；（2）足够小的尺度；（3）形状要尽可能圆且大小分布尽可能均匀；（4）有足够高的光散射效率。通常在水动力学测量中大都采用固体示踪粒子，如聚苯乙烯及尼龙颗粒、铝粉、荧光粒子等，国外已有公司专门为PIV测量研制出了在流体中接近上述要求的高质量固体粒子，但目前这种粒子价钱非常昂贵。
PIV（浦江智谷生态园）
简介上海市闵行区浦江镇诞生沪上首座低碳办公楼——“浦江智谷”节能生态商务园。它采用国外成熟的十项建筑节能技术，受到一批国内外知名公司好评，目前美国应用材料、飞利浦、博世、凯米拉、雷士照明等知名公司已入驻该园区。
“浦江智谷”节能生态商务园总规划面积1100亩，首期开发303亩，目前已建成四幢研发楼和一幢办公楼，总建筑面积13.6万平方米。主要为生产性服务业提供健康舒适的办公、研发用房和浦江智谷生态园(3张)专业高效的管理服务。由于采用了国外成熟的十项建筑节能技术，实现了绿色低碳办公，把健康、舒适、环保的办公环境和节能减排、降低温室效应有机地结合起来，一年可节电979万度，相当于节省3916吨煤的能耗和3.92万吨净水，减少9790吨二氧化碳和293吨二氧化硫的排放。
“浦江智谷”总经理柳孝平对十项先进的建筑节能技术作了详尽的解释：一是外墙外保温系统,使整个办公楼真正做到“冬暖夏凉”。二是外遮阳卷帘系统，可完成个人对光和热的自主选择。三是全新风置换全热回收系统，室内空气更加新鲜。四是楼板埋管系统,可把室内温度控制在人体最舒适范围内。五是地源热泵系统，可将“大地”变为能源中心。六是雨水收集系统，可节约大量水费和排污费。七是采用双LowE中空玻璃窗，起到很好的保温作用。八是高效节能照明，不仅节电，而且美化了照明景观。九是太阳能光热利用系统，减少对其他能源的消耗。十是屋顶绿化，可缩小温度变化幅度，节约能源。
“浦江智谷”商务园的另一大特色是用32%的占地面积营造了接近自然的生态环境，已建成1.2万平方米的天鹅湖和0.5万平方米的生态水塘，构成心仪的绿色办公园区。该项目先后获得中国建设部颁发的“中国节能创新建筑”、德国政府颁发的海外第一个 “建筑能源证书”等称号，2009年度又荣获中国住房和城乡建设部颁发的中国首批，上海唯一的建筑能效测评“二星等级证书”。项目前景目前该项目研发楼租金为人民币1.5－1.8元/平方米/天，销售均价为7500元/平方米；商务楼租金为人民币2.0－2.5元/平方米/天，销售均价为1.1万元/平方米。
TSI Incorporated 粒子图像速度场仪 velocimetry) (Particle image velocimetry) 杨斌 化工学院 Copyright 2002 TSI Incorporated TSI Incorporated 目录 PIV原理 PIV组成 PIV应用 PIV厂家 Copyright 2002 TSI Incorporated TSI Incorporated PIV粒子图像测速系统 PIV粒子图像测速系统 Particle Image Velocimetry (PIV) -定量化的图像显示技术 -测量流体中示踪粒子的位移,在瞬间获得流场中一个平面 内多点(成千上万)的二维或三维速度矢量分布. 测量一个时刻流场内多点 的流动特性(面测量) 提供一个时刻空间序列的 流场结构 一次可获得一个平面内的 流场特性 测量粒子通过已知时间的 位移计算速度 Copyright 2002 TSI Incorporated TSI Incorporated 主要特点 优点:无接触测量,速度整场信息,测速范围宽 (超音速),应用场合多(微米尺度到米量级) 缺点:响应频率低(1~2K),模型要求透明,示 踪粒子的添加 Copyright 2002 TSI Incorporated TSI Incorporated PIV- 原理片光源 流动平面 t - 两个脉冲之间的时间 x – 粒子在X方向的位移 粒子在 方向的位移 粒子在Y方向的位移 y – 粒子在 方向的位移 . . . . . . . . .. . ... . . .. .. .. . . .. .. . .... . . . . .. .. .... . . ..... ...... . . . . ... .. ... . . . .. . .. ..... ........ . . . . . . . . . .... . . . .. . . . . . ... .. . .. A . . .. . y x Velocity of particle A ux = x/t as t uy = y/t as t 0 0 Copyright 2002 TSI Incorporated TSI Incorporated 互相关处理查询网格 查询网格 frame 1 Crosscorrelatio n 粒子位移 frame 2 Crosscorrelation Vector field Copyright 2002 TSI Incorporated TSI Incorporated PIV系统组成 PIV系统组成 光源系统——利用脉冲激光器照亮流场中的一个测量平面 – 双脉冲激光器 – 配件:激光光导臂系统,片光源透镜组 图像采集系统 ——捕捉粒子图像并记录 – CCD相机 – 高精度时序同步控制器 – 配件:532±5nm窄带滤波镜,高速数字影像数据采集板 Copyright 2002 TSI Incorporated TSI Incorporated PIV系统组成 PIV系统组成 软件平台 系统硬件控制 图像分析,显示软件平台 2维PIV系统 3维PIV系统 Copyright 2002 TSI Incorporated TSI Incorporated 双腔激光器 脉冲能量:200 mJ/pulse 3~5 ns 脉宽 – 冻结粒子图像 脉冲间隔时间T可以调节 – 测量速度从mm/s到超音速 脉冲频率:15Hz 532nm 波长 Copyright 2002 TSI Incorporated TSI Incorporated 激光光导臂 全封闭传输高能量激光输出可三维全方向移动 标准配置长度1.5m 七关节,九关节 Copyright 2002 TSI Incorporated TSI Incorporated 激光片光源透镜组 紧凑的透镜组合 由球面镜和柱面镜组成 – 调节片光源厚度和尺寸 Spherical lens wais t Cylindrical lens Copyright 2002 TSI Incorporated TSI Incorporated 时序同步控制器外部触发 (e.g., once-per-rev) once-perCamera 触发示踪 Camera interface 激光控制 Computer Copyright 2002 TSI Incorporated TSI Incorporated 软件平台 软件实时监控操纵系统硬件 软件控制同步器时序 实时和批处理图像 互相关处理图像 文件和数据管理 实时和批处理数据平均化 标定和后处理 Copyright 2002 TSI Incorporated TSI Incorporated PIV应用 PIV应用研究湍流结构 非定常或周期性流动 捕捉流动细节 测量复杂流场 获得流场的全场特性 测量流场的空间相关性 射流研究 测量微通道流动 Copyright 2002 TSI Incorporated TSI Incorporated PIV厂家 PIV厂家 立方天地 国产 TSI 美国 北京代表处 Lavision 德国欧兰科技代理 Dantec 丹麦 北京分公司 717,800人民 717,800人民 币(含导光 臂) 113,674美元 113,674美元 含导光臂) (含导光臂) 99,005欧元 99,005欧元 (不含导光 臂) 79,124欧元 79,124欧元 (不含导光 臂) Copyright 2002 TSI Incorporated