标题：环境试验设备
盐雾试验箱
原理及作用盐雾试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐[1]蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力；该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验,根据试验需求可以分为：中性盐雾试验、酸性盐雾试验、铜加速醋酸盐雾试验。  盐雾试验箱
规格列表
容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-108-RY
450×600×400
700×1200×1100
LRHS-270-RY
600×900×500
870×1400×1150
LRHS-412-RY
750×1100×500
1030×1680×1260
LRHS-663-RY
850×1300×600
1160×2000×1390
LRHS-816-RY
850×1600×600
1190×2260×1450
LRHS-1080-RY
900×2000×600
1220×2350×1450
材质结构箱体材质：试验箱整体为进口PVC增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀；易清洗、无泄露，摒弃玻璃钢材质应时间而产生表面退色纤维化
箱盖材质：全透明进口耐冲击板材制造，便于试验时观测试验样品受试状况
盐水桶材质：进口PVC板， 超大盐水箱设计，杜绝因缺少盐水而中断试验
高压空气管材料：铜管或橡胶管
饱和空气桶：采用进口高级不锈钢（SUS304）板；采用亨利定律，予以加温加湿，并提供实验所需之湿度
（饱和空气桶作用：针对压缩进去的空气加热、加湿以及油过滤）
试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管，十五年可保持不老化及龟裂试验方法及使用温度可做试验方法：
中性盐雾试验（NSS试验）
盐雾试验（SS试验）
醋酸盐雾试验（ASS试验）
铜加速醋本能试验
高温湿热试验
试验温度：中性盐雾试验：试验室：35℃±1℃，b.饱和空气桶：47℃±1℃、酸性腐蚀试验：试验室：50℃±1℃，b.饱和空气桶：63℃±1℃，也可以按JIS、CNS等标准设定控制器1、采用薄膜式 KEY BOARD智能型YWX100集成控制温控仪，温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益
2、触控式设定、数位及直接显示
3、温度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制，可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命压力控制通过进气压力调节阀、喷雾压力调节阀、压力表
空气压力为1Kg/cm2分两段调整
一段为大略调整2Kg/cm2，采用进口空气过滤器，附有排水功能
二段为精密调整1Kg/cm2，1/4　压力表， 显示精密准确
前进气压力：0.3-06mpa
后喷雾压力：0.07-0.17mpa
高低温试验箱
产品作用及原理高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。  高低温试验箱[2]控制系统控制器：进口数显触摸按键，P.I.D 微电脑S.S.R温度控制器（韩国三元ST190仪表）
精度：0.1℃（显示范围）
感温传感器：PT100铂金电阻测温体
控制方式：热平衡调温调方式
温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
具有自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精确稳定
附属功能：故障报警及原因、处理提示功能（启动警报时灯亮）
断电保护功能
日历定时功能（自动启动及自动停止运行）
自诊断功能低温控制方式为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求，本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点，后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。规格列表容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101-L
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS-225-L
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-L
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-800-L
800×1000×1000
1550×1600×2250
LRHS-1000-L
1000×1000×1000
1850×1600×2250

老化试验箱
原理及作用老化试验箱[3-4]是环试行业中的一种产品总称，老化试验箱包含：臭氧老化、紫外老化、氙灯老化、换气式热老化、高温老化、盐雾腐蚀老化…等众多老化试验方式。是人工环境气候试验方法中较重要的一种。氙灯老化采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。紫外老化试验箱采用荧光紫外灯为光源，通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝，对材料进行加速耐候性试验，以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件，通过重现这些条件，合并成一个循环，并让它自动执行完成循环次数。臭氧老化可用于橡胶类制品如硫化橡胶，热塑性橡胶，电缆绝缘护套等产品，在静态拉伸变形下，暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中，按预定时间对试样进行检测，从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度，以评定橡胶的耐臭氧老化性能。高温老化是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。盐雾腐蚀老化通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力；该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验,根据试验需求可以分为：中性盐雾试验、酸性盐雾试验、铜加速醋酸盐雾试验。
  盐雾腐蚀老化规格型号列表老化试验
产品型号
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
紫外老化
LRHS-NZY
450×1170×500
700×1350×1450
氙灯老化
LRHS-767S-SN
950×950×850
1700×1500×2100
臭氧老化
LRHS-101-NO3
450×450×500
1200×1000×1800
LRHS-225-NO3
500×600×750
1300×1150×2050
LRHS-504-NO3
700×800×900
1450×1400×2250
LRHS-800-NO3
800×1000×1000
1550×1600×2400
LRHS-1000-NO3
1000×1000×1000
1850×1600×2400
高温老化
LRHS-101-LG
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS-225-LG
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-LG
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-1000-LG
1000×1000×1000
1850×1600×2250

环境试验设备
环境试验设备是模拟各类环境气候，运输、搬运、振动、等条件下，是企业或机构为验证原材料、半成品、成品质量的一种方法。目的是通过使用各种环境试验设备做试验，来验证材料和产品是否达到在研发、设计、制造中预期的质量目标。广泛用于大专院校、航空、航天、军事、造船、电工、电子、医疗、仪器仪表、石油仪表、石油化工、医疗、汽摩等领域。 
环境试验设备能按IEC、MIL、ISO、GB、GJB等各种标准或用户要求进行高温、低温、温度冲击（气态及液态）、浸渍、温度循环、低气压、高低温低气压、恒定湿热、交变湿热、高压蒸煮、砂尘、耐爆炸、盐雾腐蚀、气体腐蚀、霉菌、淋雨、太阳辐射、光老化等。
常见的有：盐雾试验箱,高低温试验箱,恒温恒湿箱,淋雨试验箱,砂尘试验箱，紫外线老化试验箱 ，高压老化试验箱...