标题：元素分析仪
电脑多元素一体化分析仪器
技术参数
援引美国加联数据，测量范围：（因该仪器可检测的元素较多，现以钢铁中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Re、  电脑多元素一体化分析仪器Mg、Fe、
Cu、Al、V、W、Ti等常见元素为例）
碳：0.001—10.00% 、 硫: 0.0005—0.5000% 、
锰0.10～15.00%、 硅0.10～5.00%、 磷0.005～0.80%、
铬0.01～25.0%、 钼0.101～6.00%、镁0.010～0.100%、
镍0.010～30.0%、 稀土0.01～0.100%、……
如改变测试条件，该范围可相应扩大。
◇ 分析时间：五分钟左右（红外分度+比色）
◇ 分析误差：优于GB223.3～5～1988、GB223.68～69-1997等国家标准
◇ 分析方法：碳硫采用红外光度分析方法；其他多元素采用机外溶样，光电比色法，波长范围400～800nm
电脑控制连续可调。
◇ 标样曲线：多元素部分记忆贮存99条曲线（可根据用户需要任意增加），采用回归方法，建立曲线方程。
◇ 输入输出方式：品牌电脑控制、数据导出的格式可根据实验室要求任意设置，打印机输出。
主要特点
◇ 品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。
◇ 碳硫分析采用红外光度分析方法，显著提高分析精度。
◇ 采用最新计算机和单片机技术实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多种元素的质量分数，自动化程度高，定量加液准确可靠，试剂量少等特点，提高了分析的准确度和精密度，能直接显示质量分数并打印。
◇ 在国内首创元素分析仪用衍射光栅数码电机波长可调光学系统。产品采用可由计算机控制的元素分析仪专用的衍射光栅单色体，实现波长数码可调，即任意输入所需波长，光学系统即调整至指定波长，从而使产品可以实现由计算机控制，根据被测材料元素的要求，方便的迅速设定所需波长，可用于钢铁、铜铝等各种金属、非金属材料及其合金的多种元素分析。
◇ 衍射光栅数码电机波长可调光学系统，提高了波长调整的步进精度，可以达到优于1nm的水平。
◇ 产品智能化水平大幅提高，操作者可以在选择所测元素后，产品即自动调整至检测该元素所需的波长，为产品的推广使用，提供便利。
◇ 采用计算机实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多种元素的质量分数，自动化程度高，首创元素分析仪不定量称样功能，准确可靠，方便用户操作。
◇ 可快速更换不同厚度比色杯；
◇ 采用冷光源专利技术、进口光电元件，自校零点和满度；
◇ 电子天平联机不定量称样，计算机自动读入重量或人工键入可选，方便分析操作。
◇ 系统稳定性好，抗干扰能力强，分析结果准确、可靠。
◇ 硫滴定加液采用专利无电极控制专利技术，采用专利防崩塞技术，有效降低故障率；
◇ 分析结果可长期大量保存，并可进行产品质量跟踪分析。
◇ 可记忆贮存99条曲线（可根据用户需要任意增加），采用回归方法，建立曲线方程。
◇ 机外溶样、操作方便，没有阀门和管道老化，延长使用寿命。
金属多元素分析仪
金属元素分析仪是国内一款新型的综合性分析仪，一台仪器可满足碳钢、合金钢、不锈钢、灰铁、球铁、耐热钢、玛钢、耐磨钢与铸铁等材料中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、V、Al、W、N  金属多元素分析仪b、Mg、稀土总量、Co等元素含量的检测，建立了功能强大的数据库，用于分析结果数据及工作曲线的储存和查询，其数据的修改和曲线的增删方便。采用品牌电脑微机控制,并配备了电子天平，全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。
一、主要技术参数：气体容量法测碳、碘量法测硫
1、测量范围：C：0.02-6.00%（需改变称样量）S：0.003-2.00%
2、测量时间：45秒左右（不含取样称样时间）
3、测量精度：符合GB223.69-97、GB223.68-97标准
光电比色分析法
1、量程范围：0-1.999A吸光度值，0-99.99%浓度值
2、测量精度：符合GB223-88标准
3、可测元素：硅、锰、磷、镍、铬、钼、铜、钛等
二、主要特点：1、该系统由PC机控制，可完成绝大多数金属材料中元素的含量测定，系统程序的编制采用目前时尚的可视化编程语言，因此系统的功能强大，界面友好。
2、系统在分析过程中，零点和满度自动跟踪，并由PC机进行辅助定标，保证了测量精度。系统的操作简单快捷。
3、电子天平和系统联机，实现了分析过程的不定量称样，提高了系统的分析速度。
4、系统建立了功能强大的数据库，用于分析结果数据及工作曲线的储存和查询，其数据的修改和曲线的增删均十分方便。
电脑多元素分析仪
是国内较新型的一款多元素分析仪，可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、  电脑多元素分析仪合金铸铁等多种材料中的Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多种元素。共五个大通道，每个通道各有三十个小通道（可储存30条工作曲线），原则上共可检测150个元素，品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。
主要技术参数★测量范围：(以Mn、P、Si、稀土、Mg等为例)
Mn：0.010～20.500% P：0.0005～1.0000% 
Si：0.010～6.000% ΣRE：0.010～0.500% 
Mg：0.010～0.200% Cr：0.010～38.000%
Ni：0.010～48.000% Mo：0.010～7.000% 
Ti：0.010～5.000%
★测量精度：符合GB/T223.3-5-1988等标准
★比色时间：2秒
若改变测试条件，测量范围可相应扩大
主要特点★是国内较新型的一款多元素分析仪，可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多种元素。
★采用品牌电脑微机控制,中文菜单式操作,台式打印机打印分析结果；
★每台仪器设有五个大通道 ,每个通道可贮存30条工作曲线,每条工作曲线可检测一种元素含量，原则上共可检测150种元素含量。
有机元素分析仪
元素分析仪作为一种实验室常规仪器，可同时对有机的固体、高挥发性和敏感性物质中C、H、N、S、元素的含量进行定量分析测定, 在研究有机材料及有机化合物的元素组成等方面具有重要作用。可广泛应用于化学和药物学产品，如精细化工产品、药物、肥料、石油化工产品碳、氢、氧、氮元素含量，从而揭示化合物性质变化，得到有用信息，是科学研究的有效手段。
反应原理]　b]动态闪烧-色谱分离法， 通俗的叫法是杜马斯燃烧法。样品经过粉碎研磨后，通过锡囊或银囊包裹，经自动进样器进入燃烧反应管中，向系统中通入少量的纯氧以帮助有机或无机样品燃烧，燃烧后的样品经过进一步催化氧化还原过程，其中的有机元素碳C、氢H、氮N、硫S和氧O, 全部转化为各种可检测气体。 混合气体经过分离色谱柱进一步分离， 最后通过TCD热导检测器完成检测检测过程。整个过程根据样品性质的不同和检测元素种类的不同通常可以在5-10分钟内完成。根据样品类型和用户的应用领域，又可以分为多种模式。也可以扩展连接同位素比质谱仪使用，确定OH和NC同位素组成。 　
分析模式可以根据实际应用分为多种模式： 　
CHNS/O, CHNS, CHN/O, CHN 　
N/Protein, NC, NSC 　
IRMS&HT
制造商1. Thermo 赛默飞世尔 FLASH 2000 CHNS/O 有机元素分析仪 　
Thermo FLASH 2000系列有机元素分析仪是继Thermo收购CarloErba(意大利 卡拉尔巴)和Fison集团后推出Thermo Flash EA1112大获成功后的又一力作，应用最新的先进设计改进和升级而成的，是目前最为可靠和准确的元素分析仪。 　
CarloErba作为元素分析仪的先导，从1948年开始商业化其元素分析仪。1968年在全世界首先推出自动进样和垂直加样的燃烧炉，代表型号为 EA1102；1975年首先推出测定CHNO浓度范围从痕量（100ppm）至100%，代表型号为EA 1106；1988年推出可同时测定CHSN的分析仪，代表型号为EA1108。自上个世纪八十年代初进入中国以来，其各个型号在国内高校、研究元素都有着广泛的用户群体。自一九九六年加盟美国热电集团以来，生产的元素分析仪因其卓越性能而成为Thermo Electron的代表性产品。目前在全球拥有三千多台安装量，在客户中有极好的口碑。尤其是其与同位素比质谱仪的联用，在市场上占据绝对的统治地位。 　　
关于赛默飞世尔科技