标题：湿热交变试验箱
规格型号
容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101-LJS
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS-225-LJS
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-LJS
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-800-LJS
800×1000×1000
1550×1600×2250
LRHS-1000-LJS
1000×1000×1000
1850×1600×2250

低温控制方式
为了保证试验箱对降温速率和最低[1]温度的要求，本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点，后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。  产品实物图
显示器
1. 采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表，7英寸高清真彩液晶触摸显示屏
2. 实时监控（监控控制器实时数据，信号点状态，实际输出状态）
3. 曲线记录功能3.3.1.控制器可存储600天内历史数据（24小时运行状态下，记录间隔1min以上，温湿度数据同时记录时），且可回放上传的控制内历史数据曲线
4.在机器停机状态下，可随时插入U盘导出或上传数据，并可通过随机赠送软件将导出来的文件在电脑查看或转成EXCEL格式
5.仪表配备USB端口，可直接通过端口驱动微型打印机预览及打印（选配）
6.温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
7.具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定
用途描述
采用高精度微电脑触控式温度及湿度控制，搭配高稳定度的白金测温抵抗体，配合温显度测试的风速循环系统，以达到均匀、准确、稳定的温度、湿度控制。另有完全独立的升温、降温、加湿、冷却除湿系统，可单独作高温、低温及恒温恒湿的不同环境试验。
操作规范
要求适用范围：化验室
责任者：化验员应严格遵照该操作规程,QC主管负责监督本规程的实施。  安全注意事项：本仪器需外接水管，使用过程中应注意防止漏水。 
当进行加速实验时，应首先仔细阅读产品的质量标准，选定加速实验的温湿度条件，然后根据6.2及6.3的方法设定所需的温湿度数值。
进行加速实验时，每日需要对恒温恒湿仪的温湿度进行记录，若发现任何异常情况，及时向实验室主管汇报进行维修。注意事项为了延长仪器使用说明及达到良好的控制效果，恒温恒湿仪的进水需满足下述条件：
仪器运行期间，供水不能中断。
供水压力必须处于1~10巴之间。
供水电导率必须位于200μs/cm至500μs/cm之间。　供水温度应低于40℃。温度控制打开温度控制开关，按[ENTER]到温度控制状态。
按[Pgm]键，用[s][t]键设定温度，按[ENTER]确认。
按[EXIT]键回到主菜单。湿度控制打开湿度控制开关，按[ENTER]到湿度控制状态。
按[Pgm]键，用[s][t]键设定湿度，按[ENTER]确认。
按[EXIT]键回到主菜单。 箱体结构箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。 
箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。 
补水箱置于控制箱体右下部，并有缺水自动保护，更便利操作者补充水源。 
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。 
加湿系统管路与控制线路板分开，可避免因加湿管路漏水发生故障，提高安全性。 
水路系统管路电路系统方便维护和检修。 
箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。 
箱体左侧配一直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。 可程式控制器温湿度控制仪表采用（触摸屏）全进口超大屏幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易。 
控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示。 
具有120组程式12000段999循环步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分。 
资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机。 
具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能。 
具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。 士 一、冷冻及风路循环系统制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。 
采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温湿度分布均匀。 
风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。 
升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。
十二、符合国家标准
GB/T2423.1.2.3
十三、参数列表
选型型号
CLM-GD(J)S-100
CLM-GD(J)S-225
CLM-GD(J)S -500
CLM-GD(J)S -800
CLM-GD(J)S -010
工作室尺寸 
D×W×H 
450×450×500
500×600×750
700×800×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸 
D×W×H
1020×800×1580
1070×10301825
1370×1130×1975
1570×1230×2125
1570× 
1430×2125 
总功率
A:4.5KW 
B:4.7KW 
C/D;5.5KW
A:5KW 
B:6KW 
C/D:7KW
A:6KW 
B:7KW 
C/D:8.5KW
A:8KW 
B:11KW 
C/D;12KW
A:11KW 
B:12KW 
C/D:16KW
净重
A:190kg 
B:260kg 
C/D:290kg
A:260kg 
B:290kg 
C/D:330kg
A:320kg 
B:390kg 
C/D:430kg
A:460kg 
B:520kg 
C/D:560kg
A:560kg 
B:610kg 
C/D:690kg
性能指标温度范围
A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃
湿度范围
30~98% R?H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R?H
升温时间
-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min
温湿度运行控制系统控制器
进口微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数）
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R·H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1 
%R·H 
温湿度传感器
铂金电阻·PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系 
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器
供水系统
加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮
使用材料外箱材质
优质碳素钢板，表面磷化静电喷塑处理
内箱材质
SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质
超细玻璃纤维棉
门框隔热
双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置：多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（Φ500mm）1个 安全保护 ：漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 电源电压 ：AC380V±10% 50HZ 三相五线制 使用环境温度：5℃～+30℃、≤85 % R·H