标题：水质分析仪
简介
  水质分析仪为了保护水环境，必须加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表（主要是水质分析仪）的质量对水环境监测起着至关重要的作用。用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量。水质分析仪分为简分析、全分析和专项分析三种。简分析在野外进行，分析项目少，但要求快而及时，适用于初步了解大面积范围内各含水层中地下水的主要化学成分专项分析的项目根据具体任务的需要而定。另有全自动离子分析仪可快速而准确的定性定量分析，并可全自动、智能化、实时在线、多参数同时进行分析。
人类在生活和生产活动中都离不开水，生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高，人们对生活饮用水的水质要求不断提高，饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。由于生活饮用水水质标准的制定与人们的生活习惯、文化、经济条件、科学技术发展水平、水资源及其水质现状等多种因素有关，不仅各国之间，而且同一国家的不同地区之间，对饮用水水质的要求都存在着差异。水，是生命之源。饮用水安全关乎人民群众身体健康和生命安全，必须给予高度重视与切实保障。2012年6月28日上午，十一届全国人大常委会第二十七次会议分组审议了国务院关于保障饮用水安全工作情况的报告。与会委员就加强水源地生态保护与补偿，加快供水管网设施建设与更新，细化水质标准、提高用水效率，确保农村居民饮用水安全等问题提出许多真知灼见。关于水质检测分析提出具体要求。[1]
用途
饮用水主要考虑对人体健康的影响，其水质标准除有物理指标、化学指标外，还有微生物指标；对工业用水则考虑是否影响产品质量或易于损害容器及管道。 可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、水产业、纺织业、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的各离子参数测定。
工作原理
  水质分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现精确检测的。仪器上的电极：PH、氟、钠、钾、钙、镁、和参比电极。每个电极都有一离子选择膜，会与被测样本中相应的离子产生反应，膜是一离子交换器，与离子电荷发生反应而改变了膜电势，就可检测液，样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流，样本，参考电极，参考电极液构成“回路”一边，膜,内部电极液，内部电极为另一边。 　
内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压，电压通过高传导性的内部电极引到到放大器，参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个精确的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线，从而检测样本中的离子浓度。 　
溶液中被测离子接触电极时，在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移。迁移的离子的电荷改变存在着电势，因而使膜面间的电位发生变化，在测量电极与参比电极间产生一个电位差。 
目前生产氟离子、硝酸根、PH、水硬度（Ca 2 + 、Mg 2 +离子）、K+、Na+多参数（多项）全自动水质分析仪厂家国内较少，代表性厂家有：深圳市航创医疗设备有限公司 HC-800全自动离子分析仪（计量器具型式批准证书号：2012C206-44）（PH、氟、 硝酸盐氮）、HC-800全自动离子分析仪[2]（PH、 氯、钠、 水硬度、钾）、HC-800全自动离子分析仪（PH、氯、钠、钾、钙）。
水质安全106项
水质安全106项检测指标与仪器
——水质指标由GB 5749-85的35项增加至106项，增加了71项；修订了8项；其中：
——微生物指标由2项增至6项，增加了大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、贾第鞭毛虫和隐孢子虫；修订了总大肠菌群；
——饮用水消毒剂由1项增至4项，增加了一氯胺、臭氧、二氧化氯；
毒理指标中无机化合物由10项增至21项，增加了溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、锑、钡、铍、硼、钼、镍、铊、氯化氰；并修订了砷、镉、铅、硝酸盐；
——毒理指标中有机化合物由5项增至53项，增加了甲醛、三卤甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯乙醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、2,4,6-三氯酚、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、丙烯酰胺、微囊藻毒素-LR、灭草松、百菌清、溴氰菊酯、乐果、2,4-滴、七氯、六氯苯、林丹、马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷、五氯酚、莠去津、呋喃丹、毒死蜱、敌敌畏、草甘膦；修订了四氯化碳；
——感官性状和一般理化指标由15项增至20项，增加了耗氧量、氨氮、硫化物、钠、铝；修订了浑浊度；
——放射性指标中修订了总α放射性。
检测项目/参数标准条款/检测细则编号仪器设备名称、
型号/规格价格预算
（万元）序号名称1色度《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的1.1 色度仪0．52浑浊度《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的2.1 实验室浊度仪0．53臭和味《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的3.1 //4肉眼可见物《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的4.1 //5pH《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的5.1 实验室pH计、全自动离子分析仪[3]、HC800全自动离子分析仪[2]/5​液相，气相，原子吸收，原子荧光标液配置与实验分析所需超纯水设备G120-E 4全自动离子分析仪[3]、HC800全自动离子分析仪/6总硬度(以CaCO3计)《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的7.1 滴定管、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪或专用玻璃仪器0.47铝《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中的1.1原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）21
（进口原子吸收预算56万）《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 电感耦合等离子体质谱仪/7500a1608铁《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的2.4 电感耦合等离子体质谱仪/《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的2.2原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/9铜《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中的4.6 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/10锰《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的3.6 电感耦合等离子体质谱仪/7500a/《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的3.2原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/11锌《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的5.6 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/12挥发酚类（以苯酚计）《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的9.1 紫外可见分光光度计TU19713阴离子合成洗涤剂《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的10.1 ​/​紫外可见分光光度计/14硫酸盐《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的1.3 ​/《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的1.2离子色谱仪6015氯化物《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的2.2离子色谱仪、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪[3]/《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的2.1全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪[2]​16溶解性总固体《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的8.1 电子分析天平217耗氧量（以O2计）《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的1.1 电热恒温水浴锅0.218砷《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的6.6 原子荧光光度计（相关附件）
AFS-230E2019镉《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的9.7 原子荧光光度计（相关附件）
AFS-230E/20铬（六价）《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的10.1 可见分光光度计
/721/21氰化物《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的4.1 紫外可见分光光度计TU19/22铅《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的11.7 原子吸收/23氟化物《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的3.2 离子色谱仪、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪/《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的3.1离子活度计、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪/24汞《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006中的8.2 原子荧光/《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5电感耦合等离子体质谱仪/25硒《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的7.7 原子荧光/26硝酸盐（以N计）《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的5.3离子色谱仪、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪/​​《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的5.2紫外可见分光光度计/27四氯化碳《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的1.2 气相色谱仪
7897028三氯甲烷《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的1.2 气相色谱仪
789/29菌落总数《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的1.1 电热恒温培养箱0.530总大肠菌群《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的2.2 微生物检测系统431耐热大肠菌群《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的3.2 恒温培养箱132游离余氯《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 中的1.2 ​/《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 中的1.1 袖珍式余氯总氯分析仪333总α放射性《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T5750.13-2006 中的1.1 电子分析天平
M214AI/​低本底α、β测量仪
FYFS-400X/34总β放射性《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T5750.13-2006 中的2.1 低本底α、β测量仪
FYFS-400X/​电子分析天平
M214AI/35硫化物《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的6.1 可见分光光度计
/721/36钠《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006中的22.4 全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪、原子吸收分光光度计/37锑《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的19.4 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/38钡《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的16.3 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/39铍《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的20.5 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/40硼《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的34.3可见分光光度计/721/《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的8.3 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/41镍《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的15.3 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/42钼《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的13.3 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/43铊《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的21.3 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/44银《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的12.4 原子吸收分光光度计
（带石墨炉自动进样器及相关附件）/45二氯甲烷《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006 中的5.1 气相色谱仪/46一氯二溴甲烷《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001气相色谱仪/47二氯一溴甲烷《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001气相色谱仪/481,2-二氯乙烷《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的2.1 气相色谱仪/491,1,1-三氯乙烷《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的3.1 气相色谱仪/501,1-二氯乙烯《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001 中的1气相色谱仪/511,2-二氯乙烯《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001气相色谱仪/52三氯乙烯《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001气相色谱仪/53四氯乙烯《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001气相色谱仪/54苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4 气相色谱仪/55甲苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001气相色谱仪/56乙苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001气相色谱仪/57苯并（α）芘《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的9.1 
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001 高效液相色谱仪国产20
（进口液相50万）58氯苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的23.1
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001 气相色谱仪/591,2-二氯苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/145-2001 气相色谱仪/601,4-二氯苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 气相色谱仪/611,2,3-三氯苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 气相色谱仪/621,2,4-三氯苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 气相色谱仪/631,3,5-三氯苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 气相色谱仪/64溴氰菊脂《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的附录B 气相色谱仪/65微囊藻毒素-LR《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的13.1 高效液相色谱仪/66林丹《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的1.2 气相色谱仪/67滴滴涕《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的1.2 气相色谱仪/68六氯苯《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1气相色谱仪/69乐果《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001气相色谱仪/70六六六《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的2.2 气相色谱仪/71对硫磷《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001气相色谱仪/72甲基对硫磷《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001气相色谱仪/73五氯酚《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T146-2001高效液相色谱仪/742,4,6-三氯酚《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T146-2001高效液相色谱仪/75三溴甲烷《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001气相色谱仪/76钾《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪、电感耦合等离子体质谱仪/77钙《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪、电感耦合等离子体质谱仪/78镁《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪、电感耦合等离子体质谱仪/79硅《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5电感耦合等离子体质谱仪/《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的35.1紫外可见分光光度计/80溶解氧《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB11913-89 溶解氧仪2《水质分析方法（国家）标准汇编》（第一分册）中的GB7489-87 滴定管、通用
或专用玻璃仪器/81总碱度《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的10滴定管、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪或专用玻璃仪器182总有机碳《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的4.1总有机碳测定仪5083石油类《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的3.5
GB/T16488-1996红外测油仪884敌敌畏《中华人民共和国城镇建设行业标
准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001气相色谱仪/85敌百虫《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001气相色谱仪/862,4-二氯酚《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T146-2001高效液相色谱仪/871,1,2-三氯乙烷《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T145-2001中的1气相色谱仪/88钒《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5电感耦合等离子体质谱仪/89锶《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5电感耦合等离子体质谱仪/90钛《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5电感耦合等离子体质谱仪/91溴化物《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995中的38.2可见分光光度计/721/《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006中的13.2 离子色谱仪/92碘化物《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995中的39.3离子色谱仪/​​《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的11.4气相色谱仪/93莠去津《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的附录B 气相色谱仪/94钴《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的14.3电感耦合等离子体质谱仪/《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995 中的29.1可见分光光度计
/721/95锂《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5电感耦合等离子体质谱仪/96总铬《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5电感耦合等离子体质谱仪/97甲胺磷《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2
《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T144-2001气相色谱仪/98荧蒽《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001高效液相色谱仪/99苯并(b) 荧蒽《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001高效液相色谱仪/100苯并(k) 荧蒽《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001高效液相色谱仪/101苯并(g,h,i) 苝《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001高效液相色谱仪/102茚并(1,2,3-c,d)芘《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T147-2001高效液相色谱仪/103粪链球菌《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141～150-2001中的CJ/T148-2001中的2电热恒温培养箱0.5104电导率《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的6.1电导率仪2105氨氮《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的9.1 紫外可见分光光度计/​​​便携式分光光度计/106亚硝酸盐氮《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的10.1 紫外可见分光光度计/​便携式分光光度计/107悬浮物《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB/T11901-89电子分析天平/108五日生化需氧量（BOD5）《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006中的2.1
《水质分析方法（国家）标准汇编》（第一分册）中的GB7488-87BOD仪与生化培养箱5109化学需氧量（COD）《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB11914-89COD3109化学需氧量（COD）《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB11893-89COD3110总磷（以P计）《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB11893-89​4111总氮《水质分析方法（国家）标准汇编》（第二分册）中的GB11894-89
瓶式深水采样器
产品构成：　
  瓶式深水采样器JKH-1型瓶式深水采样器[4]主要有三部分组成：采样杆、采样瓶、控制阀门组成。 　
1、采样杆(带有刻度)采用优质304不锈钢管制造，永不生锈、耐腐蚀，重量轻。共有4节组成，全部制造成伸缩型，在野外作业时可以通过连接接头拧紧，长度可达4米。不使用情况下可收缩成一段一米长的杆子，便于携带。 　
2、采样瓶采用进口食品级太空玻璃PC制造，无毒无味，安全可靠；产品抗震防摔，不易破碎，经久耐用，重量轻，纯度好，不影响水质。
主要用途
能简便、快速地定量检测水中营养盐、金属离子、COD等各种污染物的准确浓度；仪器可作为实验室紫外/可见分光光度计使用。
电导率计（盐度计）
产品概述：
盐度的基本定义为每一千克水内的溶解物质克数。在陆地上，相关的主题为土壤盐碱化。盐度习惯以千分之一（ppt ）之浓度单位来显示。 海洋平均盐度是34.7ppt。本仪表所称之盐度系以电导度&预设水中物质为KCL 来衍算出盐度。 
为何需要量测水的质量，工业用水因制程中所用之化学药物会改变水的特性；灌溉用水因为流经岩层及土壤也会带有盐份；家庭用水因为水公司的处理也会改变盐份的含量。不论身处何领域，知道水中盐分是非常重要的。因为盐分会造成腐蚀，留下锈垢，而损坏设备。太多的盐分也会伤及水生植物和鱼类；太少的盐分也会妨碍植物体内营养的有效传输。  电导率计
工作原理
污水处理厂使用的分析仪有两种：pH计和溶氧分析仪。
pH计的工作原理水的pH值随着所溶解的物质的多少而定，因此pH值能灵敏地指示出水质的变化情况。pH值的变化对生物的繁殖和生存有很大影响，同时还严重影响活性污泥生化作用，即影响处理效果，污水的pH值一般控制在6.5～7之间。 水在化学上是中性的，某些水分子自发地按照下式分解：H2O=H++OH-，即分解成氢离子和氢氧根离子。在中性溶液中，氢离子H+和氢氧根离子OH-的浓度都是10-7mol/l，pH值是氢离子浓度以10为底的对数的负数：pH=-log，因此中性溶液的pH值等于7。如果有过量的氢离子，则pH值小于7，溶液呈酸性；反之，氢氧根离子过量，则溶液呈碱性。 pH值通常用电位法测量，通常用一个恒定电位的参比电极和测量电极组成一个原电池，原电池电动势的大小取决于氢离子的浓度，也取决于溶液的酸碱度。该厂采用了CPS11型pH传感器和CPM151型pH变送器。具体结构如图1所示，测量电极上有特殊的对pH反应灵敏的玻璃探头，它是由能导电、能渗透氢离子的特殊玻璃制成，具有测量精度高、抗干扰性好等特点。当玻璃探头和氢离子接触时，就产生电位。电位是通过悬吊在氯化银溶液中的银丝对照参比电极测到的。pH值不同，对应产生的电位也不一样，通过变送器将其转换成标准4～20mA输出。
工作原理水中的氧含量可充分显示水自净的程度。对于使用活化污泥的生物处理厂来说，了解曝气池和氧化沟的氧含量非常重要，污水中溶氧增加，会促进除厌氧微生物以外的生物活动，因而能去除挥发性物质和易于自然氧化的离子，使污水得到净化。 测定氧含量主要有三种方法：自动比色分析和化学分析测量，顺磁法测量，电化学法测量。水中溶氧量一般采用电化学法测量。麦该厂采用了COS 4型溶氧传感器和COM252型溶氧变送器。 氧能溶于水，溶解度取决于温度、水表面的总压、分压和水中溶解的盐类。大气压力越高，水溶解氧的能力就越大，其关系由亨利（Henry）定律和道尔顿（Dalton）定律确定，亨利定律认为气体的溶解度与其分压成正比。 以COS 4氧量测量传感器为例，结构如图2所示。其中的电极由阴极（常用金和铂制成）和带电流的反电极（银）、无电流的参比电极（银）组成，电极浸没在电解质如KCl、KOH中，传感器有隔膜覆盖，隔膜将电极和电解质与被测量的液体分开，因此保护了传感器，既能防止电解质逸出，又可防止外来物质的侵入而导致污染和毒化。 向反电极和阴极之间施加极化电压，假如测量元件浸入在有溶解氧的水中，氧会通过隔膜扩散，出现在阴极上（电子过剩）的氧分子就会被还原成氢氧根离子： O2+2H2O+4e-® 4OH-。 电化学当量的氯化银沉淀在反电极上（电子不足）：4Ag+4Cl-® 4AgCl+4e-。 对于每个氧分子，阴极放出4个电子，反电极接受电子，形成电流，电流的大小与被测 图1 pH测量电极（左）和参比电极（右）的结构 图2 三电极COS溶氧传感器结构图 污水的氧分压成正比，该信号连同传感器上热电阻测出的温度信号被送入变送器，利用传感器中存储的含氧量和氧分压、温度之间的关系曲线计算出水中的含氧量，然后转化成标准信号输出。参比电极的功能是确定阴极电位。 COS 4溶氧传感器的响应时间为：3分钟后达到最终测量值的90%，9分钟后达到最终测量值的99%；最低流速要求为0.5cm/s。
特点
pH计的特点pH电极上的玻璃随着时间推移会逐渐老化，梯度（单位pH值变化所引起的电极输出电位的变化值）恶化，花费较长时间才能达到稳定电位。一般电极的使用寿命，可达两年。另外，温度对老化也有较大影响，100℃下贮存几周的老化程度相当于室温下贮存一年的老化程度。 pH计具有高精度、高可靠性、安装及维护方便等优点，同时对污染也较敏感，需要经常标定，一般每隔一个到一个半月标定一次，每两年更换一次电极。
溶氧仪的特点溶氧仪具有安装方便，标定周期长（3～4个月），对其他物质不敏感等特点，并且能监测隔膜和探头内电解质的使用情况，一般每一至三年更换一次电解质和隔膜。 COM252型溶氧变送器属智能化仪表，带有HART或Profibus通讯协议，还具有自诊断功能，当发生故障时，会显示故障代码，提示维护人员故障所在，通过查维护手册找出解决故障的办法，大大降低了维护时间和工作量。
安装及维护
pH计的安装和维护pH计的安装方式有流通式和浸入式两种。污水处理厂一般选用的是浸入式安装，如该污水处理厂的pH计安装在氧化沟的出口溢流槽内，此处的pH值较具有代表性，且水流平稳，对pH计不会造成大的冲击。 定期的维护有助于仪表的准确测量和延长仪表的使用寿命。应当注意传感器和变送器之间的专用电缆不能受潮，否则电极的高阻低压信号将无法传送至变送器。若电极不测量时，应将黄色保护套管套上，它能使电极处于湿润状态，有利于延长电极的使用寿命。每隔一个月左右，应对电极进行清洗，先用柔和的水流喷洗附着物，再将电极浸泡于清洗液中一段时间，而后用清水洗净。传感器支架也应清洗。每次清洗之后，要用缓冲剂溶液进行标定，目前国产的pH标定液中，pH=4的还可以，pH=7的不够准确，将会影响标定结果。所以最好使用生产厂家的标定液，生产厂家一般提供两瓶标准溶液，一瓶pH值等于7，用于标定仪表零点；一瓶pH等于4，用于标定仪表的信号输出斜率。
溶氧仪的安装和维护溶氧仪一般采用浸入式安装，在此应注意，一定要选用原厂的安装支架。厂家配带的安装支架为不锈钢制成，带有塑料链条，通过调整链条长度可以改变传感器的浸入深度，支架上的引导管保证了传感器始终处于垂直位置。支架部分都经过特殊设计，它可以将水面的波动传至浸入管，从而引起浸入管的轻微振动，使得通过浸入管在探头的表面产生一个附加的清洗效果。有的用户为了减少投资，自己制作安装支架，往往导致支架上的浸入管和传感器之间密封不严，污水渗入，使得专用电缆和传感器的连接处长期浸泡在污水中，容易造成传感器的损坏；有的甚至不做安装支架，直接将传感器投入水中，这样在传感器和电缆之间会形成较大的拉力，传感器更容易损坏。 溶解氧探头每周应用水轻轻清洗，发现膜头损坏应及时更换，电解液受污染也应及时更换。当污水中含有H2S、NH3、苯或酚这些成份时，对膜头是有害的。在这种场合下必须经常更换膜头。判断探头中电极的好坏只需看颜色即可，参考电极应是黑灰色，阴极（金电极）应呈黄色，而反电极必须发亮，否则应进行清洗或再生。 五、结束语 随着我国对水资源保护的日益重视，污水的净化处理显得越来越重要，而与之配套的处理过程所需的检测仪表是必不可少的。水质分析仪作为污水处理行业中最重要的仪表，除了选型和安装正确以外，定期的维护和标定也十分重要，而且是使仪表能够真正发挥作用的关键所在.
注意事项
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题： 
1、系统全密闭问题。卡尔-费休试剂液路部分连接一定要紧固，从试剂瓶到计量泵再到反应池，否则发生试剂泄漏将直接影响测试结果。其不密闭的另一个问题是测试时由于卡尔费休试剂在试验中吸收空气水分，会导致滴定终点延迟。 
2、取样的准确问题。在标定卡尔-费休试剂时需要取用10mg水，尽量使用10ul取样器，这样不但准确、速度快，还能够防止水滴粘附。同样地，取用甲醇试剂、乙酯也有类似的问题，取放完毕后应注意尽量缩短反应池打开的时间。 
3、 磁性搅拌速度调整。在反应池中，因为滴定试剂加入时在局部，与电极不在一处，因此搅拌速度最好以快到不形成湍流为止，这样可以最快达到终点。 
4、滴定速度设定应先快后慢。滴定时先快速以尽量缩短试验时间，而在接近终点时应变慢，这样可提高计量精确度。 
5、当日试验完毕后，一定要排空系统中的卡尔-费休试剂，然后用甲醇清洗干净，千万不能用水清洗系统，因为其不容易挥发，将造成下次试验时卡尔-费休试剂标定不实。 
6、水分测定仪应该远离强磁场，避免工作时电子显示跳动，出现不正常现象。手动的水分测定仪，因为必须使用玻璃自动滴定管计量卡尔-费休试剂和甲醇溶剂，而玻璃滴定管本身因为平衡压力的关系，又必须与外界接通。 
7、系统尽量密闭。手动的水分测定仪需要在吸球管路和玻璃滴定管上口加接填充干燥剂的U型管，以便减少空气水分对测试结果的干扰。在空气相对湿度大于70%的环境下，应尽量不安排水分测试。 
8、在调整滴定管的滴定速度时，最好调整到1滴/秒。滴定速度太快将导致到达终点时产生的延时误差较大；而滴定速度太慢则会延长测试的过程，上述干扰容易导致迟迟不到达终点。