标题：小型高低温试验箱
产品型号
列表一型号规格
工作室尺寸
（D*W*H）mm
外形尺寸
（D*W*H）mm
BJYSL-GDW-100[1]
450×450×500
1150×1050×1750
BJYSL-GDW-225
500×600×750
1200×1100×1900
BJYSL-GDW-500
700×800×900
1450×1400×2150
BJYSL-GDW-800
800×1000×1000
1500×1550×2200
BJYSL-GDW-010
1000×1000×1000
1720×1580×2280
列表二容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101-L
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS-225-L
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-L
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-800-L
800×1000×1000
1550×1600×2250
LRHS-1000-L
1000×1000×1000
1850×1600×2250

控制系统
显示器　　试验箱采用进口日本“OYO”数显触摸按键温湿度控制仪，P.I.D高精度控制，杜绝长期运行不稳定现象；湿度为直观显示控制，摒弃原有温湿度相对照的缺陷[2-3]显示分辩率　　温度：0.1℃（显示范围）　　时间：0.1min　　湿度：0.1%RH（温湿度试验设备）　　感温传感器：PT100铂金电阻测温体　　控制方式：热平衡调温调湿方式　　温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制　　具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定　　附属功能　　故障报警及原因、处理提示功能　　断电保护功能　　日历定时功能（自动启动及自动停止运行）　　自诊断功能
低温控制方式
为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求，本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点，后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。
加湿系统
1、浅漕加湿方法　　2、加湿器控制方式：无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器）　　3、具有水位自动补偿、缺水报警系统　　4、湿度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制　　5、加热加湿功率:远红外不锈钢高速加温（0.75KW×3）镍铬合金电热管
本产品满足GB/T2423.1-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.2-2001等国家标准，以及其它相关标准的要求。[4]
控制器
进口微电脑湿温度集成控制器(温度直接显示百分数)
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R·H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R·H
温湿度传感器
铂铂金电阻·PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系统
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮

操作注意事项
1、高低温试验箱的操作应按照检测设备使用规程或说明书的要求进行；
2、爆炸物、可燃物、易燃物以及可燃性气体禁止用于试验；
3、通电前先检查设备供电部分，有无线头脱落，在电气板上的XJ3-G相序继电器指示为绿色代表接线正确，箱体必须接地良好；
4、含浸物烘烤前，必须在实验箱外滴干后在放入其内；
5、侧面有测试孔，在进行试件测试线路连接时，注意选择导线面积，并于连接后塞入保温材料；
6、设备工作室内放置试品时，不能太密从而影响气体流动，造成实验不精确；
7、试验过程中取置物品时，须戴耐热手套或取置工具；
8、设备运行时，不能打开电气控制箱，以防止尘土进入或产生触电事故；
9、设备运行时，不能有物品覆盖机器，以免影响散热和维护；
10、设备运行时，不能打开箱门；
11、在做高温试验时以及箱体内温度高于50度时，禁止按下冷机开关，防止损坏压缩机。
满足标准
GB/T 2423.1-2008试验A《低温试验方法》；GB/T 2423.2-2008试验B  《高温试验方法》以及其它相关标准的要求，可进行各种高低温环境试验
制冷系统
压 缩 机：全封闭法国泰康；
制冷方式：双机复迭制冷；
冷凝方式：强制风冷；
制 冷 剂：R404A、R23（环保型）；
全系统管路均作通气加压48H捡漏测试；
加温、降温系统完全独立；
内螺旋式冷媒铜管；
干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件。
产品用途
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。
符合标准
本产品满足G82423.22—87Nb，GB2423．34—86，GJBl50.9-86等国家标准，以及其它相关标准的要求。严格按GB 10592--89小型高低温试验箱技术条件进行设计制造，并可按军标试验要求GJB150.3-86，GJB150.4-86，及非标准制作各种高低温环境试验。
箱体结构
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。  箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。小型高低温试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮，箱体左侧配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。
控制系统
温度控制采用全进口触摸按键式仪表，操作设定简单。
资料及试验条件输入后，控制器具有锁定功能，避免人为触摸而改变温度值。
具有P.I.D自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精确稳定。
电器控制主件采用日本进口OYO仪表，更好地控制温度.。
制冷系统
小型高低温试验箱的制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。
技术参数
选型型号
CLM-GD(J)W-100
CLM-GD(J)W -225
CLM-GD(J)W -500
CLM-GD(J)W -800
CLM-GD(J)W -010
工作室尺寸 D×W×H
450×450×500
500×600×750
700×800×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸D×W×H
1020×800×1580
1070×10301×825
1370×1130×1975
1570×1230×2125
1570×1430×2125
总功率
A:4.5KW
B:4.7KW
C/D;5.5KW
A:5KW
B:6KW
C/D:7KW
A:6KW
B:7KW
C/D:8.5KW
A:8KW
B:11KW
C/D;12KW
A:11KW
B:12KW
C/D:16KW
净重
A:190kg
B:260kg
C/D:290kg
A:260kg
B:290kg
C/D:330kg
A:320kg
B:390kg
C/D:430kg
A:460kg
B:520kg
C/D:560kg
A:560kg
B:610kg
C/D:690kg
性能指标温度范围
A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃
湿度范围
30~98% R?H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R?H
升温时间
-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min
温湿度运行控制系统控制器
进口微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数）
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H
温湿度传感器
铂金电阻?PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器
供水系统
加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮
[5]