标题：床垫耐劳试验机
概述
科建KJ床垫耐久试验机用于检验各种软件家具、弹簧床垫对长期重复性载荷的承受能力，棕纤维床垫和软质泡沫聚合材料床垫等须综合参照相关标准进行，不适合充水床垫、充气床垫的测试。
遵循标准
QB/T1952.2-2004
（原QB/T1952.2-1999、QB/T1952.2-1994、GB/T 10357.6-1989、ZB/TY81002.2-89）
机械图片参考：
  床垫耐牢试验机
原理
用2个加载模块置于水平放置的床垫的待加载位置上方一定高度，以一定频率交替自由跌落，对床垫进行重复加载，以检验床垫对长期重复性载荷的承受能力。
主要特点：
◆ PLC控制
◆ 由机架、高度调节机构、气动系统等组成
◆ 通过加载模块对床垫重复加载
主要规格：
◆ 试验高度：150～600mm可调；
◆ 适用的力传感器量程：1～500N～1000N～10000N（由客户指定）；
◆ 力分辩力：1/100000，采样频率400次/秒；
◆ 力精度：示值的±0.1%（20～100%FS）；
◆ 适用的力传感器类型： 2mV/V；
◆ 位移分辨力：由机械系统和光电编码器决定，可达0.001mm；
◆ 位移测量精度：由机械系统和光电编码器决定，一般为1mm；
◆ 试验速度：0.01mm/min～500mm/min；
◆ 速度精度：示值±1% 以内；
◆ 两个力值通道；
◆ 两个位移通道；
◆ 变频电机无级调速；
◆ 单次试验，手动10点统计，并自动计算平均值；

英文
微机继电保护仪：Microcomputer relay protection calibrator
概述
微机继电保护仪是在原有JBC的基础上，新开发的高智能化，多功能继电保护校验仪器。  微机继电保护校验仪采用单片微机技术，由自动同期数字毫秒表，逻辑控制单元，多功能数显单元，高精度数据采集及处理单元，电流、电压输出单元，过载及超量程保护单元等部分组成，自带打印及显示，测试过程全自动，大大提高测量精度及工作效率。
技术指标
◆ 交流电压输出
0～250V连续可调，最大输出容量600VA,过量程保护260V
◆ 交流电流输出
0～50A，0～100A连续可调
0～50A时，开路电压10V。
0～100A时，开路电压5V。过载保护动作电流120A。
◆ 直流电压输出
0～250V连续可调，最大电流2A，过量程保护260V,过载保护动作电流2.1A±5%。
◆ 直流电流输出
0～200mA　0～5 A连续可调
0～200mA时，开路电压48V，过载保护动作电流230mA。
0～5A时，开路电压24V,过载保护动作电流5.2A。
性能
工控机作为控制微机，直接运行Window XP操作系统，装置面板带有8.4 ” TFT真彩色LCD显示器、内嵌式工业键盘。装置前面板设有USB口可方便地进行数据存取、数据通信和进行软件升级等。
试验的全过程及试验结果均在LCD显示屏上显示，全套汉字化操作界面，清晰亮丽，直观方便。操作控制由工业键盘进行。操作简单方便，只需简单的计算机知识，极易掌握。
◆ 数字信号处理器微机
HSXJBY-II微机继电保护测试仪采用高速数字控制处理器作为输出核心，软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用一体结构，各部分结合紧密，数据传输距离短，结构紧凑，每周波拟合的波形点数超过2000点。克服了笔记本电脑直接控制式测控仪中因数据通信线路长、频带窄导致的输出波形点数少的问题。由于点数高，波形保真度高，谐波分量小，对低通滤波器的要求很低，从而具有很好的暂态特性、相频特性、幅频特性，易于实现精确移相、谐波叠加，高频率时亦可保证高的精度。
◆ D/A转换和低通滤波
HSXJBY-II微机继电保护测试仪采用真16位D/A转换器。16位分辩率保证了全范围内电流、电压的精度和线性度。由于D/A分辨率高和波形点数高，D/A转换输出的阶梯波已具有相当好的波形质量，后级仅需较简单的低通滤波器即可滤除高频分量，还原出高质量、高稳定的正弦波，很好地克服了幅值和相位漂移等问题，
◆ 电压、电流放大器
相电流、电压不采用升流、升压器，而采用直接输出方式，使电流、电压源可直接输出从直流到含各种频率成份的波形，如方波、各次谐波叠加的组合波形，故障暂态波形等，可以较好地模拟各种短路故障时的电流、电压特征。
功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件作功率输出级，结合精心、合理设计的散热结构，具有足够大的功率冗余和热容量。功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护。当电流回路出现过流，电压回路出现过载或短路时，自动限制输出功率，关断整个功放电路，并给出告警信号显示。为防止大电流下长期工作引起功放电路过热，装置设置了大电流下软件限时。限时时间到，软件自动关闭功率输出并给出告警指示。输出电流越大，限时越短。
别称
微机继电保护测试仪、微机继保仪、继电保护测试仪、六相继电保护测试仪、继保测试仪、六相继保测试仪、六相继电保护校验仪、继保校验仪、六相继保校验仪、继保仪。
特性
◆ 经典的Windows XP操作界面，人机界面友好，操作简便快捷，为了方便用户使用，定义了大量键盘快捷键，使得操作“一键到位”；
◆ 高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4〞大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏，可以提供丰富直观的信息，包产品相册(5张)括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等；
◆ 配备有超薄型工业键盘和光电鼠标，可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作；
◆ 配备有外接USB接口，可以方便地进行数据存取和软件维护；
◆ 无需外接其它设备即可以完成所有项目的测试，自动显示、记录测试数据，完成矢量图和特性曲线的描绘；
◆ 采用高性能D/A转换器，产生的波形精度高、线性好，并且具备良好的瞬态响应和幅频特性。在整个测量范围内都能保证波形精度等指标要求；
◆ 采用独特的算法，产生的波形精确，完全不同于曲线拟和的波形产生方法，保证信号为纯正的正弦波；
◆ 可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流，可变幅值、相位、频率， 2 ～ 20次谐波；
◆ 功率放大部分采用新型大功率高保真线性功放电路，输出功率大、纹波干扰小，每相电压可输出120V、电流可输出30A。在输出电流达到30A时，波形仍能保证不失真、不削峰；
◆ 具有16个开入量输入和8对空接点开出量输出接口。开入量输入接口能自动适应无源（空接点）、有源，并能自动适应有源输入的极性，在输入电压±250V范围内能正常工作；
◆ 提供各种自动测试软件模块和GPS同步触发试验（选配）等；
◆ GPS同步触发误差小于50μS；
◆ 可以完成各种复杂的校验工作，能方便地测试及扫描各种保护定值，进行故障回放。可以实时存储测试数据，显示矢量图，打印报表等；
◆ 采用精心设计的机箱结构，体积小，散热良好，重量轻，易携带，流动试验方便；
◆ 仪器具有自我保护功能，采用合理设计的散热结构，并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动，和一定的故障自诊断及闭锁功能。
技术参数
◆ 交流电流源
◇单相输出：6×30A
◇六相并联：180A
◇最大输出功率：≥250VA/相
◇各相输出电流幅度、频率和相位可以独立调节
◇输出精度：
0.1A～0.5A：±10mA
0.5A～10A：±0.2%
10A～30A：±0.5%
◇分 辨 率：
0.1A～10A：1mA
10A～30A：10mA
◆ 单相连续输出时间：
◇在 0～5A 范围内，能连续输出
◇在 5A～10A 范围内，连续输出时间 ≥45秒
◇在10A～20A 范围内，连续输出时间 ≥15秒
◇在20A～30A 范围内，连续输出时间 ≥5秒
◆ 交流电压源
◇单相输出：6×120V
◇最大输出功率：≥60VA/相
◇六相有共用中性点的电压源
◇各相输出幅度、频率、相位可以独立调节
◇输出精度：
1V～5V：±10mV
5V～120V：±0.2%
◇分 辨 率：
1V～10V：1mV
10V～120V：10mV
1.2.3 直流电流源
◇单相输出：-5A～+5A
◇最大输出功率：≥100VA
◇输出精度：
±0.5A～±1A：±10mA
±1A～±5A：±0.5%
◇分 辨 率：
±0.5A～±1A：1mA
±1A～±5A：10mA
◆ 直流电压源
◇单相输出：-150V～+150V
◇最大输出功率：≥100VA
◇输出精度：
±1V～±10V：±10mV
±10V～±150V：±0.5%
◇分 辨 率：
±1V～±10V：1mV
±10V～±150V：10mV
◆ 交流电压、电流源角度
◇相角范围：0°～ 360°
◇相角精度：±0.5°
◇相角分辨力：0.1°
◆ 交流电压、电流源频率
◇频率范围：1～1000Hz
◇频率精度：
1Hz～100Hz：±0.005Hz
100Hz～1000Hz：±0.01Hz
◇频率分辨力：1mHz
◇能输出2～20次任意幅值的谐波
◆ 同步性
◇电压电流同步性 ≤10μS
◆ 开入量
◇16路独立开关接点输入
◇兼容空接点与15V～250V有源接点，能够自动识别有源接点的极性
◇计时精度：在小于1S时 ≤1mS
◆ 开出量
◇8对可编程开关空接点输出
◇接点容量：
250VDC，0.5A
250VAC，0.5A
◆ 供电电源
◇交流输入电压
额定值：220V ± 10%
基准值：220V ± 2%
◇交流供电频率：
额定值：50Hz ± 10%
基准值：50Hz ± 2%
◆ 箱体尺寸与重量
◇箱体尺寸：470×190×470mm3
◇重量：约23kg
◆ 使用环境条件
◇环境温度：－10℃～+45℃
◇相对湿度：≤90%
◇大气压强：80～110kPa