标题：万能拉力试验机
简介
万能拉力试验机主要用于材料的拉伸，压缩，弯曲，剪切，剥离，撕裂等试验；一台设备可同时标定多个传感器，扩展了测试范围；全量程不分档，可支持传感器满负荷的0.2-100；可选择应力-应变、力-伸长、力-时间、力-应变、强度-时间等多种曲线；一组试验的曲线可以多种颜色叠加对比；试验曲线上的任意一段可进行区域放大分析；可对试验数据进行编辑修改，灵活适用；试验条件及测试结果等数据可自动存储；试验报告格式灵活可变，适用于不同用户的不同要求；可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定；移动横梁可自动返回试验初始位置；可手动控制横梁上下移动。
万能拉力试验机参数
FR-130C微机控制电子万能材料试验机
1、最大负荷LoadAccuracy：10KN(小于10KN任意选)
2、荷重元精度LoadAccuracy：0.01%
3、测试精度Measuringaccuracy：<±0.5%
4、操作方式Control：全电脑控制,windows模式操作
5、有效试验宽度Validwidth：约420mm
6、有效拉伸空间Stroke：约800mm
7、试验速度Tetxingspeed:0.001~500mm/min
8、速度精度SpeedAccuracy：:±0.5%以内；
9、位移测量精度StrokeAccuracy：±0.5%以内；
10、变形测量精度DisplacementAccuracy：±0.5%以内
11、安全装置Safetydevice：电子限位保护，紧急停止键Safeguardstroke
12、机台重量MainUnitWeight：约135kg
13. 电源电压: 220V
14. 主机尺寸：700*420*1600mm
主要配置
荷重元: 300、500kg、2ton、5ton以内自选（美国全力）。
容量分段:Auto Rang，精解度1/200000。
动力系统: 松下伺服马达配减速机。(台制)
速度范围: 5、10、 20、50、100、200、300、500mm/min无段调速5至50 mm/min、10至100 mm/min、20至200 mm/min、30至300 mm/min、50至500 mm/min(可任选一个)
控制系统：全计算机自动控制数据全计算机采集
测试空间:测试宽约370 mm，联板行走空间约900 mm
全程位移:译码器1000 P/R，精解度0.005 mm（日制）。
机械系统:高强度无间隙丝杆 (韩国)
安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。　准确等级:0.5级
荷重精度：±1%以内
显示分辨率：0.01N
单位选择：g/kg/N/KN/LB
夹具配置：根据用户产品需求免费定制夹具一付
显示方式:windowsXP测试软件+计算机屏幕显示。
使用电源:AC220V 50 Hz。
机台尺寸:主机90*55*180 cm。
机台重量:约450 kg
软件功能:中英文接口互换
控制方式：双位式（计算机主机和微电脑显示器都可单独做试验）
夹具的选择方法
夹具的特点1.我们知道通过夹具夹持试样(或产品)对试样进行加力，夹具所能承受的试验力的大小是 夹具的一个很重要的指标。
它决定了夹具结构的大小及夹具操作的劳动强度的大小，试样材质有金属和非金属之分， 形状有大小之分。
材料的成分组成各种各样，试样所能承受的试验力小到几十厘牛(如氨纶丝)，大到几十吨 (如普通钢材等;国内最大的电子万能试验机试验力为600KN,0.5级机)，试样尺寸小到直径 φ0.006mm的金丝，大到直径1m的PVC管材等。
这就要求根据不同的试验力、试样的形状大小选择设计不同的夹具。
对夹具材料的要求：(1)对一般的金属及非金属试样,夹具的钳口直接与试样接触，一般都选用优质合金结构钢 ，合金高碳钢(或低碳合金钢)、冷作模具钢等，通过适当的热处理工艺(淬回火、渗碳淬 火等)增加其强度、耐磨性.有时也在钳口处镶装特种钢材,或在钳口表面喷涂金钢砂等.
(2)对一些小试验力的夹具，与试样接触的表面采用粘软质胶皮等。(例如：塑料薄膜、纤 维丝等试样的夹具夹持面。)
(3)万能拉力试验机夹具体一般采用优质中碳钢、合金结构钢，通过适当的热处理工艺增加其 力学性能。有时为了减轻重量也采用铝合金等有色金属及特种金属。有时也采用铸造结构 (铸钢,铸铝等)
  长春智能万能拉力试验机
主要功能
1、可根据GB、ISO、ASTM、JIS等多种标准进行试验和数琚处理。 
2、本产品适用于大专院校、科研院所、、进出口商品检验局、质检局质 检所、建工建材质检站等单位的检测中心对金属、非金属、复合材料及制品的 拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多项物理力学性能试验。 
3、本产品可广泛应用于航空航天、石油化工、汽车零配件、工程塑料、 电线、电缆、塑料橡胶、纺织、陶瓷、建材、金属材料、高分子材料、防水材 料、食品医药包装等行业的分析检测。 
4、可按用户要做试验的试样材质、几何形状、负荷范围、相关标准，确 定机型（微型、精密型、标准型、特殊型）。
5、可测定材料的拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、断裂伸长率、弹性模 量、应力、应变等多种参数。（根据用户具体要求确定做哪种试验） 
6、力值宽扩：配高精度传感器，测试范围宽扩。 
7、选配变形测量：配大变形测量装置，使测量伸长率精确。（标明伸长 率范围）
性能特点
1、显示方式：数据和曲线随试验过程动态显示。 
2、自动换挡：根据负荷大小自动切换到适当量程，以确保测量数据的精 度。 
3、控制过程：试验过程及测量、显示、分析、打印等功能均由微机完成 
4、曲线方式： 拉伸：力—伸长、应力-应变、强度-时间；力-时间、伸 长-时间、应变-时间。 压缩： 力-变形、应力-应变、强度-时间、力-时间、变形-时间、应变-时间 抗 弯：力-挠度、强度-时间、力-时间、挠度-时间。
5、曲线对比：同组试验的曲线可以多种颜色迭加对比。
6、局部放大试验：曲线上的任意段可进行区域放大分析。 
7、数据分析：在曲线图上的试验数据可随意选取分析。
8、报告选择：可按用户需求选择不同的报告格式，可用EXCEL或Word。直 接查看报告或取部分打印
9、试样选定：一组试样结果可选定有效试验，并可连续测试 
10、自动存储：试验条件、测试结果、测试曲线和数据可自动存储，随时 调用。
11、断裂停车：试样拉断瞬间能停车或返回初始位置。
12、自动保护：有自动过负荷、过流、过压、欠压、上下限位保护。
13、自动返回：移动横梁可设定不同速度，能准确的自动返回到试验初始 位置. 
14、控制功能：具有恒速控制方式。 
15、可选择不同的力值单位（N、kgf、gf） 
16、打印：能对试验数据处理、存储、打印、绘制曲线，并打印完美报告 单，也可集中或分开打印。
17、自动校准：对负荷、伸长可用电标定值自动标定。 
18、清零：可对负荷、变形、位移测量随时进行手动或自动清零。
工作条件
1、环境温度在 10－30℃之间 
2、相对湿度≤80% 
3、在稳固的地基或工作台上，正确安装
4、周围无振动源和腐蚀性物质 
5、电源电压的波动范围不应超过额定电压的±5%
结构特点和工作原理
主要由机械和电器两大部分组成。
1、机械部分的结构和工作原理 采用机械加载， 由电机驱动减速机， 动力传动丝杠带动中间横梁上下移动， 中横梁上面及上横梁下面装有两个夹具，实现对试件的拉伸,压缩试验。
2、测量部分的特点和工作原理 采用电脑控制、高精度荷重元、高精度 AD 转换及进口光电编码器，具有显示 直观、操作方便、数据准确等特点。提供现场标定和峰值保持功能。
工作原理如下：
试验机加荷使传感器受力产生电信号并送入 AD 转换器，同 时丝杠转动带动编码器产生脉冲信号一起输入微电脑， 经控制调整后将试验结 果在微机屏上显示出来。
安装与调整
1、把试验机从包装中取出，检查试验机在运输中有无碰撞，损坏现象 
2、 把试验机放在坚固的平台或桌面上， 用水平仪找正使仪器处于水平位置。
3、检查供电电压是否为 AC220V，电压差不低于标准电压的±5%,电源线 必须接地 
操作规程
1、将总开关接通电源,打开试验机电源开关,检查机器各部位运转是否正常,作好试验准备。
2、在试验前应对所做试验的最大荷载有所估计,选择合适的传感器。
3、将试样一端夹于上夹具,调整机台夹具间距,调正下钳口,夹住试件下端。必须注意使试样铅垂,并在中间位置。
4、按试验要求的加荷速度,通过调整加荷速度指示盘的旋转速度,并使加荷指针的旋转速度与指示盘的旋转速度一致进行加荷。（加荷速度：屈服前-应力增加速度10MPa/s屈服后-试验机活动夹头在负荷下的移动速度为不大于0.5L/min。）
5、试样断裂后,关闭停止电机
6、取下断裂后试样,测量伸长值,认真记录,作为计算依据。
7、最后,切断电源,对仪器设备进行擦拭清扫。
8、压缩及弯曲等试验可参照上述各项进行操作。[1]