标题：临床生化分析仪器
图书信息
  　　书 名: 临床生化分析仪器
作　者：敬华
出版社： 化学工业出版社
出版时间： 2009年01月
ISBN: 9787122038074
开本： 16开
定价: 48.00 元
图书目录
第1章临床生化分析仪器概述1
1?1生化分析仪器的发展历史和趋势1
1?1?1生化分析仪器发展的初级阶段1
1?1?2自动生化分析仪器的研发应用阶段1
1?1?3自动生化分析仪器发展的全盛阶段2
1?1?4生化分析仪器的发展趋势3
1?2生化分析仪器的分类5
1?2?1按仪器结构和设计分类5
1?2?2按仪器自动化程度分类6
1?2?3按检测物质的需求与检测原理分类7
1?3生化分析仪器的主要配置、性能及评价8
参考文献11
第2章自动生化分析仪器的基本结构与主要部件12
2?1自动生化分析仪器的基本结构及工作特点12
2?1?1自动生化分析仪器的基本结构12
2?1?2自动生化分析仪器的工作特点12
2?2自动生化分析仪器的加样系统13
2?2?1样本转盘或传送轨道13
2?2?2试剂仓13
2?2?3样本取样单元14
2?2?4试剂取样单元14
2?2?5探针系统14
2?2?6搅拌混匀装置15
2?3自动生化分析仪器的清洗系统16
2?4自动生化分析仪器的恒温装置17
2?5自动生化分析仪器的反应装置17
2?6自动生化分析仪器的光学系统18
2?6?1光源19
2?6?2分光装置20
2?6?3分光方式22
2?6?4检测器22
2?7自动生化分析仪器的供排水装置23
2?8自动生化分析仪器的其他部件24
2?8?1离子分析系统24
2?8?2UPS电源24
2?8?3通信接口24
2?8?4条形码识读系统25
2?9自动生化分析仪器的操作控制系统25
2?9?1自动化控制系统25
2?9?2操作控制系统25
2?10生化分析仪器的信息管理系统27
2?10?1患者信息、项目信息输入，批量信息录入28
2?10?2检验报告单的生成及编辑处理28
2?10?3质量控制功能29
2?10?4统计分析30
2?10?5系统设置31
2?10?6数据库实用工具32
2?10?7数据备份与恢复32
2?10?8远程技术支持32
2?10?9检验信息系统（LIS）管理功能32
2?10?10条形码系统在LIS系统中的应用32
参考文献33
第3章生化分析常用方法及原理34
3?1生化分析常用方法34
3?1?1比色法34
3?1?2比浊法36
3?1?3均相酶免疫分析法37
3?2生化分析的光学原理37
3?2?1光的性质38
3?2?2朗伯?比尔定律38
3?3生化分析的测定原理40
3?3?1单波长测定原理40
3?3?2双波长测定原理40
3?3?3自动生化分析仪器对生化反应吸光度的监测过程41
3?4自动生化分析仪器的校准方法42
3?4?1K因数法42
3?4?2线性两点法43
3?4?3非线性法44
3?5生化分析仪器实验参数的设置47
3?5?1样品量与试剂量47
3?5?2试剂的选择48
3?5?3测定方法的选择49
3?5?4波长的选择49
3?5?5分析时间的选择49
3?5?6校准方法的选择50
参考文献50
第4章生化试剂的选择与应用51
4?1生化试剂的类型51
4?1?1根据来源分类51
4?1?2根据剂型分类52
4?1?3根据用途分类52
4?1?4根据成分组成分类52
4?2试剂的保存52
4?2?1试剂变质的原因53
4?2?2预防试剂变质的措施54
4?3液体双试剂55
4?3?1双试剂的优点56
4?3?2全自动生化分析仪器采用双试剂两步法测定的意义58
4?4生化试剂盒质量的评价60
4?4?1使用说明书的审查60
4?4?2物理学检测60
4?4?3试剂盒的分析性能检测60
参考文献63
第5章生化分析仪器的管理64
5?1生化分析仪器的检定65
5?2生化分析仪器的常规管理65
5?2?1仪器的资料与档案65
5?2?2应用培训与使用权限66
5?2?3仪器的安装环境及用电安全67
5?3生化分析仪器的基本维护67
5?3?1每日维护68
5?3?2每周维护68
5?3?3每月维护68
5?3?4每季维护68
5?3?5必要时维护69
5?4生化分析仪器的校准69
5?4?1校准品69
5?4?2校准曲线模式70
5?4?3校准曲线的选择和拟合效果检验71
5?5仪器转移与报废71
5?5?1仪器的转移71
5?5?2仪器的报废71
参考文献71
第6章半自动生化分析仪器的使用和维护73
6?1半自动生化分析仪器的基本原理73
6?2检测项目参数设置与定标73
6?2?1分析项目参数设置73
6?2?2仪器设置75
6?2?3分析测量76
6?2?4仪器校准77
6?3半自动生化分析仪器使用的注意事项77
6?4维护保养与常见故障处理78
6?4?1维护和保养78
6?4?2常见故障处理79
参考文献82
第7章全自动生化分析仪器的日常使用83
7?1全自动生化分析仪器的主要性能和特点83
7?2全自动生化分析仪器的常规使用步骤87
7?2?1HITACHI 7600结构特点简介87
7?2?2项目参数的设置88
7?2?3基本操作流程88
参考文献101
第8章全自动生化分析仪器的维护与保养102
8?1全自动生化分析仪器的维护保养要点102
8?1?1日常维护102
8?1?2日保养102
8?1?3周保养103
8?1?4月保养103
8?1?5季保养103
8?1?6半年保养104
8?1?7年保养104
8?1?8合理设置项目顺序，避免交叉污染104
8?1?9易耗材料的更换104
8?2全自动生化分析仪器故障的排除105
8?2?1反应杯故障105
8?2?2样本针故障105
8?2?3试剂针故障105
8?2?4清洗装置故障105
8?2?5通信线路故障106
8?2?6真空泵故障106
8?2?7软盘驱动器故障106
8?2?8软盘故障106
8?2?9储水箱故障106
8?2?10试剂盘故障106
8?3全自动生化分析仪器的维护保养操作107
8?3?1维护保养的周期107
8?3?2流路清洗107
8?3?3样品针和试剂针的清洗107
8?3?4搅拌棒的维护108
8?3?5反应杯清洗机构喷嘴108
8?3?6反应杯的维护保养109
8?3?7反应槽的清洗109
8?3?8光源灯的维护保养109
8?3?9吸量器密封垫的维护保养110
8?3?10试剂切换阀的维护保养110
8?3?11电解质部分的维护保养111
8?3?12其他部分的维护保养112
8?3?13自动报警与处理112
参考文献113
第9章干化学法分析仪器的使用与维护114
9?1概述114
9?2干化学法分析仪器测定的基本原理114
9?2?1多层膜技术114
9?2?2反射光度法115
9?2?3差示电位法115
9?3美国强生Vitros 250全自动干化学法生化分析仪116
9?3?1概况116
9?3?2仪器运行条件116
9?3?3定标117
9?3?4干片的装卸118
9?3?5试样编程119
9?3?6Vitros 250干化学法分析仪的保养与常见故障的排除119
9?4日本富士DRI?CHEM 800型干化学法分析仪122
9?4?1基本原理122
9?4?2操作程序122
9?4?3维护与保养123
9?5DRI?CHEM 100N型血氨干化学法分析仪124
9?5?1工作原理124
9?5?2操作程序124
9?5?3补偿因子输入124
9?5?4维护保养124
参考文献125
第10章化学发光分析仪器的使用和维护126
10?1概述126
10?2化学发光分析仪器的基本原理127
10?2?1化学发光的基本原理127
10?2?2发光免疫技术原理127
10?2?3Access系列微粒子化学发光分析仪的工作原理128
10?2?4ARCHITECTi 2000化学发光分析仪的工作原理129
10?2?5Elecsys?2010化学发光分析仪的工作原理130
10?3化学发光分析仪器的日常使用131
10?3?1Access系列微粒子化学发光分析仪的日常使用131
10?3?2ARCHITECTi 2000化学发光分析仪的日常使用135
10?3?3Elecsys?2010化学发光分析仪的日常使用138
10?4化学发光分析仪器的维护保养139
10?4?1Access系列微粒子化学发光分析仪的维护保养139
10?4?2ARCHITECTi 2000化学发光分析仪的维护保养141
10?4?3Elecsys?2010化学发光分析仪的维护保养142
参考文献142
第11章电解质分析仪器的使用与维护143
11?1方法原理143
11?1?1离子选择电极的基本结构143
11?1?2离子选择电极的测量原理143
11?1?3离子选择电极的性能144
11?1?4离子选择电极的特点145
11?1?5离子选择电极的应用146
11?2Nova电解质/生化分析仪的使用与维护146
11?2?1Nova CRT 16分析仪的操作程序146
11?2?2Nova CRT 16分析仪的维护保养147
参考文献150
第12章血气分析仪器的使用与维护151
12?1血气分析仪器的工作原理152
12?2血气分析仪器的基本结构153
12?2?1电极153
12?2?2管路系统154
12?2?3气路系统154
12?2?4液路系统155
12?3AVL 995型血气分析仪156
12?3?1仪器基本构件156
12?3?2血标本采集160
12?3?3操作方法162
12?3?4维护和保养163
12?3?5常见故障及其排除方法165
参考文献167
第13章分子生物学临床分析仪器的使用与维护168
13?1分子生物学的基础理论168
13?2DNA与RNA抽提法169
13?2?1异硫氰酸胍?酚?氯仿抽提DNA169
13?2?2异硫氰酸胍?酚?氯仿抽提RNA169
13?2?3蛋白酶K消化法（可用于抽取DNA或RNA）170
13?2?4二氧化硅抽提法171
13?3核酸分子杂交171
13?3?1核酸分子杂交的基本原理171
13?3?2标记探针的制备173
13?3?3点杂交175
13?3?4Southern印迹杂交177
13?3?5Northern印迹杂交178
13?4聚合酶链反应178
13?4?1聚合酶链反应实验技术发展史179
13?4?2聚合酶链反应的基本原理180
13?5聚合酶链反应分析仪器181
13?5?1PCR分析仪器的分类181
13?5?2PCR分析仪器的结构183
13?5?3PCR分析仪器的性能指标187
13?5?4PCR分析仪器的调校及维护188
13?5?5PCR分析仪器的操作规程188
13?5?6PCR分析仪器的应用范围190
13?5?7PCR分析仪器的常见故障及排除191
13?6实时荧光定量PCR分析仪192
13?6?1实时荧光定量PCR技术原理192
13?6?2荧光检测方法193
13?6?3传统定量法与内标194
13?6?4内标对荧光定量PCR技术的影响194
参考文献195
第14章生化分析质量控制197
14?1实验分析前的质量控制197
14?1?1标本采集质量要求及对检验结果的影响197
14?1?2标本的收集、运输、核对、编号及储存203
14?1?3标本前处理的质量控制204
14?2实验分析中的质量控制205
14?3检验结果的审核与复查206
14?3?1结果的审核206
14?3?2结果的复查206
14?4室内质量控制207
14?4?1质量控制的原理207
14?4?2常用质量控制规则208
14?4?3质量控制的方法209
14?5室间质量评价213
14?5?1室间质量评价计划的目的和作用213
14?5?2我国室间质量评价计划的方法和程序214
14?6能力验证活动215
14?7测量不确定度216
14?7?1测量不确定度的评估过程216
14?7?2计算合成不确定度217
14?7?3不确定度的报告217
14?8量值溯源218
14?9实验室的认可和认证219
参考文献220
附录一英文缩略语221
附录二常用自动生化分析仪器简介224
……