标题：氙灯老化试验机
规格型号列表
容积（单位：L）工作室尺寸（D*W*H）mm外型尺寸（D*W*H）mm冷却方式LRHS-190F-SN500×760×5001350×1350×1700风冷式LRHS-767S-SN950×950×8501700×1500×2100水冷式
辅助结构
密封：门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭
门把手：采用无反作用门把手，操作更简便
样品架移动方式：样品架依靠安装箱体底部的直线往复驱动系统作上下移动  
脚轮：机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
采用立式体、冷热两箱，采用提篮转换试品所在实验区域的方法，达到冷热冲击试验目的；这种结构最大限度减小了冷热冲击时的热负荷，缩短了温度回复时间，也是最可靠、最节能的一种冷热冲击的方式
基本原理
试验箱是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段，也是产品质量检验的一项重要内容，应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候性试验。造成材料老化的主要因素是阳光和潮湿，耐候试验箱可以模拟由阳光、雨水和露水造成的危害，利用氙灯模拟阳光照射的效果，利用冷凝湿气模拟雨水和露水，被测材料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试，用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害，人工加速老化试验数据可以帮助选择新材料，改造现有材料，以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性的。
试验参照标准
GB/T 2424.14-1995 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 太阳辐射试验导则
GB/T 2423.24-1995 电工电子产品环境试验 第2部分：试验 试验Sa：模拟地面上的太阳辅射
GB/T 8427-2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧
GB/T 8430-1998 纺织品 色牢度试验 耐人造气候色牢度 氙弧
GB/T 16422.2-1999|塑料实验事光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯
GB/T 1865-2009 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射
GB/T 12831-1991 硫化橡胶人工气候（氙灯）老化试验方法
GB/T 5137.3-1996 汽车安全玻璃耐辐射、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验方法
GB/T 16259-1996|彩色建筑材料人工气候加速颜色老化试验方法
ASTMG155、ISO10SB02/B04等相关标准设计制造
产品用途：
氙灯老化试验机采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。DESN型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验，可以很好的模拟在不同环境条件下，材料暴露在阳光下所产生的变化。
箱体结构：
氙灯老化试验机采用长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮，以达强度对流垂直扩散循环。
采用无反作用门把手，操作更容易。
  机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。 
观察窗采用多层中空钢化玻璃，可清楚观察试验过程。
合标标准：
本产品符合GB/T2423.24-1995 GB/T16422.2 GB9344 GB/T1865-97 ASTM G 155-04a 等国家标准。
制冷系统：
美国干燥过滤器，意大利“卡士妥”电磁阀
采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，氙灯老化试验机可使测试区域内温湿度分布均匀。
风路循环出风回风设计，风压风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率
控制系统
一、规格
a.显示器:320X240点、30行X40字的LCD彩色液晶显示荧屏 
b.精度:温度±0.1℃+1digit 、湿度±1%RH+1digit 
c.分辨率:温度±0.1,湿度±0.1%R.H. 
d.温度斜率:0.1～9.9可设定 
f.温湿度入力信号:PT100Ω×2（干球及湿球） 
g.温度变换出力:-100～200℃相对于1～2V 
h.湿度变换出力: 0～100%RH相对于0～1V 
i.P.I.D控制出力:温度1组、湿度1组 
j.电源:AC85V～264V RS-485,RS-232计算机联机功能及联机软件（软件免费配） 
k.数据记忆保存EEPROM(可保存10年以上)
二、保护装置：
9.1 超温保护 
9.2 电源缺相、相序保护 
9.3 缺水保护
三、设备使用条件：
10.1 电压：380±10%V，50±1%Hz（氙灯点灯电压：220±10V） 功率：13KW
10.2 冷却水：自动循环冷水机（其使用方便，性能稳定）其功能高于冷却塔。
10.3 内循环用水：加湿、降雨等用蒸馏水或洁净水（降雨用水可根据用户需要自行确定 但系统不能承受强酸碱溶液），氙灯冷却用去离子水或严格与金属无接触的蒸馏水。
主要技术指示
6.1 型号：BE-XD-500（水冷型）
6.2 电源：交流380V/50Hz，总功率13KW 
6.3 氙灯功率： 4.5KW（水冷型全太阳能光谱长弧氙灯）
6.4 氙灯寿命: 2000小时 
6.5 氙灯辐射强度：（300-400nm装过滤罩），60-180W/m2 
6.6 触发器功率4.5KW工作电压交流220V电流27±3A.
6.7 试验黑板温度：63℃±3℃（最高可到100℃）
6.8 湿度范围:50±5%HR—90%HR
6.9 样品架温度均匀度：≤2℃ 
6.10 试样旋转筐转速：≤2r±1/min，转盘直径：￠580MM
6.11 弧中心至试样的距离:290mm有效暴晒面积 6400cm2
6.12 工作室尺寸：800×800×800㎜
6.13 喷水压力0.1～0.2Mpa 可调， 240ML/min (三个喷头)
6.14 喷水时间：1-99小时可设定。
6.15 灯管：1只(进口灯管)
6.16 样品架尺寸：75X150MM 
6.17 样品数量：18件（可放样品54件）注：样品为标准平板试样厚度5MM以内。
标准配置防辐射玻璃视窗1套，动态试品架1个，水冷氙灯灯管两2支，风冷氙灯灯管4支
安全保护短路，超温，缺水，电机过热，过电流保护
使用材料
外箱材质：优质A3钢板表面喷塑处理
内箱材质：SUS304优质不锈钢镜面板
样品架材质：SUS304优质不锈钢条
执行标准
ISO 4892-2-2006塑料 实验室光源曝晒方法  环仪仪器
ASTM G155-2005非金属材料氙弧灯试验标准
GB12831-86硫化橡胶人工气候（氙灯）老化试验方法
GB/T1644.2-1999塑料实验室光源暴露试验方法（第二部分：弧氙灯）
GB/T8427-89纺织品色牢度试验，耐人造光色牢度氙弧
GB/T8430-98纺织品色牢度试验，耐人造光色牢度氙弧
GB/T1865-97色漆、清漆、人工气候老化和人工辐射暴露（滤过的氙弧辐射）
GB/T16991-97纺织品色牢度试验高温耐光色牢度：氙灯
GB/T5137.3-96汽车安全玻璃耐辐射、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验方法 
GB/T16259-96彩色建筑材料、人工气候加速，颜色老化试验方法。 
GB/T2423.24-95 电子电工产品环境试验 第二部分：试验方法，试验 SQ:模拟地面上的太阳辐射。
技术规格与参数：
工作室尺寸D×W×H：950×950×850 mm
外观尺寸D×W×H：1250×1400×1950mm
温度范围：0℃～80℃
温度偏差：±2℃（不开光照的情况下） 
湿度范围：65～98%R.H
湿度偏差：±2.5%R.H(湿度≥75%R.H) ±3%R.H(湿度75%R.H)（不开光照的情况下） 
光源种类：国产风冷型全太阳能光谱长弧氙灯（平均使用寿命500小时左右） 
降雨时间：1～9999分钟，可调
降雨周期：1～240分钟，间隔（断）可调
光谱波长：290nm～800nm
氙灯功率：3条/2.5KW（寿命：500小时）
加热功率：约3.6KW 
加湿功率：约3KW 
光源辐照度：550-1200w/m2（连续可调）； 氙灯能量补偿采用调节电压、电流方式实现。 
辐照面积：约7500cm2 
弧中心至试样架的距离： 350～380mm 
试样旋转筐转速：≥1r/min(无级调速) 
光照强度调节范围：200w/m2～800w/m2
喷水周期： 
喷水时间：0～99h59min，连续可调 
停喷时间：0～99h59min，连续可调。 
光照时间：可连续编程调控 
黑板温度：65±3℃  
制冷方式：机械制冷风 
总功率及电源：约15KW；380V±10% 50HZ 
以上产品主要技术参数是指在室温26℃以下，相对湿度≤85%R.H，工作室空载情况下，温湿度恒定两小时后测得。 
温湿度运行控制系统：
时间控制器：可编程时间计算机集成控制器
精度范围：
设定精度：温度±0.1℃、湿度±2%R.H，指示精度：温度±0.1℃、湿度±1%R.H
温湿度传感器：铂金电阻.PT100Ω/MV
黑板温度：双金属黑板温度计
供水系统：氙灯冷却循环用水
温度控制器：进口韩国三元微电脑触摸屏温湿度集成控制器
循环系统：耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
控制系统：主要由操作面板、中央控制器、各种按键开关、状态指示灯、执行电器等组成。 
箱体的结构部分：
氙灯气候试验箱由以下几部分构成：试验箱箱体、控制系统、制冷/除湿系统、加热系统、加湿系统、风道系统、淋雨系统、光照系统等。 
型号及尺寸型号CLM-SN-500A（自动调光风冷型）CLM-SN-500（手动调光风冷型）CLM-SN-900A（自动调光水冷型）CLM-SN-900（手动调光水冷型）工作室尺寸D×W×H500×760×500500×760×500950×950×850950×950×850外形尺寸D×W×H1030×1090×16401030×1090×16401440×1280×20601440×1280×2060总功率11.5KW11.5KW12.5KW12.5KW净重340KG340KG460KG460KG性能指标黑板温度范围63℃、100℃温度范围65～98%R·H降雨时间1～9999分钟，可调降雨周期1～240分钟，间隔（断）可调喷水压力0.12～0.15mpa测量波长400nm～1000nm氙灯功率进口1.8KW（寿命2000小时）/国产6KW（寿命600小时）辐照度150W/㎡/736W/㎡控制界面显示温度、湿度、辐照度、爆辐量等功能均在同一个界面上显示操作温湿度运行控制系统时间控制器进口科编程时间电脑集成控制器加热系统全独立系统，镍铬合金电加热式加热器加湿系统外置隔离式，全不锈钢浅表面蒸发式加湿器黑板温度双金属黑板温度计供述系统加湿供水采用自动控制，氙灯冷却循环用水温度控制器进口微电脑温湿度集成控制器循环系统耐温低噪音空调型嗲募集，多叶式离心风轮
使用与保养
一、氙弧灯老化试验箱使用注意事项：
氙弧灯老化试验箱该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。为了更安全的使用，要注意下面几点：
1、长时间停止使用后，如需再次使用，须仔细检查水源、电源及各部件，确定无误后再启动设备。
2、试验阶段应尽量减少开启箱门的时间。
3、工作室内的传感装置，切勿遭受强力碰击。
4、设备运行过程中，一定要保持充足的水源。
5、氙弧灯老化试验箱非专职操作人员，不得随意操作。
6、设备出现自己无法排除故障时，请与本公司联系。
7、因紫外线辐射对人员(特别是眼睛)有强烈的危害，所以操作人员应尽量减少接触紫外线(接触时间应<1min)。建议操作
人员配带防护目镜及护套。
二、氙弧灯老化试验箱该维护保养 ：
为了使设备更好地工作，长期保持良好的状态，应对其进行定期的维护和保养：
1、设备处在非工作情况下，应保持其干燥，将运行后的水排放掉，擦干工作室及箱体。
2、用后，将塑料外罩罩上，避免粉尘侵入。如有粉尘，应将其清除。[1]
氙灯耐候试验箱
氙灯耐候试验箱是模拟太阳光辐射、温度、湿度、凝露、雨淋等多种综合性气候的条件下，观察和分析材料的变化情况。[2]
设备名称型号工作室尺寸：(mm)氙灯耐气候试验箱HY-120950X950X850产品特点： 
1.内胆为高级不锈钢板制成，外壳为SUS304#不锈钢油发纹板。
2.动态旋转样品架，转速可调。
3.进口数控仪表，小型进口时间编程器。
4.设有滤光观察窗，有害气体排风口。
5.双金属黑板温度计。
6.多种安全保护装置。 
产品规格： 
1.温度范围：RT+10℃～80℃
2.湿度范围：65～98%RH
3.降雨时间：0～9999分钟，可调
4.降雨周期：0～240分钟，间隔（断）可调
5.紫外波长：290nm～400nm
6.氙灯功率：6KW，寿命：500小时
氙灯耐候试验箱GB1865-89
本试验箱按GB1865-89为标准的试验方法设计制作；具有光照、淋雨、凝露、温度、湿度、风等气候。[3]
设备型号HY-120A型工作室尺寸长×宽×高950×950×850mm 总功率12KW主要性能参数温度范围R.T+10℃～+80℃温度偏差≤±2.0℃温度波动度≤±0.5℃湿度范围30～98% R.H湿度偏差≤±0.5%R.H湿度波动度≤±2.5%R.H升降温速率平均降温速率为0.7℃～1℃/min；平均升温速度为3℃/min设定范围温度设定范围：-100℃℃～+200℃湿度设定范围：0～99.9%RH淋雨时间设定范围：0～99小时59分钟 间隔（断）淋雨可调光照时间设定范围：0～99小时59分钟 间隔（断）光照可调凝露时间设定范围：0～99小时59分钟 间隔（断）凝露可调黑板温度、转盘可设置分 辨 率温度：0.1℃湿度：0.1%RH时间：0.1min输入PT100铂电阻通讯功能配有USB接口，可以导出存储数据，另配一个RS232/485接口.附属功能报警显示功能（提示故障原因），停电保护功能，上、下限温湿度报警功能，定时功能（自动启动及自动停止），自诊断功能。主要技术参数： 
1.电源：交流380V/50Hz，最大功率9KW 。
2.氙灯功率：3KW（风冷型全太阳能光谱长弧氙灯）. 
3.氙灯辐射强度：设定值可调（350-850nm）550W/m2 
（辐照度自动控制,可选配340nm,365nm作为辐射强度监测点）
4.触发器功率6KW工作电压交流220V电流27±3A，
触发时间﹤2S，二次触发间隔时间﹥10min。
5.温度范围：63±5℃，试验黑板温度：40～110℃
6.温度均匀度：± 2℃ 氙灯耐候试验箱
7.试样旋转筐转速：≥1r/min（无级调速）
8.工作室尺寸：500×750×600
9.过滤器255nm以下0%，400～800nm90%以上。（3—6个月更换）
氙灯耐气候试验机，大品牌氙灯耐气候试验机首选环仪仪器，氙灯耐气候试验机价格造成材料老化的主要因素是阳光和潮湿。耐候试验箱可以模拟由阳光、雨水和露水造成的危害。耐候试验箱利用氙灯模拟阳光照射的效果，利用冷凝湿气模拟雨水和露水，被测材料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试，用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害。人工加速老化试验数据可以帮助选择新材料，改造现有材料，以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性的。