标题：数显压力表
数显压力表的用途说明
数字压力表是采用单片机控制的在线测量仪表。它采用电池长期供电方式、无需外接电源，安装使用方便。
该系列数字压力表可用压力表、绝压、差压的检测，其形式品种多样，分为普通型和防爆型，能满足各种测量需要。
它从根本上克服了指针式压力表精度低、可靠性差、损坏率高等诸多缺点。尤其在腐蚀、振动等场所使用，更显其超凡性能。
该产品经国家级计量部门、防爆部门检定合格，已在石油、化工、电力等领域得到广泛应用。
型号选用说明
为通用型；适用于非防爆场所。
B为本安防爆型；适用于防爆场所。
数显压力表安装图
图1为径向安装，标准型产品
  数显压力表径向安装图1图2为轴向安装，非标准加工
  数字轴向压力表图2
数字压力表的产品特点
大屏幕；大屏幕液晶显示，读数直观清晰，适应环境温度宽。
高精度；先进的微处理器技术，进口测控芯片，性能稳定精度高。
低功耗；超低功耗智能控制，电、池连续使用二至三年。防腐蚀；整体不锈钢密封结构，适应腐蚀性介质环境。
功能特点：
* 高精度 * 长期稳定性好
* 抗腐蚀、耐潮湿 * 过载能力强达三倍
* 安装简便 * 可测负压、正负压
* 内置锂电池，无需外接电源
技术参数
型号BD-1001XD外形尺寸100mm工作范围0-0.6MPa/0-1.0MPa
0-1.6MPa/0-3.0MPa0-40MPa/0-60MPa厚度48mm功耗0.001w供电电压4.5V（3节5号电池）压力接口20×1.5 mm精度1.0级/0.5级显示单位MPa / Kgf/cm/ PSI表尾材质不锈钢使用环境温度-40℃-70℃介质及温度水、气体（<80℃）
现场注意事项
一、现场使用注意事项
1、现场使用条件应符合本仪表技术参数的要求。正确选用仪表量程，被测压力不能超过仪表的测量上下限范围，应留有充分的超压安全余量。
2、被测介质温度不得超过仪表的工作温度范围，在腐蚀、振动场所使用时还应确保仪表的密封及耐振性能。
3、仪表为垂直向下直接安装式，可直接安装在被测管道压力接口上，安装时避免仪表连接螺纹与表前阀之间形成“封闭压力”(观察示值，注意有压力响应时间)，如果形成该压力，应及时消除，否则会造成测量元件损坏、介质泄漏。
二、操作说明
本产品的传感器与显示处理部分采用一体化的设计结构，使用简便，该仪表与被测机构使用螺纹直接连接的方式，对仪表的摆放角度不做任何要求。在使用测量以前应该估算被测量目标的大致压力范围，以免由于压力过大超出测量范围对传感器造成机械上的损坏。本产品的压力响应时间为2S。
三、现场环境注意事项
本产品属于机电产品，使用了液晶显示技术，在强光下使用会减少液晶屏幕的使用寿命，而且可能会使数据辨认不清楚，由此造成的事故后果，本厂不负任何责任。仪表接液部分为不锈钢金属材料和扩散硅传感器，测量强酸，强碱的介质应选取用隔膜型数字压力表。本产品使用不可充电的锂电池，使用过后的电池应妥善处理（可邮寄回本厂统一处理）以免造成环境污染。在高温或低温的情况下使用（大于85℃，小于-30℃）时，超过85℃应加散热器，否则测量精确度无法保证，而且过高的温度情况下锂电池有爆炸的危险，在存储或运输的过程中也应该注意仪表温度。由于本产品为电子产品在强电磁场中使用会使仪表产生故障，造成示值不准确或根本无法显示等情况，但是不会对仪表造成本质的损坏。不同的仪表有不同的压力测量范围，正常情况下可以在超过量程的10%以内使用，进一步超量程使用可能会造成传感器的机械损坏，进而造成测量气体或液体的泄露，这种损坏是不可恢复的，由此造成的后果本厂不承担任何连代责任。
四、故障与排除
本产品属于机电产品，在运输过程和使用过程中，由于环境干扰，人为操作使用不当的原因，可能造成仪表不能正常工作和显示。对于简单的故障用户可以自行排除，其他的故障需要返回到制造厂商进行维修。下面列表提示故障极其排除方法。
故障现象 排除方法
屏幕无字体 更换电池
压力增加字体无变化 取出电池，等待30秒后，再重新安装上
字体为非数字 液晶损坏，返厂维修。
数值明显不准确 传感器损坏，返厂维修。
精度改变 返厂重新校准。
产品系列型号
● 通用型数字压力表：适用于一般压力场合使用;
● 防腐耐震型数字压力表：适用于测量剧烈震动场所及有介质波动情况下的场合使用; 
● 耐高温型数字压力表：适用于高温场合使用;
● 隔膜型数字压力表：适用于测量腐蚀性、高粘度、易结晶、含有固体状颗粒、湿度较高的液体介质的压力;
● 膜盒型数字压力表：适用于测量微小压力和负压;
● 记忆型数字压力表：适用于测量各种压力并保持最高峰值;
● 带调零装置型数字压力表：适用于测量校验场合使用;
● 带背光灯型数字压力表：适用夜晚场合使用;
● 禁油(氧用)型数字压力表：氧气数字压力表用于测量氧气的压力，严禁测量一切含油成分的气体;
● 嵌入式(轴向带边)数字压力表：适用于安装固定在面板(操作台)上使用。
● 数字防爆压力表：适用于有爆炸性混合物的危险场合使用;
数字压力表的技术参考
测量范围；-0.1--60MPa其间量程可分段选取，压力单位MPa、KPa可选
详细范围：
表压（G） 0-0.1kPa～60MPa
负压（N） -100kPa～3500kPa
绝压（A） 0-35kPa～3500kPa
差压（D） 0-0.1kPa～3500kPa
以上量程段:ZD-100数显压力表过载能力强达三倍
过压极限；满量程的2.5倍
精度等级；0.25、0.5、1.0 FS
显示精度；4位（LCD）
工作电压；DC3V电池供电
采样时间；出厂设定2.5秒/次（可按用户要求设定）
适用介质；与陶瓷、不锈钢兼容的液体、气体
介质温度；-40～85℃
环境温度；-20～60℃ -30～60℃
安装螺纹；M20×1.5（特殊安装用户要求）
电池寿命：5年（待机状态）
抗过载：2倍FS
工作电源：ER14505 3.6V/2Ah锂电池一节或4.5V 5#优质环保碱性电池三节；
仪表显示：4位LCD ，字高18mm 精密表5位LCD；
压力响应：零点状态5秒(可选)，测量状态2秒(可选)；
测量范围：-O．1～OMPa．-O．1～2．5Mpa, O～60MPa(期间量程及压力单位可选)；
一、常规压力量程选型表 ]压力范围 b]]准确度等级① b]]准确度等级② b]]准确度等级② b]]准确度等级② b]]介质 b]](-100b]]～0)kPab]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G③](0b]]～16)kPab]--0.05, G0.1, G0.2, G③](0b]]～25)kPab]--0.05, G0.1, G0.2, G③](0b]]～40)kPab]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G③](0b]]～60)kPab]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G③](0b]]～100)kPab]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G③](0b]]～160)kPab]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G③](0b]]～250)kPab]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G③](0b]]～400)kPab]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G④](0b]]～600)kPab]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G④](0b]]～1)MPa b]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G④](0b]]～1.6)MPa b]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G④](0b]]～2.5)MPa b]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G④](0b]]～4)MPa b]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G④](0b]]～6)MPa b]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G④](0b]]～10)MPa b]0.02, SG0.05, SG0.1, SG0.2, SG④](0b]]～16)MPa b]0.02, SG0.05, SG0.1, SG0.2, SG④](0b]]～25)MPa b]0.02, SG0.05, SG0.1, SG0.2, SG④](0b]]～40)MPa b]0.02, SG0.05, SG0.1, SG0.2, SG④](0b]]～60)MPa b]0.02, SG0.05, SG0.1, SG0.2, SG④](0b]]～100)MPa b]--0.05, SG0.1, SG0.2, SG④](0b]]～160)MPab]--0.05, SG0.1, SG0.2, SG④](0b]]～250)MPa b]--0.05, SG0.1, SG0.2, SG④G=表压；SG=密封表压；①保证准确度温度范围(20±3)℃；②保证准确度温度范围(0～50)℃；③非腐蚀性气体；④非腐蚀性的液体或气体。] b]]二、复合常规压力量程选型表 b]]压力范围 b]]准确度等级① b]]准确度等级② b]]准确度等级② b]]准确度等级② b]]介质 b]]±16kPab]--0.05, G0.1, G0.2, G③]±25kPab]--0.05, G0.1, G0.2, G③]±40kPab]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G③]±60kPab]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G③]±100kPab]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G③](-100b]]～160)kPab]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G③](-100b]]～250)kPab]0.02, G0.05, G0.1, G0.2, G③G=表压；保证准确度的温度范围：①(20±5)℃，②(0～50)℃；③非腐蚀性气体。
数显压力表应用行业
1、油田采油：注水，井口容器设备压力测量：
2、原油外输：动力设备管道泵进出口压力测量;
3、石油化工：生产工艺中的真空，微压及腐蚀性的气体，液体压力测量;
4、液压系统、制冷、过程监控OEM应用;
5、高温介质，粘稠介质，液体高度测量;
6、空调、气体处理设备、呼吸机、医疗设备、实验室、压缩机等压力的测量;
产品应用:适用于测量腐蚀性、高粘度、易结晶、含有固体状颗粒、湿度较高的液体介质的压力所场合使用，有法兰连接、螺纹连接等多种型式。