标题：纸箱压缩机
纸箱压缩机原理
本纸箱压缩机为电子显示压力试验机，运用马达传动螺杆而使上  HD-502纸箱压缩机压板向下移动，因而压紧试料；结果运用LOAD CELL力量感应器连接显示器自动显示力量值。
纸箱压缩机简介
本设备HD-502系列产品是检验纸箱或其它包装容器耐压强度最直接的测试仪器，用于判定纸箱的抗压能力，并可做持压堆码的测试，试验的结果可作为工厂堆放成品包装箱高度的重要参考或是设计包装箱的重要依据。       
执行标准
TAPPI-T804，JIS-20212，GB4857.3.4，ASTM-D642
产品用途
适用于包装容器、纸箱的压缩试验，可完成定压力、测形变；定形变、测抗压力；最大压溃力及堆码试验。控制精度高、可靠性强、具有长时间保载功能，误差在±0.5%以内，是商业、食品业、科研院所、包装容器监督部门的理想检测设备。
技术参数
型号：HD-502-600纸箱压缩机，电脑显示。
容许试件重量: 1T       分解度: 1/250,000
精度: ≤0.25%
操作方式：全电脑操控 
力量单位: KG、LB、N可切换
测试空间: 600×800×800mm
压缩速度标准: 10±3mm/min
报表项目：序号，峰值，平均值、设定持压值，可记忆
结构: 电脑操作系统、台湾AC变频电机、普通丝杆
安全装置：过载保护，过压保护，限位保护装置
外型尺寸：(L×W×H)1090×800×1325mm
重量：约580kg
电源：1∮220v/50Hz
概述
HD-502型全电脑系统纸箱压缩机为本公司最新设计研发而成的全电脑式操作之包装容器压缩试验机：       1. 机台结构采用经高级烤漆处理之铝挤型封板内置高精度、低阻力、无间隙双滚珠螺杆及导向立柱，提高了载荷效率及结构刚性；
2. 控制系统采用松下数字式交流服务器控制高响应频率的交流电机，保证传动系统效率高、传动平稳 、噪音低、速度精度可控制在±0.2%以内；
3. 微机系统采用商用电脑作为主控制机，配合本公司之TM测试软件，可完成所有试验参数设定、工作状态控制、数据采集及分析处理、结果显示及打印输出；
4. 产品性能稳定可靠、测量精确度高、测试软件功能强大、操作简单易懂。
产品特点
仪器为多功能主机，用户可根据实际情况单独订购相应的附件，实现原纸和瓦楞纸板多种强度试验和纸管芯的平压强度试验；采用微电脑控制技术，液晶中文显示；具有测试数据统计处理功能，可打印输出。
1、多功能测量：仪器采用高精度压力传感器，测量纸与纸板环压强度、边压强度、平压强度（瓦楞纸板）、剥离强度（瓦楞纸板），还可测量纸管芯的平压强度（60～5000N）；
2、高速返程：由于采用进口步进电机驱动，测量完成后压板可高速自动返回起始位置，提高工作效率；
3、压板间距设置：应用进口步进电机，使得压板间距可任意设定，无须采用限位开关，依靠按键即可设定压板间距；
4、热敏微打：采用日本进口热敏打印机芯，无须使用打印色带，免去更换色带及添加油墨之烦恼，大大降低了故障率，实现打印高速、低噪音；
5、中文输出显示：采用液晶显示模块，中文显示并提示操作步骤，显示测量及统计结果，友好的人机介面使得仪器操作简单方便；
6、多重保护：仪器采用了多重保护，既有限位保护，又有测量超量程保护，还有电机堵转过流保护等，使仪器操作更安全、稳定可靠。
7、全电脑包装容器压试验机为本公司最新设计研发而成的全电脑式操作之包装容器压缩试验机：
8、机台结构采用经高级烤漆处理之铝挤型封板内置高精度、低阻力、无间隙双滚珠螺杆及导向立柱，提高了载荷效率及结构刚性；
9、微机系统采用商用电脑作为主控制机，配合本公司专业测试软件，可完成所有试验参数设定、工作状态控制、数据采集及分析处理、结果显示及打印输出；
10、产品性能稳定可靠、测量精确度高、测试软件功能强大、操作简单易懂。
计算纸箱抗压强度
纸箱要求有一定的耐压强度，是因为包装商品后在贮运过程中堆码在最低层的纸箱受到上部纸箱的压力，为了不至于压塌，必须具有合适的抗压强度，纸箱的耐压强度用下列公式计算：
P=KW（n-1）
式中P－－－－纸箱耐压强度，N
W－－－－纸箱装货后重量，N
n－－－－堆码层数
K－－－－堆码安全系数
堆码层数n根据堆码高度H与单个纸箱高度h求出，n=H/h
堆码安全系数根据货物堆码的层数来确定，国标规定：
贮存期小于30d取K=1.6
贮存期30d-100d取K=1.65
贮存期大于100d取K=2.0
操作注意事项
● 电源
关于本设备的电源，请注意以下事项。
※ 原则上配电方式采用三相380V电源。
※ 关于电源及电源工程，请与电气工程人员或有同等知识的人士商量。
● 电源线
请务必使用随设备提供的电源线。发现电源线和电源插头有异常情况时，请与本公司联系。同我公司服务人员进行更换或指导更换。
● 保险丝
为了防止火灾和内部电路的破损等，请不要用规定以外的保险丝。更换保险丝时，请使用与原设备相同型号和形状的保险丝。
●特别警告：警告应注意所执行的应用、或条件均具有很高的危险性，可能导致人员受伤或甚至死亡。
为了防止意外伤害或死亡发生，在搬移和使用设备时，请务必先观察清楚，然后再进行动作。
伺服系统软件功能特点
1.测试标准模块化功能:
(1)提供使用者设定所需应用的测试设定，范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标
准规范。
2.试品资料:
(1)提供使用者设定所有试品数据，一次输入,永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试
数据性。
3.双报表编辑:
(1)完全开放式使用者编辑报表，供测试者选择喜好的报表格式（测试程序新增内建EXCEL报表功能扩展了以往单一专业报表的格局）.
5.各种单位可相互转换：
（1）各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式，力量单位T、Kg、N、KN、g、lb，
长度单位mm、cm、inch。
6.图形曲线多样化：
（1）尺度自动最佳化(Auto Scale)，可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。
（2）可显示曲线图：应力-时间曲线，应变-时间曲线，强度-时间曲线，力-变形曲线，应力-应变曲线等，以及多曲线对比。
7.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
8.测试结束可自动存档、手动存档，测试完毕自动求算最大力量、抗压强度、最大值、最小值、平均值等等。备份：测试数据可保存在任意硬盘分区。
9．多种语言随机切换：
(1)简体中文、繁体中文、英文。
10.软件具有历史测试数据演示功能。
纸箱抗压试验机打印机操作说明
1.在线离线方式：
1.1 在线指示灯亮时为在线方式，BUSY信号线为低电平，打印机可以接收来自主机的数据。
1.2 在线指示灯灭时为离开线方式，BUSY信号线为高电平，打印机不再接收来自主机的数据。上电或退出自检测方式后，打印机进入在线方式，在线指示灯亮，按下SEL键，指示灯灭，进入离线工作方式，再次按下键，又重新进入在线方式。
SEL键的另一个功能是在打印过程中实现暂信停。如果在打印过程中按下SEL键，松手后打印机在
打印完当前一行字符后，会暂停下来，这时可心进入走纸方式。再按下SEL键，松手后，打印机又纽继续打印。
2.走纸方式
指示灯灭时，如需要走纸按下LF松手后，打印机将空走走纸，再次按下LF键，松手后，打印机停止走纸。这时可心按下SEL键，打印机又回到在线方式 ，另在打印机走纸过程中按SEL键，打印机可直接进入在线方式。
3、打印浓度选择方式指示灯亮时，按住SEL键持续约4秒后指示要由灭变浅亮不松手，按一下LF键打印机列印一行浓度测试行。连续按LF键，打印机将循环打印出四种浓度不同的打印测试行，用户可根据自己的需要进行选择，当松开SEL键后，当前打印的测试行，即为以后打印机的效果。
注：改变当前打印效果可通过面板按钮，也可由用户通过ESCL命令来改变。
4、打印机复元元方式
打印机在线时，可能过打印机复位元元方式 ，清除打印机已接收的命令。
复位后打印机：1.清除打印缓冲区 2.选择字无元集1 3.字符及汉字无放大 4.禁止上划线、下划线、侧划线及反白打印 5.打印反向字符，打印方向：自右向左 6.字间距为0，而长为40，装订长为0。
复位操作过程：打印机在线时，指示灯亮；按一下SEL键，指示灯灭；按下LF键不松手，跟着马上按下SEL按键，两键都松手，指示灯亮，复位成功。