标题：高级电脑心肺复苏模拟人
产品简介
系统的主要功能是提供心肺复苏(CPR)的操作流程练习和考核，遵循美国心脏协会2010指南，其系统核心模块由应用软件、全身人体模型组成，为社会心肺复苏培训机构的师资培训及学院普及培训与医学院校、医疗卫生系统培训使用的新一代产品。方便管理层对学院信息个管理，提供了使用、有效、数据详实的教学培训工具。
  上海益联心肺复苏模拟人
系统功能：该款模拟人在培训时间内可以利用现有的资源办公电脑进行软件安装即可进行培训。培训结束后，退出软件光盘即可用于其它日常办公用途。
生命特征模拟：瞳孔及颈动脉的变化。气道开放。
CPR心肺复苏：根据2010国际心肺复苏指南标准设计，可进行人工呼吸和心外按压，全程中文语音指示。标准的气道开放，实时操作曲线显示，对正确和错误的操作语言提示，统计数据打印成绩，可选择训练和考核方式。
学院管理：操作统计报告记录及回放，练习及考核。
国际心肺复苏最新标准
2011年11月美国心脏学会（AHA）和国际心肺复苏联合正式公布了2010年国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准（以下简称2010国际心肺复苏指南）。
在2010国际心肺复苏指南中，基础生命支持（BLS）得到进一步的重视，特别强调了有效不间断胸外按压的意义。该标准按压通气比值、按压通气循环周期、按压通气参数等CPR核心技术都作了重大修订，并提倡ADE的普及使用。（具体修改内容如下2010年最新国际心肺复苏标准比例表）。
2010国际心肺复苏指南，突出强调高质量的胸外按压，保证胸外按压的频率和深度，最大限度减少中断，避免过度通气，保证胸廊完全回弹。本公司在这一时机率先发出符合2010国际心肺复苏指南第七代（BLS）系列最新标准技能训练与考核模拟人与ACLS系列技能训练教学系统。
2010年国际心肺舒服（CPR）指南的最新标准比例表：
成人
1~8岁儿童
婴儿
开放气道
仰头举颏法
仰头举颏法
仰头举颏法
人工呼吸
2次有效呼吸(每次持续1秒钟以上)
2次有效呼吸（每次持续1秒钟以上）
2次有效呼吸（每次持续1秒钟以上）
呼吸频率
10-12次/分钟（约5~6秒钟吹一次）
10-12次/分钟（约3~5秒钟吹一次）
10-12次/分钟（约3~5秒钟吹一次）
检查循环
劲动脉
头动脉
肱动脉
按压位置
胸部胸骨下切迹(胸口剑突处）上两指胸骨正中部位或胸部正中乳头连接线水平
乳头连线下一横指
按压方式
两只手掌根重叠
一只手掌根重叠/一只手掌根
2指（以环线胸部双手的拇指，二人法）
按压深度
至少5cm
至少3cm
至少2cm
按压频率
至少100次/分
至少100次/分
至少100次/分
按压通气比
30:2（单人或双人）
30:2/单人或15:2/双人
30:2/单人或15:2/双人
潮气量
500ml~600ml
每公斤/8ml（约150ml~200ml）
30ml~50ml
CPR周期
按压30次，在有效吹气2次，五个循环周期CPR
AED
有AED设备条件情况下，请先使用AED除颤一次，然后进行5个周期CPR。
不推荐使用
第七代系列心肺复苏模拟人与训练教学系统
国家卫生部、中华医学会、中国医师协会、中国红十字总会指定推荐使用产品
  心肺复苏，国际用语：Cardiopulmonary Resuscitation.简称：CPR。骤停（如心脏疾病、心肌梗塞、触电、溺水、中毒、矿难高空作业、交通事故、旅游意外、自然灾害、意外事故等所造成的心脏骤停），而现场第一目击者采取呼救、心肺复苏术等紧急救助措施。在采取现场心肺复苏术C-A-B三大步骤：即C—人工循环（胸外按压）、A—气道开放、B—人工呼吸，有条件可采取D—自动体外除颤。而现场抢救人员，必须要规范标准进行心肺复苏术C、A、B、D步骤抢救，才能使病人生命在最短的时间内获救。因此，医疗卫生医务工作者及广大群众必须要学会心肺复苏技术，学会这门技术，必须要简历师资培训与有相应的配套器材，本公司为您提供仿真人心肺复苏术训练模型。
心肺复苏模拟人认识
心肺复苏，国际代称CPR，既是专业的急救医学，也是现代救护的核心内容，是最重要的急救知识技能，他是在生命垂危时采取的行之有效的急救措施。在日常生活中，健康人由于心脏骤停（如触电、溺水、中毒、高空作业、交通事故、旅游意外、心肌梗塞、自然灾害、意外事故定能所造成的心脏骤停），而必须采取胸外按压、气道开放、人工口鼻呼吸、体外除颤等抢救过程，使病人在最短时间内得到救护。在抢救过程中气道是否放开、胸外按压位置、按压强度是否正确、人工呼吸吹入潮气量是否足够、规范动作是否正确等，是抢救病人是否成功的关键。心肺复苏，就是针对骤停的心跳和呼吸采取的“救命技术”。公众学习的心肺复苏，即是基础生命支持技术，因此是每一个人必须要掌握的心肺复苏技术。
关于模拟人特点
高级电脑心肺复苏模拟人，是根据《美国心脏学会（AHA）2010国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECFC）指南标准》的要求而开发用于提高受训者在发生灾害、意外事故时应急能力的最新急救培训模型。功能特点为：模拟标准气道开放：人工手位胸外按压时：数码计数显示；语言提示：按压与人工呼吸比：30:2（单人或双人）操作周期：先有效胸外按压30次，在有效2次人工吹气，30:2五个循环周期CPR操作。操作频率：最新国际标准：指示100次/分。操作方式：训练操作；普及考核；专业考核。操作时间：以秒为单位计时。语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定，或关闭语言提示设定。成绩打印：热敏打印，两种模式打印出短条成绩单和长条成绩单。检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。材料特点：头发、面部皮肤、颈皮肤、胸皮肤采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，头发、面部皮肤、颈皮肤、胸皮肤可自由更换。
模拟人操作使用说明
（一）心肺复苏模拟人安装过程：
先将模拟人从皮箱内取出，把模拟人平躺仰卧在操作平台上，另将电脑显示器连接电源线，外接电源线从皮箱内取出，在与人体进行连接，将电脑显示器与220V电源接好，即完成连线过程。
（二）操作前功能设定及使用方法：
完成连线过程后，打开电脑显示器后面的电源开关，此时显示器响起语音提示：“欢迎使用本公司产品，请选择工作方式”。本产品有三种工作方式：
①训练：用户可以随意的进行人工呼吸和胸外按压操作，以熟练其技术。
②普及：更具最新标准设定的考核模式，但对操作时间上的要求比专业模式宽，适合非专业救护人员。
③专业：根据最新标准设定的考核模式，适合专业救护人员。
选择好工作方式后，又有语音提示：“请选择工作时间”，“训练”工作方式的开机时间为120秒，用户可根据自身情况任意设定。“普及”工作方式的开机时间为150秒，用户也可修改考核时间。“专业”工作方式的开机时间为120秒，用户也可修改考核时间。提示：根据最新标准要求，专业人员的操作时间一般为120秒。时间设定后，语音提示：“请按启动按钮”。这时操作时间以倒计时的方式开始计时即可进行操作。
其他按键功能：  心肺复苏模拟人部件
①复位键功能：既选定工作方式，按程序操作，操作不成功或其他原因需要重新操作，请按一下复位键重新按先前设定好的方式操作。
②打印件功能：当训练或考核操作时间结束后，即可进行成绩打印。按压、吹气正确错误次数，所需操作时间等功能打印，以供考试成绩评定及存档。在操作前，先检查打印出口，打印纸是否露出打印口，如没有，可按打印键，可将打印纸露出打印口，以便操作结束后顺利进行成绩打印。更换打印纸，可打开翻盖，取出打印机，更换打印纸。
（三）操作过程中，必须要掌握规范动作及注意事项：
1、胸外按压功能提示：首先找准胸部正确位置：胸骨下切向上两指胸骨正中部（胸口剑突向上两指处）为正确按压区，双手交叉叠在一起，手臂垂直于模拟人胸部按压区，进行胸外按压。若按压位置正确，按压强度正确（正确的按压深度至少5厘米），人体按压条码等的绿灯发光管（正确区域）显示，正确按压数码计数1次，若按压位置错误，将有语音提示：“按压位置错误”。若按压位置正确而按压强度错误，人体按压条码灯的黄灯发光管（不足）或红灯发光管（过大）显示，将有语音提示“按压不足”或“按压过大”等，按压错误数码计数1次，需纠正错误，在操作。
2、气道开放：将模拟人平躺，操作人一只手捏住模拟人的鼻子，另一只手从后劲或下巴将头托起往后仰70~90度，形成气道开放，便于人工呼吸。
3、人工呼吸功能提示：在进行口对口人工呼吸时，当操作者吹入的潮气量达到500/600~1000毫升，人体吹气条码等的绿灯发光管（正确区域）显示，吹气正确数码计数1次。当操作者吹入的潮气量小于500或大于1000毫升，人体吹气条码灯的黄灯发光管（不足）或红灯发光管（过大）显示，吹气错误数码计数1次，并有语音提示：“吹气不足”或“吹气过大”等，需纠正错误后，在操作。
（四）操作方式：（特别提示：根据最新国际抢救修订标准，全面推行单人心肺复苏抢救标准步骤，按压频率采取100次/分。）
1、训练练习：此项操作是让学员熟练掌握操作基本要领及各项步骤。当功能设定好，学员就可以进行人工呼吸或胸外按压。操作正确错误有各类功能数码显示及语音提示。当设定的时间走完，即可打印成绩。以备评定及存档。
2、普及：针对非专业人员设定的考核标准。学员在经过训练操作，能熟练掌握了急救操作的基础上进行考试。学员必须按考试标准程序进行。首先，正确胸外按压30次（不包括错误按压次数）。然后，进行模拟人气道打开，并进行口对口人工呼吸正确吹气2次。要求在考核设定的时间内，连续操作完成30:2的5个循环。最后正确按压次数显示为150次，正确吹气次数显示为10次。即可成功完成考核。若不能在设定的时间内，完成上述操作，则急救失败，需重新考核。当成功完成考核后，将有语音提示：“急救成功”，并伴有音乐响起，劲动脉连续搏动，瞳孔由原来的散大自动恢复正常。此时模拟人已被救活，即可按打印键打印操作成绩单，以供考核成绩评定及存档用。
3、专业：针对专业人员设定的考核标准。学员在经过训练操作，能熟练掌握了急救操作的基础上进行考试。学员必须按考试标准程序进行。首先，进行正确胸外按压30次（不包括错误按压次数），然后进行模拟人气道开放，并口对口人工呼吸正确吹气2次。按国际标准按压吹气比30:2，要求在考核设定的时间内，连续操作完成30:2的5个循环。最后正确按压次数显示为150次，则急救失败，需重新考核。当成功完成考核后，将有语音提示：“急救成功”，并伴有音乐响起，颈动脉连续搏动，瞳孔由原来的散大自动恢复正常。此时模拟人已被救活，即可按打印键打印成绩单，以供考核评定及存档用。
模拟人使用步骤
步骤①先把模拟人放平然后进行单人正确胸外按压30次（显示器上显示按压显示为30）
步骤②头往后仰70~90度，形成气道开放，正确人工吹气2次（显示器上正确吹气显示为2）
步骤③连续进行正确胸外按压30次，正确人工呼吸2次（即30:2）的五个循环（包括步骤①、②的一个循环在内）
步骤④最后显示器上正确按压显示为150，正确吹气显示为10.即告单人操作按程序操作成功，随之有语言提示：“操作结束”，自动奏响音乐，颈动脉连续搏动，心脏自动发出恢复跳动声音，瞳孔由原来的散大自动缩小，说明人被救活。
[1]
益联心肺复苏模拟人(17张)
模拟人常见问题
现象一：开机后，设备不能启动或语音提示请检查模拟人连接
[检查一]：检查电源指示灯是否亮
[检查二]：检查模拟人连接线是否与主机连接
[检查三]：检查电源线插头是否插紧或脱落
[检查四]：检查语言旋钮开关是否打开
[检查五]：检查保险管是否熔断
现象二：人工吹气后，电子控制器显示异常或语音提示异常
[检查一]：检查模拟人气道是否打开
[检查二]：检查人工吹气方法是否正确
[检查三]：检查进气管是否脱落（取下脸皮后，即可在下颌处看见白色进气管）
[检查四]：检查肺气袋是否漏气（取下胸皮后，可在按压板下看见白色肺气袋）
现象三：人工按压后，电子控制器显示异常或语音提示异常
[检查一]：检查按压板连接线或传感器连接线是否断裂
[检查二]：检查传感器内按压拉伸弹簧是否断裂
[检查三]：检查传感器内是否有灰尘
[检查四]：检查按压位置是否正确
[检查五]：检查按压轻度是否正确
[检查六]：检查按压频率是否按频率要求
现象四：成绩报告单无法打印或打印异常
[检查一]：检查打印机指示灯是否亮
[检查二]：检查打印纸是否装反了（正常为光面朝上）
[检查三]：检查打印纸前端是否露出打印仓外，自检纸是否正常
[检查四]：打印纸是否用完或卡纸，如有请更换打印纸，打印纸光面朝上进行更换。排除故障后，重新启动。
现象五：按压语言提示不足
[检查]：打开胸部，卸下中间螺丝，将下面黑色传感器用手按压一下，查看有没有弹性，若有则是因为灰尘导致故障，请拆开黑色传感器，将里面的灰尘用刷子轻轻刷干净即可。
安装传感器时螺丝不能过紧或过松。排出故障后，重新启动。
现象六：按压没有显示
[检查]：打开胸部，卸下中间螺丝，将下面黑色传感器用手按压一下，查看有没有弹性，若没有则请拆开黑色传感器，更换弹簧即可。安装传感器时螺丝不能过紧或过松。排出故障后，重新启动
模拟人保养及注意事项
一、模拟人使用后进行消毒，如脸皮、口鼻、胸皮、呼吸管道、进气阀等可用清洁液擦洗、消毒。
二、气袋破裂需重新更换，可打开胸皮，将肺气袋上面的垫片与传感器吹气拉杆连接的钉帽取出，拿掉垫片，把肺气袋的连接螺母旋出，按样更换上新的肺气袋，按原样组装，恢复原样。
三、将模拟人与电脑显示器，安放在通风干燥处，千万不能放在潮湿和太阳暴晒的地方，以防影响使用寿命。
四、口对口人工呼吸时，必须垫上消毒面纱布面巾，一人一片，以防交叉感染。
五、操作时双手应清洁，女性请擦出口红及唇膏，以防脏污面皮及胸皮，更不允许用圆珠笔或其他颜色笔涂画，
六、按压操作时，一定按工作频率节奏按压，不能乱按一阵，以免程序出现紊乱，如出现程序紊乱，立即关掉电脑显示器总电脑开关，重新启动，以免影响电脑显示器使用寿命。