标题：三相继电保护测试仪
产品简介
别称三相继电保护测试仪又称为微机继保仪、继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪、三相继电保护测试仪、继电保护测试仪、微电脑继电保护测试仪。英文简称Three-phase Relay Protection Tester。
三相继电保护测试仪是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器，以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成，体积笨重，精度不高，已不能满足现代继电保护测试仪的校验工作。继电保护测试仪随着科学技术的不断发展，继电保护测试仪已广泛运用于线路保护，主变差动保护，励磁控制等各个领域。
三相继电保护微机型测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展，应用最新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。三相继电保护测试仪，它在参照了原电力部颁发的《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上，广泛听取上海日行电气有限公司意见，认真总结前几代产品的开发、生产经验，并采用现代最新数字技术、高精密电子器件、微机系统及新线路、新结构研制而出。可独立完成微机保护、继电保护、励磁、计量、故障录波等专业领域内的装置测试，广泛应用于电力、石化、冶金、铁路、航空、军事等行业的科研、生产和电气试验现场。
微机继电保护测试仪器分为主回路和辅回路两个回路，主回路采用大旋钮调节，辅回路采用小旋钮调节，主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量，并且每切换一种输出的同时，仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出，测量可外附万用表测量
技术参数
1、交流电压输出：0～250V连续可调，最大输出容量1000VA
2、交流电流输出：0～20A、0～100A连续可调 0～20A时，开路电压5V 0～100A时，开路电压10V
3、直流电压输出：0～300V连续可调，最大3A
4、直流电流输出：0～200mA、0～5A连续可调 0～200mA时，开路电压48V0～5A时，开路电压24V
5、数字毫秒表： 最大量程：100秒 分辨率：0.001秒 精度：0.01%2个字
6、整机测量精度：0.5级
7、体积：420×310×1608、重量：16kg
仪器特点
1、 嵌入式主机，配备超大规模可编程逻辑器件（CPLD）
主机采用高速高性能嵌入式微机系统配备CPLD，响应速度快，传输频带宽，对基波可产生每周波500点的高密度拟合正弦波，输出波形光滑，无谐波分量。由于输出点数多，且通过精确的滤波电路，波形的失真度极小，在谐波输出时，即使对 9次谐波、450Hz也可以达到每周波55点的高密度。而软件具有非常强的人机对话及在线帮助功能，可对任意试验参量实施控制。
2、 单机12路D/A同时输出
采用16位高精度DAC芯片，确保拟合波形精度高，线性度好。可同时输出12路模拟信号，满足变压器保护、备用电源自投等全方位测试。
3、 高精度线性功放，同时输出6相电压及6相电流
精心设计的电压、电流放大器实现交/直流共享，输出级采用独有的高精度超线性放大技术。精度高，可靠性好，同时输出6相交流电压和6相交流电流，每相交流电压输出高达130V、70VA，交流电流全并输出高达180A。直流电压输出可达300V、130VA。
4、 大屏幕LCD，接口完整，主机一体化单机箱结构
本机采用640×480点阵8.0’’大屏幕高分辨率图形液晶显示屏，操作界面和试验结果是全中文显示，全部操作过程均在显示屏上设定，显示直观清晰。
装置可用自带键盘操作，亦提供外接键盘/鼠标口。还提供2个USB口、2个RS232口，可与外部计算机及其他设备通信。只需交流220V电源，开机即可工作。携带方便，非常适合流动试验及野外工作。
5、 辅助直流源(选配)
本机可选配独立的两组直流电源，一组110VDC/1.0A，另一组220VDC/0.6A，开机自动同时输出，可用作保护供电电源，无需通过软件设置和调整。
6、 智能型自我保
采用最新设计的散热结构，保证最好的通风状况。并可同时判断过流、过压、过载、短路、温度过高、数据异常等危及装置本身安全的现象，即便是操作错误也不致损坏装置。另外，当危险信号如外部电压通过端子进入测试仪时，装置告警指示灯变红，并自动切断功放。
7、 接点丰富、软件功能强大
本装置具有八路开关量输入（A B C R a b c r）和4路开关量输出。输入接点为空接点和0-250V电位接点兼容方式，可智能识别。装置由面板上的23个按键通过大屏幕液晶显示屏进行操作，所有界面均中文显示。能完成现场大多数试验的检定工作。
装置立卧式放置均可，可脱机操作，亦可外接PC机操作，测试结果能自动整理、记录成试验报告，以备查阅，亦可使用U盘直接保存且方便传送到外接PC机中编辑、打印等处理。软件升级简单快捷，直接通过U盘升级或外部PC机下传，无需改动任何硬件。
软件辅助计算功能强大，可自动计算正、负、零序电压电流，一、二次侧有功、无功、功率因数。
6相电压及6相电流输出可进行备用电源自投切双组试验及变压器三相差动试验，接线非常简便。
仪器特性
1.微机继电保护测试仪满足现场所有试验要求。具有标准的四相电压，三相电流输出，电压125V/相，电流30A/相。三相并联可达90A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验，也可对现代各种微机保护进行各种试验，特别是对变压器差功保护和备自投装置，试验更加方便和完美。 
2.各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997 《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。 
4.国内同行业首先采用进口拉丝不锈钢面板，不锈钢键盘，同时采用触摸式鼠标，克服了轨迹球鼠标操作不灵活、容易损坏的缺点，并选用8.4寸,分辨率为800*600的TFT真彩显示屏,使得单机整体操作方便自如,经久耐用. 
5.主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每用2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度. 
6.微机继电保护测试仪电流、电压采用高性能线性放大器直接耦合输出方式，使电流，电压源可直接输出交流和直流波形，并可通过软件计算输出各种如方波、各次谐波叠加的组合波形，故障暂态波形等，可以较好地模拟各种短路故障时的电流，电压特征。功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件做功率输出级，结合精心合理设计的散热结构，具有足够大的功率冗余和热容量，功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护，电流回路允许开路，不会损坏装置。
性能指标
1、10个通道同时输出，即同时输出不同频率、相位的三路电压及三路电流、一路3U0，电压0-120V，电流0-40A/三相。
2、微机继电保护测试仪采用8.4寸TFT（800*600）真彩液晶显示屏，可依据现场采光环境设置界面颜色，提供直观图象显示，便于观测。
3、下位机采用精简稳定的Windows ce嵌入式操作系统，Windows界面操作风格，应用程序简小，运行速度快，系统稳定，界面风格友好快捷。
4.微机继电保护测试仪率先在业界采用快捷键方式操作实验，全一体化设计，主机内置鼠标，键盘，也可外接鼠标跟键盘，更加方便用户的使用习惯．
5、采用最新美国TI公司的DSP及大规模可编程器件FPGA，1448点波形模拟，使测试仪具备更佳瞬态响应，及更良好的幅频特性，并是国内独家使用16位串口DA，进一步提高输出精度
6、可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动，同期微机继电保护测试仪的继电器等分别以手动或自动方式进行测试，可以模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验及保护装置的整组实验，可测试高压线路保护（单、双端测试）、自动重合闸、中间继电器、同步继电器、过激磁保护、反时限正负序过流保护、定时限正负序过流保护、复压闭锁过流保护、频率及低周减载保护、逆功率保护、失步保护、定予接地保护、负序零序及相间功率保护、故障回放。具备GPS触发功能。
仪器用途
1．二次调度中所有单个元件的测试(电流、电压、时间、差动、平衡、负序、距 离、功率方向、反时限、频率、同期、重合闸等继电器)。
2．整组传动，能摸拟各种简单或复杂的瞬时性，永久性，转换性故障，可在基 波上叠加暂态直流分量。
3．能随意叠加各次谐波，叠加初始角及含量在线可控。
4. 可分相输出不同频率交流量、交直流两用。
5. 专用低周单元,可方便测试微机低周低压减载保护。
6．各种保护时间特性的自动扫描。功率及阻抗保护特性曲线的扫描。
7．微机主变保护差动比例及谐波制动特性的自动测试。
8．整组距离、零序、过流保护自动测试。
9．用户可编程测试单元，以满足特殊试验用途，例备自投装置的测试。
10．电机失磁失步、反激磁、逆功率及同期等各种保护的测试。
引用标准
中华人民共和国电力行业标准DL/T 624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》。
试验注意事项
1. 测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统，请勿过于频繁地开关主机电源。
2. 装置面板或背板装有USB插口，允许热拨插USB口设备（如U盘等），但注意拨插时一定要在数据传输结束后进行。
3. 装置配有专用自还原CF卡，避免因为非法关机，删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标等导致的操作系统损坏。如确需在本机内存放数据，请将数据存在D盘。使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒，也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。
4. 外接键盘或鼠标时，请勿插错端口，否则Windows操作系统不能正常启动。
5. 请勿在输出状态直接关闭电源，以免因关闭时输出错误以致保护误动作。
6. 开入量兼容空接点和电位（0～250VDC），使用带电接点时，接点电位高端（正极）应接入公共端子COM端。
7. 使用本仪器时，请勿堵住或封闭机身的通风口，一般将仪器站 立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。
8. 禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插 孔。否则，测试仪将被损坏。
9. 如果现场干扰较强或安全要求较高，试验之前，请将电源线（3芯）的接地端可靠接地或装置接地孔接地。
10. 如果在使用过程中出现界面数据出错或设备无法连接等问题， 可以这样解决：向下触按复位按钮键，使DSP复位；或退出运行程序回到主菜单，重新运行程序，则界面所有数据均恢复至默认值。
仪器技术参数
主要技术参数：
项 目 
技术参数 
 电压源 
最大输出电压 
6×125V
最大输出功率 
6×80VA
 分辨率 
1mV
 精度 
≤0.2(5V-110V),≤0.5(<5V或>110V) 
 谐波失真 
≤0.1% 
 其它 
各相输出幅值、频率、相位独立可调，并可以作为直流电压输出，短路自动保护。 
 电流源 
最大输出电流 
6×30A或1×180A 
最大输出功率 
6×350VA或1×1600VA
 分辨率 
1mA
 精度 
≤0.2(1A-30A),≤0.5(0.2A-1A) 
 谐波失真 
≤0.1% 
 其它 
各相输出幅值、频率、相位独立可调，并可以作为直流电流输出，过载自动保护。 
 相位 
范围 
-360°——+360° 
精度 
0.1° 
 频率 
范围 
0-1000Hz
分辨率 
50μHz
 漂移 
5ppm
 开关量输入 
输入端口数量 
8对 
响应时间 
100μs
 计时范围 
1ms-999,999.999s
 输入方式 
空接点（ON<5KΩ,OFF>10KΩ）或带电位， 
耐压250VDC 
 其它 
防抖动时间可设置 
 开关量输出 
输出端口数量 
4对 
输出方式 
空接点，耐压250VDC，容量250VA 
 GPS触发器 
脉冲精度 
误差<1uS 
同步性 
<100uS
 触发模式 
内置GPS触发器或外接触发器 
 尺寸 
440mm×180mm×330mm（宽×高×深）
 重量 
16Kg 
 供电电源 
单相220VAC(±15%)，频率50/60Hz，功率2.5KW/15A 
 1、交流电流源:
相电流输出（有效值）： 0--30A/相，精度0.2%
三相并联输出(有效值)： 0--90A/三相同相位并联输出
相电流长时间允许工作值(有效值)： 10A
每相最大输出功率 ：420VA
三相并联电流最大输出功率 ：900VA
三并电流最大输出允许工作时间 ：10s
频率范围： 0--1000Hz 精度：0.001Hz
谐波次数： 2--20次 相位：0--360° 精度：0.1°
2、直流电流源:
电流输出： 0--±30A/相 ：精度 0.2%
3、交流电压源:
相电压输出（有效值）： 0--125V/相 精度：0.2%
线电压输出（有效值）： 0--250V
相电压/线电压输出功率 ： 75VA/100VA
频率范围： 0--1000Hz 精度：0.001Hz
谐波次数： 2--20次 相位：0--360° 精度：0.1°