标题：岛津液相色谱仪
岛津概述
岛津制作所（俗称岛津公司），英文简称：shimadzu，中文可理解为：是妈的猪。第一代创始人岛津源藏（1839-1894） 
   岛津
1839年诞生在京都市内，其父亲岛津清兵卫以制作佛龛器具为营生。岛津源藏在1875年树立了科学兴国的理想，脱离家业，在京都市内的木屋町二条兴办了教学用理化学器械的制造业。1875年第一代岛津源藏在京都木屋町二条南，创建基业，开始了教学用理化学器械的制造。1917年公司改为股份有限公司，成立蓄电池生产的独立公司，开始了材料试验机的制造。1930年第二代岛津源藏作为日本10大发明家之一享受皇宫赐膳之荣誉。1980年成立（财）岛津科学技术振兴财团。 
岛津制作所自1875年创业以来，始终继承创始人岛津源藏的创业宗旨“以科学技术向社会做贡献”，并以此为公司宗旨，不断钻研领先时代、满足社会需求的科学技术，为社会开发生产具有高附加值的产品。早在50年代岛津公司就先后研制出光电式分光光度计、气相色谱仪、X射线分析仪等仪器。特别是在分析测试仪器、医疗仪器、航空产业机械等领域，以光技术、 X 射线技术、图像处理技术这三大核心技术为基础不断推陈出新，满足更加广泛的市场需求，使岛津的高科技产品在全世界都享有很高的评价。如今，二十一世纪风云变幻，岛津又在生命科学、环境保护等领域里不断钻研新技术，开发新产品，为世界范围内的广大用户不断提供更多的具有划时代意义的产品。 
岛津制作所自1923年，在柏林开办办事处以来，岛津的科学技术不断向全世界开展，岛津在世界各地建有分公司与生产工厂，并设立了200多家代理商，构成了巨大的销售和服务网络。岛津公司现有雇员8510人，其中海外雇员2430人，分支机构60个，海外机构30余个。在“以科学技术向社会做贡献”的创业宗旨和实现“为了人类和地球的健康”这一愿望的经营理念的指导下，岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。岛津理念岛津公司对中国的销售策略：
一、低价市场倾销，占有市场量
二、高价售后服务，配件销售
三、严格控制市场价格，直接销售，把利润最大化控制在日本手里岛津主要液相色谱仪产品介绍一、LC10Atvp高效液相色谱仪
技术参数
输液泵 LC一10ATvp，LC一10ADvp 
检测器 SPD一10Avp(UV—VIS)、SPD—M10Avp(PDA) 
RF一10AXL(荧光)、RID一10A(示差折光)、CDD一10A(电导)  岛津高效液相色谱仪LC-10Avp[1]自动进样器 SIL一10ADvp(高性能一般分析)、SIL一10AP(制备、大量进样)、SIL—HT(高效率)、SIL—10AF(配带前处理功能) 
柱温箱 CTO一10ACvp、 CTO一10Avp、 CT0—10ASvp 
组合方式 高压．低压梯度洗脱．溶液切换等多种形式 
数据处理 CLASS—VP(工作站) 
数据处理机C—R7A／C—R8A 
泵型 LC-IOADvp微体积双柱塞 LC-IOATv串联双柱塞 
恒量输液 
流量设定范围 0.001-5ml／min[1.0-39.2MPa 5.001-9.999ml／min[1.0-19.6MPa] 
流量准确度 ±2%或±2ul/min(其中较大值)以内 
(O.01-5ml／min(LC-10ATvp)，0.1-5ml/min(LC-IOATvp)，1.0-39.2MPa,水、室温20℃时．低压梯度输液时除外．) 
流量精度 ±O.3%以内(RSD《0.1％) (0.I-5ml／min，1．0-39．2MPa，水、室温20℃时) 
恒压输液 
压力设定范围 1.0-39.2MPa[0.1MPa步距] 
力设定准确度 ±10％或I.OMPa(其中较大值)以内 
压力范围 高压、低压 
时间程序 流量、压力、事件．L00P（程序反复)。10文件．合计320段  岛津LC20A高效液相色谱仪[2]压力显示的准确度 ±2%或±0.5MPa(其中较大值)以内 
柱塞清洗 LC-IOADvp微体积双柱塞：连接自动清 洗器 可自动清洗(专利：N02639130)LC-IOATvp串联双柱塞：可连接注射器或清洗泵清洗 
尺寸，重量 W260 x H140 x D420mm，11kg 
使用温度范围 4—35℃ 
为使输液装置性能稳定，请使用脱气机 
技术规格： SPD-10Avp SPD-10AVvp 
光源： 10Avp:D2灯，10AVvp（D2灯、W灯） 
波长范围： 10Avp:190-600nm,10AVvp:190-900nm 
光谱带宽度： 8nm 
波长精度： ±lnm 
波长重视性1： ±0.lnm 
漂移： 2 x 10-4AU／h以下(室温一定) (10Avp： 250nm， 10AVvp：250nm,600nm，池内空气) 
噪声水平2： 土O．35 x 10-5AU以下(相当响应2sec)土O．5 x 10-5AU以下(相当响应Isec)(10Avp：250nm，10AVvp：250nm，600nm，池内空气)[ASTM测定：±O．25 x 10-5AU程序(时间常数2秒、250nm 池内空气)] 
响应： 相当于时间常数O.05，0.1，O.5，1.0．1.5．2.O，3.O，6.O．8.O，10.O秒的10段切换 
量程： 可用0．0001AUFS步距设定到0．001-2．56AUFS 
调零： 自动调零功能，基线功能 
池(光路长，容量耐压)：10mm．8μL．12Mpa(约120Kgf／cm2) (另有选配件制备池，半微量池．惰性池．调温池) 
双波长同时监视：10Avp：190-370nm或371-600nm 
10AVvp：190-370nm或371-700nm，701-900nm内任意双波长 
比率色谱： 输出设定的双波长比 
波长扫描功能： 可能．波长步距：1-5nm 5段设定(使用W灯时为2-5nm)．10nm／sec-5nm/sec，5阶段设定(按波长步距的设定) 
时间程序： 可用检测器本体或系统控制器任一种，波长(2波长)，自动调零，量程，标志指示，响应，波长扫描，事件．极性，ON／OFF，Loop(程序循环) 
极性转换： 能 
输出： 记录器输出：10mv端子 积分仪输出:5，1．2．4，1．25，2．5AU／V6段切换． 
双波长方式，ch1侧的色谱轴出． 
尺寸、重量： W260 x H140 x IM20mm，13kg 
使用环境温度范围： 4-35℃ 
1:单波长方式时通电源,表示波长变更时的重视性. 
2:双波长方式
主要特点
1 新一代的高可靠性与高效率LC—VP系列提高了硬件的可靠性和耐久性。为提高分析效率，增强了多样品连续分析能力和安全措施。 
2 灵活性与扩展性LC-VP系列由多种高性能单元组成。在各单元上增加新功能的同时，重视与旧机种的兼容性。因此，根据客户的需求(分析目的、预算、现有的模式)，可构成最适宜的系统。LC-VP系列具有灵活的扩展性，从半微量分析、常规分析到半制备、制备系统，一应俱全。在数据处理方面，可灵活地选用新一代的32bit工作站CLASS-VP6.1或操作简便的数据处理机。 
3 全面支持GLP／GMP提供IS09001质量管理中所要求的适应性证明、确认有效性操作指南等各种文件，以及系统检验、系统稳定性计算软件。LC—VP系列在各个单元上具备新的VP功能，实现了高效率日常有效性的检验。为用户提供综合性支持，从包括旧机种在内设备的定期检查，到提供有效的分析方法，并举办技术交流会及培训班。
仪器介绍
详细说明 
1 新一代的高可靠性与高效率LC—VP系列提高了硬件的可靠性和耐久性。为提高分析效率，增强了多样品连续分析能力和安全措施。 
2 灵活性与扩展性LC-VP系列由多种高性能单元组成。在各单元上增加新功能的同时，重视与旧机种的兼容性。因此，根据客户的需求(分析目的、预算、现有的模式)，可构成最适宜的系统。LC-VP系列具有灵活的扩展性，从半微量分析、常规分析到半制备、制备系统，一应俱全。在数据处理方面，可灵活地选用新一代的32bit工作站CLASS-VP6.1或操作简便的数据处理机。 
3 全面支持GLP／GMP提供IS09001质量管理中所要求的适应性证明、确认有效性操作指南等各种文件，以及系统检验、系统稳定性计算软件。LC—VP系列在各个单元上具备新的VP功能，实现了高效率日常有效性的检验。为用户提供综合性支持，从包括旧机种在内设备的定期检查，到提供有效的分析方法，并举办技术交流会及培训班。 
输液泵 LC一10ATvp，LC一10ADvp 
检测器 SPD一10Avp(UV—VIS)、SPD—M10Avp(PDA) 
RF一10AXL(荧光)、RID一10A(示差折光)、CDD一10A(电导) 
自动进样器 SIL一10ADvp(高性能一般分析)、SIL一10AP(制备、大量进样)、SIL—HT(高效率)、SIL—10AF(配带前处理功能) 
柱温箱 CTO一10ACvp、 CTO一10Avp、 CT0—10ASvp 
组合方式 高压．低压梯度洗脱．溶液切换等多种形式 
数据处理 CLASS—VP(工作站) 
数据处理机C—R7A／C—R8A 
泵型 LC-IOADvp微体积双柱塞 LC-IOATv串联双柱塞 
恒量输液  
流量设定范围 0.001-5ml／min[1.0-39.2MPa 5.001-9.999ml／min[1.0-19.6MPa] 
流量准确度 ±2%或±2ul/min(其中较大值)以内 
(O.01-5ml／min(LC-10ATvp)，0.1-5ml/min(LC-IOATvp)，1.0-39.2MPa,水、室温20℃时．低压梯度输液时除外．) 
流量精度 ±O.3%以内(RSD《0.1％) (0.I-5ml／min，1．0-39．2MPa，水、室温20℃时) 
恒压输液 
压力设定范围 1.0-39.2MPa[0.1MPa步距] 
力设定准确度 ±10％或I.OMPa(其中较大值)以内  
压力范围 高压、低压 
时间程序 流量、压力、事件．L00P（程序反复)。10文件．合计320段 
压力显示的准确度 ±2%或±0.5MPa(其中较大值)以内 
柱塞清洗 LC-IOADvp微体积双柱塞：连接自动清 洗器 可自动清洗(专利：N02639130)LC-IOATvp串联双柱塞：可连接注射器或清洗泵清洗 
尺寸，重量 W260 x H140 x D420mm，11kg 
使用温度范围 4—35℃ 
为使输液装置性能稳定，请使用脱气机 
技术规格： SPD-10Avp SPD-10AVvp  
光源： 10Avp:D2灯，10AVvp（D2灯、W灯） 
波长范围： 10Avp:190-600nm,10AVvp:190-900nm 
光谱带宽度： 8nm 
波长精度： ±lnm  
波长重视性1： ±0.lnm  
漂移： 2 x 10-4AU／h以下(室温一定) (10Avp： 250nm， 10AVvp：250nm,600nm，池内空气) 
噪声水平2： 土O．35 x 10-5AU以下(相当响应2sec)土O．5 x 10-5AU以下(相当响应Isec)(10Avp：250nm，10AVvp：250nm，600nm，池内空气)[ASTM测定：±O．25 x 10-5AU程序(时间常数2秒、250nm 池内空气)]  
响应： 相当于时间常数O.05，0.1，O.5，1.0．1.5．2.O，3.O，6.O．8.O，10.O秒的10段切换 
量程： 可用0．0001AUFS步距设定到0．001-2．56AUFS 
调零： 自动调零功能，基线功能  
池(光路长，容量耐压)：10mm．8μL．12Mpa(约120Kgf／cm2) (另有选配件制备池，半微量池．惰性池．调温池) 
双波长同时监视：10Avp：190-370nm或371-600nm 
10AVvp：190-370nm或371-700nm，701-900nm内任意双波长 
比率色谱： 输出设定的双波长比 
波长扫描功能： 可能．波长步距：1-5nm 5段设定(使用W灯时为2-5nm)．10nm／sec-5nm/sec，5阶段设定(按波长步距的设定)  
时间程序： 可用检测器本体或系统控制器任一种，波长(2波长)，自动调零，量程，标志指示，响应，波长扫描，事件．极性，ON／OFF，Loop(程序循环)  
极性转换： 能  
输出： 记录器输出：10mv端子 积分仪输出:5，1．2．4，1．25，2．5AU／V6段切换． 
双波长方式，ch1侧的色谱轴出． 
尺寸、重量： W260 x H140 x IM20mm，13kg 
使用环境温度范围： 4-35℃ 
1:单波长方式时通电源,表示波长变更时的重视性. 
2:双波长方式
二、LC20A原装液相色谱仪
岛津LC-20A液相色谱仪系列是岛津公司开发的目前世界上最稳定的液相色谱仪型号之一，输液单元 Prominence LC-20AD/20AT/20AB，配置灵活适合不同需求的客户，功能和稳定性更胜LC-10A、15C。
LC-20AD 
输液方式：并联双柱塞 
柱塞容量：10ul 
最大排液压力：40MPa 
流量设定范围：0.0001mL/min-10.0000mL/min 
流量准确度：1%或0.5ul /min其中较大值以内（0.01mL/min-2mL/min） 
流量精密度：0.3以下（RSD：0.1%以下）
LC-20AT 
输液方式：串联双柱塞 
柱塞容量：主泵头 47ul、副泵头23ul 
最大排液压力：40MPa 
流量设定范围：0.001mL/min-10.000mL/min 
流量准确度：2%或2uL/min其中较大值以内（0.01mL/min-5mL/min） 
流量精密度：0.3以下（RSD：0.1%以下）
LC-20AB 
输液方式：并联双柱塞（2式） 
柱塞容量：10uL 
最大排液压力：40MPa 
流量设定范围：0.0001mL/min-10.0000mL/min 
流量准确度：1%或0.5uL/min其中较大值以内（0.01mL/min-2mL/min） 
流量精密度：0.3以下（RSD：0.1%以下）
梯度系统
LC-20AB 
梯度方式：高压混合 
混合溶剂数：2液 
混合浓度准确度：0.5%以下
LC-20AD/20AT高压GE规格 
梯度方式：高压混合 
混合溶剂数：2液或3液 
混合浓度准确度：0.5%以下（LC-20AD），1%以下（LC-20AT）
LC-20AD/20AT低压GE规格 
梯度方式：低压混合 
混合溶剂数：最多4液 
混合浓度准确度：0.5%以下（LC-20AD），1%以下（LC-20AT）
紫外可见检测器 
Prominence SPD-20A/20AV UV-VIS检测器 
Prominence SPD-M20A PDA检测器
SPD-20A / SPD-20AV 
光源：SPD-20A D2灯、SPD-20AV D2灯、W灯 
二极管元件数：无 
波长范围：SPD-20A 190nm-700nm 、SPD-20AV 190nm-900nm 
谱带宽?缝隙宽：8nm 
波长准确度：1nm以下 
波长精密度：0.1nm以下 
噪声：±0.25×10-5AU（指定条件下） 
漂移：1×10-4AU/h（指定条件下） 
线性：2.5AU（ASTM规格） 
功能：190nm-370nm或371nm以上双波长检测，比例色谱图输出，波长扫描 
池：光路长：10mm，容量：12mL、耐压：12MPa
SPD-M20A 
光源：D2灯、W灯 
二极管元件数：512 
波长范围：190nm-800nm 
谱带宽?缝隙宽：1.2nm（高分辨方式） 8nm（高灵敏度方式） 
波长准确度：1nm以下 
波长精密度：0.1nm以下 
噪声：±0.3×10-5AU（指定条件下） 
漂移：0.5×10-3AU/h（指定条件下） 
线性：2.0AU（ASTM规格） 
功能：等高线输出，光谱检索，最大输出 
池：光路长：10mm，容量：10mL，耐压：12MPa
自动进样器 Prominence SIL-20A/20AC
进样方式：全量进样，进样量可变式 
进样量设定范围：0.1ul－100ul（标准），1ul -2.000mL（选购件） 
试样处理数： 
175（1mL试样瓶） 
105（1.5mL试样瓶） （ SIL-20AC 70（1.5mL试样瓶）） 
50（4mL试样瓶） 
192（96-孔MTP 2块） 
768（384-孔MTP 2块） 
在上述各规格外另可使用1.5mL试样瓶10个 
进样量准确度：1%以下 
进样量精密度：RSD：0.3%以下（10mL进样时指定条件下） 
交叉污染：0.005%以下（萘、洗必泰） 
反复进样次数：最大30/1试样 
针清洗：在进样前后任意设定 
试样冷却器： SIL-20A 无 SIL-20AC 模块冷却加热方式，兼除潮功能4℃-4