标题：Dynsico
Dynisco历史
美国Dynisco公司成立于1953年，是世界上第一家生产熔体压力传感器的公司，凭借五十多年的专业经验、以及先进的技术使其产品全球占有率达到50%以上，其产品主要应用于化纤、橡塑行业。同时也是世界上最大的压力传感器生产厂家之一。 美国Dynisco公司创始人李诗颖先生（中国），毕业于美国麻省理工大学土木系，美国国家工程院院士，在十九世纪五十年代和他的哥哥创建了Dynisco公司。
Dynisco介绍
压力和温度传感器，仪器和分析仪  Dynisco是一家全球领先的制造的熔体压力和温度传感器，仪器和分析仪。我们的熔体压力变送器和传感器提供精确和可重复的测量，是专为高温，并能承受的磨损和腐蚀环境中应用等塑料型材，石油服务，食品和医疗，注塑，吹塑和树脂的生产。
我们生产各种仪器包括可靠的，用户友好的指标，控制和信号调节器的压力和温度监测的应用。
此外，Dynisco聚合物检测设备包括在线与毛细管流变仪，熔体流动指数，摆锤冲击测试和其他聚合物实验室材料性能分析仪提供高度准确的，低成本的测试解决方案。
Dynisco还提供各种配件电缆校准，以及其他实验室设备包括精密实验室或小型造粒机。
Dynisco产品
PT460E、 PT462E、PT463EPT460E  Dynisco产品标准型 刚性杆 熔体压力传感器 
特性:  
★ 精度:高于±0.5% 
★ 输出:满量程3.33mV/V 
★ 内部80%校验 
★ 量程:从0-500psi到 0-30,000psi 
★ 良好的稳定性和重复性 
★ 通过CE认证 
PT462E 
标准型 带柔性管 熔体压力传感器 
特性:  
★ 具有柔性管,可使应变片外壳远离高温区 
★ 精度:高于±0.5% 
★ 输出:满量程3.33mV/V 
★ 内部80%校验 
★ 量程:从0-500psi到0-30,000psi 
★ 良好的稳定性和重复性 
★ 通过CE认证 
TPT463E 
标准型 带柔性管同点测温 熔体压力传感器 
特性:  
★ 装有J型热电耦,可以同点测量温度 内部80%校验 
★ 热电耦可以在现场拆卸和更换  量程 从0-500psi到0-30,000psi 
★ 具有柔性管,使应变片外壳远离高温区 良好的稳定性和重复性 
★ 精度:高于±0.5%  通过CE认证 
输出:满量程3.33mV/V 热电阻和其它类型热电耦可以选配
规格参数    
量程(psi) 0-500；0-750；0-1,000；0-1,500；0-3,000；0-5,000；0-7,500；0-10,000；0-15,000；
0-20,000；0-30,000 询：1580-080-173-7
精度: ±0.5%满量程
测量原理:惠斯通电桥
电桥电阻:输入>345Ω；输出350Ω±10% 
满量程输出:3.33mV/V±2%
零点平衡：±10%满量程
膜片最高温度:750'F(400℃)
熔体温度影响零点漂移:<25psi/100'F(45psi/100℃)
应变片外壳最高工作温度:250'F(121℃)
环境温度影响零点漂移:<±0.05%满量程/'F  Dynisco产品(±0.10%满量程/℃) 
灵敏度:<±0.02%满量程/'F
(± 0.04%满量程/℃)
重复精度: ±0.2%满量程
最大超压：小于满量程的2倍或35,000psi 
接触介质的材料:15-5PH不锈钢
加Armoloy涂层 
电源电压:建议10VDC,最大12VDC
内部切换校验(R-Cal):满量程80%±1% 
绝缘电阻:1,000 兆欧姆 (50Vdc)
安装转矩:500inch-lbs
订货举例:PT460E-5M-6PT4624/PT4625/PT4626带柔性管 熔体压力变送器 
特性:  询：15-8-0-08-01737 
★输出:4-20mA/0-5V/0-IOV  ★量程:从0-500psi到0-30,000psi ★抗干扰性强 
★直接输入到上位控制系统 ★具有柔性管,使应变片及变送部分远离高温区 ★良好的稳定性和重复性 
★精度: ±0.5% ★内部80%校验 
量程(psi) 0-500；0-750；0-1,000；0-1,500；0-3,000；
0-5,000；0-7,500；0-10,000；0-15,000；
0-20,000；0-30,000
精度:±0.5%满量程
重复精度: ±0.2%满量程  最大超压:小于满量程的2倍或35,000psi
接触介质的材料:15-5PH不锈钢
加Armoloy涂层
内部切换校验(R-Cal):满量程80%±1%
绝缘电阻:1,000兆Ω (50VDC)
膜片最高温度:750'F(400℃)
熔体温度影响零点漂移:<25psi/100'F
(45psi/100℃)
安装转矩:500inch-lbs
应变片外壳环境温度:-20±160'F(-29±71℃)
温度补偿范围:+30±160'F(-1±71℃)
环境温度影响零点漂移:<± 0.05%满量程/'F
(± 0.10%满量程/℃)
灵敏度:<±0.02%满量程/'F
(±0.04%满量程/℃)
订货举例：PT4624-10M-6/18TPT4634/TPT4635/TPT4636带柔性管同点测温 熔体压力变送器 
特性:  ★装有J型热电耦.可以同点测量温度 
★量程:从0-500psi到0-30,000psi 
★抗干扰性强 
★热电耦可以在现场拆卸和更换 
★具有柔性管，使应变片及变送部分远 
★良好的稳定性和重复性 
★输出:4-20mA/0-5V/0-10V 离高温区  
★通过CE认证 
★直接输入到上位控制系统 
★内部80%校验  
★热电阻和其它类型热电耦可以选配 
★精度: ±0.5%
量程(psi) 0-500；0-750；0-1,000；0-1,500；0-3,000；
0-5,000；0-7,500；0-10,000；0-15,000；
0-20,000；0-30,000
精度:±0.5%满量程
重复精度: ±0.2%满量程
最大超压:小于满量程的2倍或35,000psi
接触介质的材料:15-5PH不锈钢
加Armoloy涂层
内部切换校验(R-Cal):满量程80%±1%
绝缘电阻:1,000兆Ω (50VDC)
膜片最高温度:750'F(400℃)
熔体温度影响零点漂移:<25psi/100'F
(45psi/100℃)
安装转矩:500inch-lbs
应变片外壳环境温度:-20±160'F(-29±71℃)  温度补偿范围:+30±160'F(-1±71℃)
环境温度影响零点漂移:<± 0.05%满量程/'F
(± 0.10%满量程/℃)
灵敏度:<±0.02%满量程/'F
(±0.04%满量程/℃)
订货举例：TPT4634-5M-6/18Dynisco热电耦型号：TB422J  描述：Dynisco的TB422J型熔体热电耦适用于对挤压机料筒内流动的塑料熔体温度进行测量。在构造上，使用玻璃纤维作为绝热材料，经久耐用的不锈钢探头可与Dynisco的挤出压力传感器互换，便于安装。Dynisco的熔体热电耦在设计和制造上符合ISA规定的精度要求，满足美国国家标准技术研究所(NIST)的标准。　
特性:
★传感器延伸至加工过程，便于更好测量
★标准J型热电耦输出
★适用于标准压力传感器联接尺寸
★0至900°F的温度测量范围
★读数的1.0%或最大±2.2℃的精度
订货举例：TB422J-6/18-4-2-0Dynisco ATC770描述：ATC770压力过程控制器以它独有的自运算协调功能,仅用几分钟的控制器设置,就可以方便快捷的建立起对于如挤出过程的工业过程控制。ATC770兼容了众多输入信号,包括350欧姆的应变片,直流电压,直流电流。使它可以对多种操作过程进行控制。通过按键和跳线,就可以设定控制器的所有功能。它还具有强大的输出功能。 
特性:
★独有的自运算调协功能  ★3级控制器组态密码
★3个可编程独立报警
★双层5位数字显示(红/绿)和模拟棒图显示
★显示设定值,偏差,输出%,电机转速,高/低峰值
★自动迅速平稳地回归到设定值
★附选RS-485串行通讯,可在Modbus和Jbus之间选择
★防护等级:lP65/NEMA4X
规格参数   供电电源:100-240Vac,50/60Hz
电能消耗:12VA
工作温度:0-50℃
输入:通过跳线和按键选择应变片或线性输入
提供辅助电源:为2线或4线制变送器提供24VDC/1.5W电源
应变片输入:350欧姆,2-4mV/V；激励电压10Vdc±7%
线性输入:0-5Vdc.0-10Vdc,0-20mA,4-20mA均可
控制类型:具有积分预设和反向恢复结束的PID
控制输出:可在0-10Vdc,-10至10Vdc,0-5Vdc,0-20mA,4-
20mA之间选择
串行通讯接口RS-485(附选)
支持协议:Modbus和Jbus(选择)  远程设定值输入:0-20mA,4-20mA,0-10V
储存温度:-20℃到70℃
储存湿度:最大80%RH,无冷凝
输入阻抗:线性电流输入<10欧姆,线性电压输入>165千欧姆
输入信号:-25到125%满量程
采样时间:50ms
切换校验:带/不带并联电阻(40%-100%)数字输入复位:可以通过编程实现下列功能
a.报警复位 b.峰值复位 c.报警和峰值复位
中继输出:可在0-10Vdc,-10至10Vdc,O-5Vdc,0-20mA,4-
20mA之间选择。比例放大和缩小限制(正向或反向作用)
4个光电隔离数字量输入