标题：UL锐利边缘测试器
﻿名词解释
A.中文名称：UL锐利边缘测试器 　　
B.英文名称：UL sharp edge tester
标准参考
适用范围这些要求包含一个测试程序，此程序是用来决定器具和设备上可触及到的位置是否存在危害到使用者安全的锐利性边缘。2004年6月1日已删除此项内容。
测量单位括号以外的数值是要求，而括号之内的数值是解释或大致信息。
参考资料凡出现在此标准要求的任何最新的规定或标准参考，都应认为是那规定或标准的最新版本。
概述在一台器具或设备上的边缘位置，例如开口、边框、防护装置、旋钮、把手或类似物，都应平滑，以使当正常使用或使用者维护时接触到而不会割手。
例外：有一种锐利边缘必须要露出而使产品的功能得到运用，那就不需符合4.1规定的要求
仪器设备包括以下测试设备：利边测试仪– 仪器包含有一个带枢轴的把手，固定在把手上的恒张力弹簧用于固定枢轴。枢轴测试头是一个圆铁，外直径为12.7mm，位于可调节枢轴的末端。枢轴测试头包着三层胶带，其中最外两层作为感测带；而最内层作为指示带，要不然这些胶带加一个可拆卸的测试头套，长15.9mm，测试头套放置于12.7mm的铁测试头上。详见图5.1或5.2。指示带（最内层）- 宽19.1mm，背胶、单胶涂层、聚氯乙烯绝缘带、黑色，表格5.1规定的胶带性能。2号感测带（中间层）- 宽19.1mm，双胶涂层、聚氯乙烯绝缘带、白色，表格5.1规定的胶带性能。1号感测带（最外层）- 宽19.1mm，单胶涂层四氟乙烯胶带-天然色，表格5.1规定的胶带性能。四氟乙烯背膜是从一卷材料中被切成一薄层。校正设备– 一个重量，能施加1-1/2 lbf（6.7N）的力和一条绳子的长度。
3M公司类型4516或任何其它有表格5.1中列出的性能的胶带符合要求规定。
3M公司类型4432或任何其它有表格5.1中列出的性能的胶带符合要求规定
圣戈班公司#2045-3或任何其它有表格5.1中列出的性能的胶带符合要求规定。
ASTM D 412-98a(2002)e1的标题是“硫化橡胶和热塑性弹性体张力标准试验方法”。 
ASTM D1000-99的标题是“电工和电子设备用压敏粘接涂覆带的试验方法”。 ASTM D 1056-00的标题是“海绵或膨胀橡胶的标准规范”。
ASTM D 1667-97的标题是“氯乙烯聚合体和氯乙烯共聚物的标准规范”
测试仪的校准当枢轴在制动杆之间的时候，利边测试仪应被校准，以使测试头的中间显示为6.7N。枢轴的长度可以校准为目的进行调节。详见图6.1《典型校准程序》。
例外：对于特殊评定的，当在成品标准里规定时，可能要调节到一个不同的力值。
用来把转动式枢轴固定在主鼓的可调节螺丝松开。把手稳固在一个水平位置，校准砝码被系在测试头的中间。调节在主鼓内的枢轴长度，以使加权枢轴和系着的校准砝码保持在一个水平位置。可调节螺丝被旋紧，将转动式枢轴锁定在主鼓内。再次检查校准，并将砝码移除。 测试仪的测试头曲面应包着三层胶带，顺序为下列所示：第一层（内层）- 指示带，黑色聚氯乙烯绝缘带，如5.1（b）规定。第二层（中间层）- 2号感测带，白色聚氯乙烯绝缘带，如5.1（c）规定。第三层（外层）- 1号感测带，四氟乙烯胶带，如5.1（d）规定。每层胶带都应沿着测试头的圆周包裹大约180度，以防止胶带拉伸。当胶带置于在测试头上时，胶带没有被拉伸。详见图7.1。利边测试仪的带胶套测试头的中心应位于边缘进行测试，方法详见图7.2。测试仪的枢轴应在制动杆之间，以使带胶套测试头在边缘上施行一个6.7N的力。测试仪应立即沿着边缘移动50.8mm，然后在不拆除测试仪的情况下返回原始位置，最后从边缘上移开。在边缘和带胶套测试头之间的整个运动距离不超过101mm，时间不超过5秒，也不少于2秒。例外：一条少于50.8mm的边缘测试距离应是它长度的两倍。（例如：对于一条41.2mm的边缘，测试仪应沿着它的长度移动，然后返回原始位置，以使在边缘和测试仪之间的整个运动距离为76.2mm。）（原文来自UL1439标准）
﻿产品真假介绍
1.介绍 UL锐利边缘测试器(测试头)：　　UL锐利边缘测试器是按照美国UL协会提出的行业标准设计制造的，满足UL1439的有关要求。最早由美国TES公司生产的，型号 SET-50, 测试头型号 TC-3； 　　锦辉试验设备制造厂从2002年开始，最早在中国销售 SET-50, 由于销量不断增加，而TES开出的代理条件非常苛刻, 在经过委托查询并确认符合有关知识产品的情况下，锦辉试验设备制造厂于2006年开始合法自行生产型号为：KW-18 的 UL锐利边缘测试器 和 型号为 KW-18-TC的锐利边缘测试头。 　　2008年美国TES起诉东莞锦辉侵权,经广东省东莞市中级人民法院民事裁定书 "2008 东中法民三初字第110号" 裁定, TES撤消对东莞锦辉试验设备制造厂的起诉. 　　目前，我们的产品用户包括 FOXCON，TDK，联想，希捷，瀚斯宝丽，ACER... 　　根据UL1439的要求,使用的测试头胶纸种类特殊,用量少,国内没有供应,而从美国采购的渠道和操作费用相当大. 因此几乎不大可能通过官方渠道到达中国. 因此,在国内开始有一些人造假, 采用一些外观相似的产品蒙骗使用者, 获得不正当的不道德的利益. 　　对使用者来说,使用假货即耗费了大量的财力物力和人力,又无益于生产和品质控制,甚至误导生产. 　　为使使用者正确判断和分辩真假测试头, 我们结合了指定胶纸的官方技术参数资料,以对比的形式告诉使用者如何区分真假. 　　真的假不了,假的真不了.不怕不识货, 就怕货比货. 我们期望这份对比资料能帮助你明断真假. 　
2.测试头胶纸的标准要求和技术参考资料:　　 　　 
UL 1439 标准参见 UL 1439 标准按照UL1439标准，对应的产品名称生产厂家在UL 1439 里的出处 指定的型号底层（黑色单层泡棉胶）UL 1439 7.1 a; 
UL 1439 7.1 Table 5.1 3M 45163M Single Coated Foam Tapes 见附件3 美国 3M中层（白色双层泡棉胶）UL 1439 7.1 b; 
UL 1439 7.1 Table 5.1 3M 44323M Double Coated Vinyl Foam Tape 见附件2 美国 3M外层（灰色单面胶纸）UL 1439 7.1 c; 
UL 1439 7.1 Table 5.1 #2045-32045 Film-PTFE(SKIVED) 见附件1 美国 Saint Gobain( 圣戈班）
从UL1439的标准里，我们看到UL测试头所使用的3种胶纸是指定美国相关公司生产的某型号产品，这是美国标准的习惯，原则上是不可以使用其他替代品,除非你有能力达到有关要求， 事实上, 在UL锐利边缘测试头要求使用的是3M公司和SAINT-GOBAIN生产的特定型号的胶纸,这些胶纸涉及到的化学配方多数是保密的,且具有专利的,也就是说,别无选择余地. 　　1.美国 TES 生产的 SET-50 及 TC-3 见参考链接， 　　2. KW-18包装盒是锦辉试验设备制造厂 2006年开始使用的包装. 　　3. 从外型判断: 胶纸的颜色和厚度差很远; 　　4.从胶纸的各项技术参数判断, 见下面的分析: 　　
2.1 外层材料　　1. (#2045-3,模拟皮肤胶纸(行业内称:模拟皮肤 或假人皮)) 　 　　 
参数见附件1 生产厂家官方提供的技术参数的资料假产品侧得的数据锦辉KW-18-TC的数据比较结果总厚度0.0045 英寸(0.1143毫米)0.09 毫米0.116毫米厚度比标准要求少了20%以上， 不大可能是全球知名的跨国公司 " 圣戈班 Saint-gobain "在美国生产出来的。底层厚度（铁佛龙）0.003"(0.0762毫米)测不到测不到无法分离，不做比较胶粘层（矽利康）0.0015"(0.0381毫米)测不到测不到无法分离，不做比较颜色 灰 GRAY乳白色灰 GRAYSaint-gobain 提供的 #2045 技术参数资料明确写清楚 #2045-3 是 Gray（灰白色）, 而不是 milky white（乳白色） 耐高温（在180度环境下，保持30分钟后检查）在180度温度环境下，可保持原有状态（性能）很软，很粘，不能保持正常的形状，容易变形。除感觉温度高外，无任何变化。1. 参考 Saint-gobain 的技术参数资料 和 UL 1439 第6页 TABLE 5.1 对SENSING TAPE 的温度要求， 得出假产品不符合要求。燃烧对样品进行燃烧测试，有刺鼻浓烟产生，火焰不能自动熄灭。燃烧灰烬为硬壳粉末。对样品燃烧测试，少量白色无味烟产生，火焰自动熄灭。1. 铁佛龙是一种非燃烧物质；矽利康也是一种非燃烧物质(silicone); 
2. 能连续维持燃烧， 说明非完全PTFE材料和矽利康，至少非正长材料； 
4. 铁佛龙和矽利康 都是无味的产品， 燃烧有刺鼻的味， 说明至少有其他物质存在。​​​​​2.2 中层4432 （名称： Double Coated Vinyl Foram Tapes 双面泡棉胶粘带） 参数见附件2：生产厂家官方提供的技术参数的资料假产品侧得的数据锦辉KW-18-TC的数据比较结果总厚度0.8毫米0.7毫米0.8毫米3M公司生产的产品，在技术数据上不可能少12%。颜色 Black or White（黑 或 白）乳白色米白色无法比较密度560 kg/m^3面积小，无法测量未做测量不做比较耐高温（在65度环境下，保持30分钟后检查）在65度环境下，可长时间保存和使用无任何变化无任何变化无法比较燃烧3M没有给出材料种类资料无法与底层分离，做不到燃烧测试可燃烧，有少量烧焦的味道无法比较
2.3 底层3M TYPE: 4516;名称： Single Coated Foram Tapes 单面泡棉胶粘带参数见附件3：生产厂家官方提供的技术参数的资料假产品侧得的数据锦辉KW-18-TC的数据比较结果总厚度1.5毫米与白色泡棉粘合在一起的厚度也才只有 1.5-1.6 毫米1.5毫米3M公司生产的产品，在技术数据上不可能少12%。颜色 Black or White（黑 或 白）黑色黑色无法比较密度25 kg/m^3面积小，无法测量未做测量不做比较耐高温（在80度环境下，保持30分钟后检查）在80度环境下，可长时间保存和使用融化并完全变形无任何变化假的真不了。燃烧3M没有给出材料种类资料连续剧烈燃烧，并滴出蜡状液态燃烧物，伴有刺鼻味道。燃烧残骸为硬块壮。可连续燃烧，有少量烧焦的味道，燃烧残骸为少量粉末状。无法比较胶面单面胶粘双面胶粘单面胶粘假到不能比较。
备注1. 在美国买东西的人人都知道,有一张被叫做"出世纸"(Certification sheet)的东西.　　
备注2. 在美国购物时付款时, 一定有张 "INVOICE" (相当于国内的发票)列明产品的名称和数量. 　　您确认和购买时，供应商是否可以提供到以上2样东西？　　
附件 1:Sait-Gobain 官方网站提供的 #2045 技术参数. 　　
附件 2:3M 官方网站提供的 #4432 技术参数资料; 　　
附件 3:3M 官方网站提供的 #4516 技术参数资料; 　　
附件 4:#2045-3 的出世纸 
如何简单辨别真假﻿
1 问：市场（网上）很多说自己售卖的是美国SET-50锐利边缘测试器，如何判断真假？　
答：美国SET-50是由美国TES公司生产和制造的。可以从以下几个方面判断： 　　
1 包装盒判断（见上面图片的对比）；SET-50是用有图案为“飞行的盒子”的花纹的灰白色纸盒包装的。Kingwells 生产的型号为 KW-18 是以白色纸盒包装的。
2 要求供应商提供TES的“Certification sheet”，如不能提供则可能是假； 　　
3 如供应商不配合查证，请将已经购买的产品及包装资料拍照片发电邮到美国TES公司(链接）查询真假。TES将通过中国国内在深圳委托的律师行跟 进有关事宜（备注：TES在中国有注册专利） 　
2 问：美国SET-50 的型号右上角有个“TM”的字样，是什么意思？　　
答：表示前面的型号或图案已经注册并确认的商标，等于（R）。未得到商标注册人的许可，任何人不得使用，否则构成商标侵权行为，是造假。近年来，中国国内大力打击造假行为，对于举报造假的，质量技术监督局给予举报人奖励。（举报电话 12365） 　
3 问：市场（网上）很多说自己售卖的是美国UL锐利边缘测试头TC-3，如何判断真假？　　
答：1 要求供应商提供TES的“Certification sheet“； 　　
2 要求供应商提供进口时海关的报关单（即使国际快递，也有报关单） 　　
3 通过我们上面提到包装及各种胶纸的技术参数，自己初步判断，如有疑问，查询供应商，判断解释是否合理。 　　
4 查询美国 TES 公司； 　　
4 问：如果我已经购买到并确认为造假的产品，如何处理？　　
答：1 首先要保留证据。如购买的发票，送货单等。 　　
2 与供应商取得联系，要求退货并得到3倍的赔偿，否则可通过当地工商质检部门投诉购买量比较大的，建议通过法律途径诉讼索偿并追诉连带法律责任。