标题：表面张力仪
定义
专业用于测量液体表面张力值的专业测量/测定仪器，通过白金板法（分吊片法以及白金板法而不同）、白金环法、最大气泡法、悬滴法、滴体积法以及滴重法等原理，实现精确液体的表面张力值的测量。同时，利用软件技术，可能测得随时间变化而变化的表面张力值。表面张力仪又称界面张力仪。通常可以测试界面张力也可测表面张力。
分类
表面张力仪根据所使用的技术不同，按测试原理可分为如下几类：
1、白金环法表面张力仪又称du Nouy Ring method，du Nouy环法,吊环法表面张力仪，脱环法表面张力仪。其原理为白金环法的测量方法为：（1）将白金环轻轻地浸入液体内；（2）将白金环慢慢地往上提升，即液面相对而言下降，使得白金环下面形成一个液柱，并最终与白金环分离。白金环法表面张力仪就是去感测一个最高值，而这个最高值形成于白金环与液体样品将离而未离时。这个最高值转化为表面张力值的精度取决于液体的粘度。由于这个方法很早被使用，故而原有表面张力仪基本均采用这种方法，现有很多数据也是用这种方法测得。 缺点：应用于有粘度样品以及表面活性剂的测值时会存在问题，主要体现为，其一，它会将粘度计算在内而导致无法测值精确；其二，它仅能测试一个时间点的表面张力值而无法实现随时间变化表面张力值的测试。
2、白金板法表面张力仪又称Wilhelmy板法表面张力仪或Wilhelmy Plate method 表面张力仪。其原理为：当感测白金板浸入到被测液体后，白金板周围就会受到表面张力的作用，液体的表面张力会将白金板尽量地往下拉。当液体表面张力及其他相关的力与平衡力达到均衡时，感测白金板就会停止向液体内部浸入。这时候，仪器的平衡感应器就会测量浸入深度，并将它转化为液体的表面张力值。
采用白金板法的表面张力仪需要注意三点：第一为传感器的精度与分辨率；第二为白金板的设计；第三为浮力修正与否。
3、最大气泡法表面张力仪又称泡压法表面张力仪,BPA 表面张力仪。其基本原理为A为表面张力仪，其中间玻璃管F下端一段直径为0.2mm～0.5mm的毛细管，B为充满水的抽气瓶，C为U型压力计，内盛比重较小的水或酒精、甲苯等，作为工作介质，以测定微压差。将待测表面张力的液体装于表面张力仪中，使F管的端面与液面相切，液面即沿毛细管上升，打开抽气瓶的活塞缓缓抽气，毛细管内液面上受到一个比A瓶中液面上大的压力，当此压力差—附加压力(Δp=p大气-p系统)在毛细管端面上产生的作用力稍大于毛细管口液体的表面张力时，气泡就从毛细管口脱出，此附加压力与表面张力成正比，与气泡的曲率半径成反比，其关系式为: Δp=2σ/R，式中，Δp为附加压力；σ为表面张力；R为气泡的曲率半径。 如果毛细管半径很小，则形成的气泡基本上是球形的。当气泡开始形成时，表面几乎是平的，这时曲率半径最大;随着气泡的形成，曲率半径逐渐变小，直到形成半球形，这时曲率半径R和毛细管半径r相等，曲率半径达最小值，根据上式这时附加压力达最大值。气泡进一步长大，R变大，附加压力则变小，直到气泡逸出。 根据上式，R=r时的最大附加压力为: Δp最大=2σ/r或σ=(r/2)Δp最大。实际测量时，使毛细管端刚与液面接触，则可忽略气泡鼓泡所需克服的静压力，这样就可直接用上式进行计算。当用密度为ρ的液体作压力计介质时，测得与Δp最大相适应的最大压力差为Δh最大则: σ=(r/2)ρgΔh，当将(r/2)ρg合并为常数K时，则上式变为: σ=KΔh ，式中的仪器常数K可用已知表面张力的标准物质测得。 
缺点：（1）这种表面张力仪通常用于分析表面活性剂反应速度快的样品的测值，如毫秒级的，另一种应用是用于现场估算用。但一定要注意毛细管内壁的清洗与否一定会影响到测值结果的。（2）压力传感器的精度会影响到测值。
4、悬滴法表面张力仪又称滴体积法表面张力仪，滴重法表面张力仪，Pendant Drop表面张力仪。其基本原理为：当液体自管口滴落时，液体的大小与液体的密度和表面张力有关。落滴重量与管口半径与液体表面张力有关。此方法免除了对接触角的要求，扩大了滴外形方法的应用范围，但此方法对防震荡要求相当高，否则难以得到正确的悬滴外形曲线。同时，本方法对像素要求较高，其精度取决于分析图像捕捉过程的像素多少。
常用于以下情况：
（1）特殊空气环境或压力环境下，真空或惰性气体条件下测试表面张力或界面张力值；
（2）高温条件下测试物体如锡、煤、沥清的表面张力或界面张力值；
（3）高粘度样品的表面张力或界面张力测值。
5、旋转滴法表面张力仪远远低于液体表面张力的最低值的界面张力，我们称为超低界面张力。而这个范围差不多不10-3mN/m。由于这个表面张力值用以上方法表面张力仪均无法准确测到，所以，我们只能用旋转滴法表面张力仪测试。其原理为：通过测定一种液体在不相溶的另一种液体中的停滴的赤道宽度及赤道至液体滴顶点高度，通过计算公式计算出这两种液体的界面张力值。而要注意的是，他测得的是界面张力值，必须要求有两相形成。 
但一定要注意，采用本方法的仪器只是讲理论上可以分辨到某个数量级的表面张力或界面张力值，如果非得测试绝对值，我们现在的技术来讲是有困难的。 
目前，采用本方法的表面张力仪通常用于如下情况下： 
（1）油田三次采油分析表面活性剂或三元驱或二元驱的表面张力及界面张力值时用。
（2）化妆品行业微乳的界面张力分析。
进口表面张力仪
表面张力仪三项强大功能
独立模式—快速质量监控
快速、可靠的质量控制模式。设定测量参数后可以准确测量并显示表面张力值。 
自动模式—研发的理想工具
能够独立设定测量范围、测试数据数目、测量的平均值，是研发的理想工具。 
在线模式—易于过程监控
专门用于生产过程中的连续监控模式。用户能够容易调整测量参数。
三种测量模式（独立、自动和在线模式）--适合不同测试要求。
表面张力仪操作简单，测试方便容易。
自动控制表面时间（气泡寿命）--无须值守观察。
通过预先设定参数可以有效避免用法不当的测量偏差。
可选的过程传输为连续监控分析提供了方便。
测量值可与其它SITA表面张力仪比较。
表面张力仪三种测量模式
表面张力测量范围：10-100 mN/M
读数精度：0.1 mN/M
重现性：0.5 mN/M
气泡寿命控制：15-15000 ms，精度5%
测量温度范围：0-100℃，读数精度0.1℃，精确度0.1℃。
USB接口，提供仪器操作和数据传输至电脑。
过程传输（选购），可以将测量的表面张力和温度值转变为外部信号传输给PLC接收。
重量270g，尺寸75x168x35mm
探头长度68mm
测量状态信号可视和可听 
      surface tensiometer
什么是表面张力？
作用于液体表面,使液体表面积缩小的力,称为液体表面张力。它产生的原因是 液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力。就象你要把弹簧拉开些，弹簧反而表现具有收缩的趋势。
表面张力仪根据测试原理的不同可分为二种：铂金环法和铂金板法。 
铂金环法是一种传统的测试方法，从发明到现在有约70年左右的时间。它是用直径0.37mm的铂金丝做成周长为60mm的环。测试时先将铂金环浸入液面（或二种不相混合的界面）下2-3mm，然后再慢慢将铂金环向上提，如图所示，环与液面会形成一个膜。膜对铂金环会有一个向下拉的力，测量整个铂金环上提过程中膜对环的所作用的最大力值，再换算成真正的表面（界面）张力值。由于这种方法测试起来比较麻烦，测试误差也比较大，已迅速被铂金板法所取代。  铂金板法应用的历史在国外也不到20年，进入国内就更晚了。基于铂金板法的表面技术要求高、制造难度大，真正被国内用户广泛使用的还是近几年随着国产铂金板法的全自动表面/界面张力仪的研发成功并投入市场。
铂金板法是用24mm×10mm×0.1mm的铂金板，表面进行喷砂粗化处理，为的是更好地与被测液体润湿。测试时将铂金板轻轻地接触到液面（或界面），由于液体表面张力的作用会将铂金板往下拉，当液体的表面张力及其他相关的力与仪器测试的反向的力达到平衡时，测试值就稳定不变，如果是蒸馏水、乙醇等纯物质，整个测试过程最快只有几秒钟。
铂金板法测量的是液体的表面（或界面)张力的平衡值，铂金环法测试的是液体的表面（或界面)的最大力值。
铂金板法具有如下的优点
1.铂金板法可测量液体表面（或界面）张力随时间的变化：铂金板法测量时是一直接触被测液体的，只要液体的表面张力发生变化，测试值就会有变化，如果选用数据处理软件还可观测的表面张力随时间的变化曲线。
2.可方便地测量中高粘度液体的表面张力：铂金环法测试时需要铂金环向上提升，在此过程中除了表面张力的作用外还有粘力作用。
3.测试精度高：铂金板不易变形，铂金环太容易变形。环的不规则圆、不平整会影响表面张力的测试精度
4.使用方便：铂金板测试值就是表面张力值，不需换算；铂金环测试的是最大力值，需要换算。铂金板清洗方便，不易变形。
此外，随着科技水平的不断发展，应用到表面/界面张力仪上的新技术也层出不穷，比如“准确性自动校正功能”、“温度自动补偿功能”就是典型的例子。这些具有较高水准且非常实用的全新技术，既能提高仪器的测试精度、又能延长仪器的使用寿命、降低仪器的使用成本。
表面张力仪参数
传统的表面张力仪都是采用铂金环法原理，而这种方式没办法采用动态的形式显示，换句话说就是只能看到最后的结果，而对过程的表面张力测试是没办法测试的。而SITA公司生产的表面张力测试仪则是一个动态过程，它能够智能控制气泡寿命，动态显示表面张力数值。近年来，随着SITA公司产品获准进入中国，该表面张力测试仪在一定程度上已经取代其他张力仪，成为行业内不可或缺的一款表面张力测试仪。
德国sita表面张力仪快速、可靠的质量控制模式。设定测量参数后可以准确测量并显示表面张力值。能够独立设定测量范围、测试数据数目、测量的平均值，是研发的理想工具。该表面张力仪专门用于生产过程中的连续监控模式。用户能够容易调整测量参数。
表面张力仪三项强大功能 
独立模式—快速质量监控 
快速、可靠的质量控制模式。设定测量参数后可以准确测量并显示表面张力值。 
自动模式—研发的理想工具 
能够独立设定测量范围、测试数据数目、测量的平均值，是研发的理想工具。 
在线模式—易于过程监控 
专门用于生产过程中的连续监控模式。用户能够容易调整测量参数。
SITA表面张力仪特点：三种测量模式（独立、自动和在线模式）--适合不同测试要求。 
操作简单，测试方便容易。 
自动控制表面时间（气泡寿命）--无须值守观察。 
通过预先设定参数可以有效避免用法不当的测量偏差。 
可选的过程传输为连续监控分析提供了方便。 
测量值可与其它SITA表面张力测试仪比较。
SITA表面张力仪技术参数：三种测量模式：独立模式、自动模式、在线模式 
表面张力测量范围：10-100 mN/M 
读数精度：0.1 mN/M 
重现性：0.5 mN/M 
气泡寿命时间控制：15-15000 ms，精度5%； 
自动控制表面时间（气泡寿命）--无须值守观察。 
通过预先设定参数可以有效避免用法不当的测量偏差。 
测量温度范围：0-100℃，读数精度0.1℃，精确度0.1℃。 
USB接口，提供仪器操作和数据传输至电脑。 
测量值可与其它SITA表面张力仪比较。 
过程传输（选购）――可以将测量的表面张力和温度值转变为外部信号传输给PLC接收。用户可以通过外置控制开关控制表面张力仪。 
重量270g，尺寸75x168x35mm 
探头长度68mm 
测量状态信号可视和可听