标题：甜米糕
材料:
材料圆糯米600克  桂圆肉120克  年糕纸1张调味料A料：黄砂糖280克  黄酒1／4杯
做法:
1．桂圆肉放入碗中，加入1杯热水，略微抓洗一下、捞出，沥干水分；模型中铺入年糕纸备用。
2．圆糯米洗净，并浸泡约30分钟，沥出水分，再加入1.5杯水，放入蒸锅，焖煮成糯米饭。
3．将蒸好的糯米饭取出，趁热加入桂圆肉及A料拌匀，再放入蒸锅蒸约5分钟，取出，均匀铺入模型中、压紧，待凉后切成菱形即可。

第一章 总 则
第一条 为了在地下流体台网运行管理中有效执行《地震前兆台网运行管理规定》，特制定《地震地下流体运行管理实施细则》。
第二条 地下流体台网运行管理执行《地震前兆台网运行管理规定》的有关规定，并执行《地震地下流体运行管理实施细则》的具体技术规定。
第三条 本细则适用于地震地下流体台站、区域中心地下流体台网的运行管理和地下流体台网中心的运行管理。
第二章 地震地下流体台站
第四条 台站观测技术系统的运行与维护
1．每天通过电话、网络通讯、前兆数据管理系统软件等多种方式对观测技术系统（观测仪器和公用设备等）的运行状况和数据上报情况例行检查2次，发现问题及时处理。
2．有人值守台站每天需要到观测点现场检查观测技术系统的运行状况，无人值守台站至少每三个月到观测点现场巡检和维护1次，现场检查内容包括观测仪器、公用设备（包括电源、通讯等）、井（泉）及其观测环境。
第五条 观测仪器的检查与标定
根据地下流体观测技术规范要求，定期对观测仪器、观测系统进行检查、标定。地下流体数字化观测仪器的检查与标定纪录表格式详见《地下流体数字化观测规范的仪器检查与标定若干补充规定》（附件2）。
1．模拟水位仪：校测时间和方案仍按原有的规范“地震地下水动态观测规范”。
2．数字水位仪：有人值守台站，每月的15日前后3日的1日内进行校测；无人值守台站，在每季度末月15～30日的3日内完成。每个台站的校测时间要相对固定，如发现水位观测数据变化较大时，应及时校测。校测方法见（见附件2）。
3．水温仪：数字化水温仪器的现场标定还不具备条件，暂不作现场标定。
4．数字化气氡、气汞、氦气：每年标定一次，6月或12月，每台仪器应相对固定标定时间。气氡每年的2月、5月、8月、11月10日前完成季检。数字化气氡、气汞、氦标定检查方法参见《地下流体数字化观测规范》和附件2。
5．水氡：每年的3月、6月、9月、12月20日到月底前完成季检；每年的4月、9月20日到月底前完成K值检查或K值标定。水氡标定与检查方法参见《地震水文地球化学观测技术规范》和1988年、1991年补充规定（见附件4）。
6．水汞：每年的1月、4月、7月、10月10日前完成标定。水汞标定方法参见《汞量观测技术规程》（国家地震局分析预报中心，1989年）。
第六条 观测数据信息的采集
（一）每天上午对前一天的观测数据和日志采集等情况进行检查。出现下述情况时，应及时采取措施：
1．若发现观测数据和日志自动采集失败，应在上午采用手动采集功能，完成数据和日志的采集工作，并查找失败原因，排除故障。
2．若出现因网络故障无法收取数据的情况，应及时到现场收取，并采取人工方式导入数据库。
（二）对模拟观测和人工观测仪器，根据规定要求，按时完成观测数据的采集和入库，并入“十五”系统的模拟观测和人工观测仪器，应及时将产出的观测数据入“十五”前兆数据库。
第七条 观测数据的预处理与产品加工
1．依据学科要求和《地下流体数字化观测数据预处理标准》（见附件1），每天上午采用流体处理专业软件完成前一天原始观测数据的预处理工作，填写观测日志，并入库。
2．发现数据异常时，应查明原因，进行跟踪检查，并记入观测日志。必要时应及时通知相关部门和仪器维修人员协助处理。
3．利用预处理数据完成产品加工：
（1）水位、水温、气象三要素等分钟采样测项的整点值、时均值计算（降水量为小时累积值）；
（2）水位、水温、气氡、气汞、氦气、流量、水电流等分钟和小时采样的流体测项及其辅助测项的日均值计算。
第八条 模拟观测记录
1．模拟原始观测记录
模拟测项须按照相应的观测规范要求进行原始观测记录，模拟原始观测记录格式及要求采用2009年1月1日启用的新修订模拟原始观测记录格式（中震台函〔2008〕105号文，见附件3）。
2．模拟观测仪器故障及维修记录
应将当天的模拟观测仪器故障情况及维修情况记录在当天的原始观测记录本中，模拟水位和水汞故障情况及维修记录格式参见《水氡观测原始记录簿》中的氡观测仪器故障及维修记录。
第九条 观测日志和工作日志
每天及时编报当日工作日志和观测日志，台站工作日志主要对台站每天的工作环境、系统运行状况、系统运行维护操作、数据采集、数据报送、数据处理、数据异常调查等工作做详细记录。台站观测日志记录与观测数据变化密切相关的所有事件，包括观测环境改变、观测系统改变或出现故障、仪器标定与检查、影响数据异常变化的地震等事件。台站工作日志必须当日记录，观测日志在数据预处理时填写。
（一）台站工作日志
1．“九五”系统的工作日志
有人值守台站每天必须填写工作日志，格式要求参照《地震及前兆数字观测技术规范》附录1.9观测值班日志；无人值守台站巡检时（至少每半个月1次）需填写详细工作日志，格式要求亦参照《地震及前兆数字观测技术规范》附录1.9观测值班日志，除此之外每天只需填写数据采集、数据报送和数据处理情况。
2．“十五”系统的工作日志
通过“中国地震台网前兆管理系统”来填写工作日志。有人值守台站每天必须填写工作日志；无人值守台站巡检时须按照有人值守台站工作日志要求填写工作日志，非巡检时的工作日志可写入管辖该台的台网中心工作日志。工作日志的填写内容如下：
（1）对于有人值守的台站或无人值守台站巡检时填写的条目包括：
单位、值班员、复核员、日期 ；
天气、气温、气压、降水量、相对湿度 ；
系统硬软件运行情况、仪器运行状况、缺记情况；
交流电压、直流电压；
观测井水位类型、自流井泄流量、采样气流量；
时钟校对时间、数据收集情况、数据入库情况、数据预处理情况 、数据报送情况；
自然干扰、人为干扰、重大情况记载、备注
（2）无人值守台站巡检日之外的工作日志填写的条目包括：
单位、值班员、复核员、日期 
数据收集情况、数据入库情况、缺记情况、数据预处理情况 、数据报送情况、备注
（二）台站观测日志
台站观测日志必须当日按事件逐条记录，每条记录包括该事件产生的日期、事件起止时间、事件类型、事件名称、事件属性、填写人员、事件产生原因说明、处理结果说明等。
台站观测日志必须记录的事件包括：仪器故障、更换仪器、重启、标定、校测、调零、时钟错误、工作参数错误、成片坏数、停电、雷击、井断流、探头扰动、排水管堵塞、气路故障、井口改造、人为干扰、观测环境变化、自然现象（风、雨、雪、洪水等）、地震以及其它引起观测数据出现大幅突跳、阶变等异常变化事件。
第十条 数据报送与存储
1．每天上午将台站观测数据和日志报送到区域地震前兆台网中心。台站每月观测数据及日志信息报送率不低于98%。
2．每天将观测数据（含原始数据和预处理数据等）和日志进行备份。每月将上月的上述数据进行光盘备份，形成永久保存介质。
3．建立专门的数据备份介质存放管理设备，并建立便于查询的数据备份档案。
第十一条 观测月报表与观测报告
1． 观测月报表
每月5日前，台站（无人值守台站由区域前兆台网中心）应用《地下流体台站处理软件》或《中国地震前兆台网数据处理系统》的地下流体模块按每个观测项目分别编制观测月报表。
水位、水温及其他数字化观测项目的观测月报表内容要求如下：
（1）内容包括观测数据（整点值、日均值、月均值）、观测曲线（整点值及日均值）和观测工作说明；
（2）观测工作说明中应对数据的突变、阶变、缺数（1个小时以上）等异常变化进行说明；应对仪器故障和维修情况、仪器的检查与标定情况、其他可能影响观测资料质量和数据动态变化的观测系统变化或异常情况说明；对可能影响观测资料质量和数据动态变化的观测环境变化情况、干扰因素进行说明。
人工观测化学量测项的观测月报表内容要求如下：
（1） 内容包括化学量测项及其辅助测项的观测数据、观测曲线和资料相关说明；
（2）资料相关说明栏中，应对观测仪器的检查与标定、K值、更换试剂、仪器故障、更换仪器、人为干扰、观测环境变化及自然现象等各种因素进行说明和描述，对在日测值曲线上测值的明显变化应该进行标注和说明。
2．观测年报
以地下流体台站为单位编写观测年报，年报内容包括：
（1）台站概况：台站基本情况、井（泉）或测点基本情况、观测人员情况，布设仪器的基本情况，测点、测项、仪器变更信息，观测环境状况。
（2）观测系统运行状况：观测仪器的运行情况，观测仪器的故障、维修情况，仪器的检查与标定情况。
（3）产出数据描述：绘制台站所有地下流体测项及其辅助测项的年动态曲线，并对数据的突变、阶变、缺数（1个小时以上）等异常变化进行说明。
（4）典型事件记录：地震事件、干扰事件、异常及其异常落实情况等描述及其典型图像。
（5）存在的主要问题
3．观测月报表与观测年报的报送
每月8日前，完成上月台站观测月报表的编写，报送至区域地震前兆台网中心；每年1月31日前，完成上一年度台站观测年报的编写，报送到区域地震前兆台网中心。
第三章 区域台网中心
第十二条 地下流体区域台网运行监控
1．监控区域台网台站仪器和公用设备的工作状态，发现问题应及时与台站联系，并立即通知仪器维修人员检查修理，同时将台网运行维护情况如实登记在区域地震前兆台网中心工作日志上。
2．对由国家前兆台网中心反馈的地下流体台网日常质量监控报表，其中涉及到的所辖区域台站存在的问题应及时通知台站，指导协助台站解决问题，并在48小时内，将处理情况上报国家地震前兆台网中心。对于难以解决的问题，应及时上报地下流体台网中心。
第十三条 地下流体观测数据质量监控
1．观测数据预处理质量检查
依据地下流体学科预处理要求，区域地震前兆台网中心每天按时检查网内各套地下流体数字化观测仪器数据的预处理质量情况，如发现未做预处理或预处理不当，应及时与台站联系并督促完成或改进。
2．每月通过地下流体台网中心网站的质量监控栏目月质量监控子栏目，获取上月的运行质量月报，对质量较差的台站应进行排查，改善观测质量。
第十四条 地下流体观测报告
1．每月10日前，完成区域所辖台站上月地下流体观测月报表的汇集工作，并报送至地下流体台网中心。
2．每年2月6日前，完成区域所辖台站上一年地下流体观测年报的汇集工作，并报送至地下流体台网中心。
第十五条 地下流体台网变更备案
有关地下流体台站观测环境和测点的变化、台站观测项目变更（包括新增或停测测点，观测项目新增、改造、停测、更换主要的仪器设备等）以及台网运行中的其它重大事项等，要严格按照规定履行审批手续，并及时上报地下流体台网中心备案。
第四章 地下流体台网中心
第十六条 运行管理职责
地下流体学科技术管理组通过学科地下流体台网中心技术平台，负责地下流体学科台网观测质量的管理，对地下流体学科台网数据质量进行监控与评比，产出地下流体专业数据产品，提供专业技术咨询和数据共享服务。中国地震台网中心前兆台网部负责地下流体台网中心技术系统的运行维护工作。
第十七条 技术系统运行监控
随时查看系统工作状况，包括学科中心网络系统运转情况、相关软件状态、报警信息等，若发生报警信息应及时予以处理。并将故障及处理情况记入工作日志。
第十八条 数据汇集与存储
（1）每天查看前一天观测数据自动汇集状况。若发现有台站数据未同步上来，或同步上来有误时，及时与国家地震前兆台网中心联系，查找原因，及时解决。需将汇集情况填写到工作日志中。
（2）在线存储所有汇集的数据及产出的数据产品。
第十九条 基础信息的动态跟踪管理
定期核对本学科台网的变更与数据库中的基础信息的一致性，并将不一致的情况及时反馈国家地震前兆台网中心进行处理。
第二十条 地下流体台网运行质量监控与管理
1．制定地下流体台网观测技术要求，修订完善地下流体台网观测资料质量评比办法和评分细则。
2．开展地下流体数据质量日常检查、月评比和年度评比工作。
（1）质量日常检查
每天监控台网观测数据质量，对各区域中心的质量监控日报反馈信息进行检查和核实，编写学科台网观测质量监控报告，于每周二、周五报国家地震前兆台网中心。
（2）月评比
对各区域前兆台网观测资料质量进行月评比，每月15日前，完成对上个月观测资料质量的评价工作。
（3）年评比
每年4月30日前，完成上一年度地下流体台网数据观测质量的评比工作。
3．负责地下流体观测技术、数据处理方法、应用软件等台网运行技术支持、指导与咨询服务，对观测资料存在质量问题的观测站进行调查分析，提出整改技术意见，协助解决台网观测工作中遇到的问题。
第二十一条 数据产出与质量报告
1．每月15日前，根据上月地下流体台网变更、仪器运行、数据汇集、日常质量监控、观测质量评价等情况，产出《地下流体台网观测质量月报》，并报送至国家地震前兆台网中心，同时在地下流体台网中心网站公布。
2、每年4月30日之前，产出《地下流体台网观测质量年报》，上报中国地震局监测主管部门，核准后在地下流体台网中心网站公布。
3．地下流体台网中心的数据产品与报送
按日、月、年周期产出常规产品和专业产品，按照国家前兆台网中心的要求定期将产出的数据产品上报至国家前兆台网中心。地下流体台网中心产出的专业产品包括：
（1）流体观测网质量监控日报
（2）小时值序列的月标准差、月一阶差分序列标准差及相对标准差、月水位潮汐因子、月水位观测精度等质量评价信息；
（3）年标准差、年均值、年去趋势残差序列标准差及相对标准差、年水位潮汐因子、年水位观测精度等质量评价信息；
（4）地下流体台网观测质量月报：数据汇集统计月报、仪器运行月报、水位观测质量月报、水温观测质量月报、氡观测质量月报、汞观测质量月报；
（5）地下流体台网观测质量年报：数据汇集统计年报、仪器运行年报、水位观测质量年报、水温观测质量年报、氡观测质量年报、汞观测质量年报；
（6）典型事件水位、水温、氡、汞等地下流体测项时序变化图，附加说明标注；
（7）全国水温月变图、全国水温年变图。
第二十二条 数据共享服务
1．根据地震数据共享安全有关规定，定期对地下流体台网中心网站的新注册用户进行审核、授权。
2、积极响应地下流体学科组的需求，及时将学科动态信息上网；配合学科组开展的工作，开辟专栏进行报道、宣贯。
3、按照地下流体产品产出周期及时将数据产品及报告上网公布。
附 件 目 录
附件 1 《地下流体数字化观测数据预处理办法》（试行）
附件2 地下流体数字化观测规范的仪器检查与标定若干补充规定（中震台函〔2007〕24号）
附件3 模拟水位原始观测记录、模拟氡和汞的采样原始记录及观测原始记录、模拟氡和汞的标定检查记录格式要求（中震台函〔2008〕105号文）
附件4 地震水文地球化学观测技术规范中若干问题说明
附件5 关于FD—105K和 FD—125仪器技术性能检测指标方法补充规定