标题：浙江大学电气设备厂
大学简介
浙江大学成立于1897年，前身"求是书院"，是中国人最早自己创办的新式高等学府之一。是首批进入国家"211工程"和"985工程"建设的重点大学之一。在长期的办学过程中，浙江大学以严谨的求是学风培养了大批优秀人才，以执著的创新精神创造出了丰硕成果。
浙江大学师资队伍整体力量雄厚。现有中国科学院院士15名，中国工程院院士12名，973项目首席科学家9名，长江特聘（讲座）教授51名，杰出青年基金获得者67名。高水平的研究生导师队伍和良好的科研实验条件，为开展高水平的研究生教育打下了坚实的基础。[1]
基本信息
公司的发展历程杭州泽大仪器有限公司是2006年新注册的公司，之前我们是浙江大学电气设备厂，因为国务院政策要求教育部直属的高校不能以学校的名称作为公司的抬头，所以公司改制换成杭州泽大仪器有限公司。浙江求是人工环境有限公司也是我们的子公司，主营环境工程项目事宜。公司坐落于浙江省杭州市美丽的浙大华家池校区，是隶属国家教育部的科技型企业，同时也是国家科技部的高科技成果转化基地。她以浙大雄厚的科技和人才优势为依托，拥有一支以博士、硕士为主体的专业研发队伍和高素质的技术工人队伍，员工学历均在大专以上，平均年龄29岁。 　
我厂专业从事环境测控设备及实验室仪器的设计、制造和系统集成，具有很强的产品研发实力，多年来已自行成功开发了“温、湿度巡检控制仪”、“人工气候室”（组织培养室）、“智能数据（显示）记录变送器”、“农用温室大棚环境监控系统”等产品。目前已广泛应用于工业自动化、农业科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验（测试）室、博物馆、电力、烟草等领域。 　其中’人工气候室’于1998年被浙江省科委列入浙江省重大科研项目，2001年被浙江省科技厅立项为科技成果转化项目。它能模拟自然界的各种气象条件，按照实验要求精确控制室内的温度、湿度、光照及CO2等指标，复现各种气候环境，在性能上优于进口产品，而价格仅为进口产品的几分之一。目前已被北京大学、上海交通大学、浙江大学、南京农业大学等六家国家重点开放实验室和国家南方农药创制中心、浙江省技术监督检测研究院、沈阳化工研究院等数十家省部级重点实验室采用，并作为中国政府援建古巴国家实验室的项目出口古巴。我厂已经成为国内该行业的龙头企业。中央电视台科教部以我厂产品为背景完成电视专题片’人工气候室’的拍摄，并在中央台播出。最近，我厂又完成了日光型人工气候室的研发。经营范围及特色主营业务： 　温湿度记录仪，温度记录仪，湿度记录仪，二氧化碳记录仪，照度记录仪，PH记录仪，人工气候室，组织培养室，环境监控控制系统，雨量记录仪，电压记录仪，电流记录仪，风速风向记录仪，远红外恒温定时消煮炉 　 　
ZDR系列智能数据记录仪，是我们经过多年精心研制完成的新一代数据记录仪，该记录仪体积小、精度高，可采集记录温湿度、二氧化碳、照度、风向风速、雨量、电压、电流、PH、功率、电量等参数，已在多项国家重点实验室、科研单位、疾控中心、生物医药及光明乳业、哈根达斯、摩托罗拉、东芝集团、格力集团等企业中应用，反映极好。 　 　
它集数据采集、记录和传输于一体，具有小体积（58×72×29mm）、低功耗（配锂电池可连续工作1年）、高可靠（适应恶劣环境，失电时不丢失数据）、多功能（同时显示、记录多路数据，自动生成记录曲线图，采集的数据能用专用软件或EXCEL、WORD处理和打印）。 　 　
长期以来传统的数据记录方式通常采用的是人工记录或普通记录仪用墨水在记录纸上绘制曲线，其体积庞大、精度低、墨水易堵塞、费时费力。后来出现的巡检仪、无纸记录仪也因体积大、成本高，需外接电源，而未能在科研单位中大量使用。
ZDR系列记录仪内置有智能芯片，具有12BitA/D转换、LCD显示、智能记录、远距离通讯功能，采用国际知名品牌的传感器、微处理器，可实时显示并自动记录采集到的数据，将其保存在记录仪内的断电不丢失的存储器中。记录容量从7420组-128000组，按每30分钟记录一次计算可记录约一年的数据资料，这是传统检测仪表所不能做到的。 　 　
产品优势： 　我们是依托浙江大学的专家、教授、留学博士的研发成果的自主转化的产品，汲取总结国外同类产品优缺点设计，性能达到国际先进水平。在国内我们已树立了领军的旗帜，相对国外的一些产品，我们有相当的价格优势和服务体系。相信是您值得信赖的选择！ 　 　
特色：我们可以按您的要求，为您量身定制您所需求的仪器。如：传感器的更换、加长、内置，通道的设置及外接电源的添加等。
温湿度记录仪的发展史
温湿度记录仪的原理及应用温湿度测量是现代测量新发展出来的一个领域，尤其湿度的测量更是不断前进。经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程，使湿度测量技术日渐成熟。时至今日，由于我们不再满足于温湿度的测量，尤其是一些场所的监控直接要求实时记录其全过程温湿度变化，并依据这些变化认定储运过程的安全性，导致了新的温湿度测量仪器——温湿度记录仪的诞生。
温湿度记录仪是将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存在内部存储器中，在完成记录功能后将其联接到PC机，利用适配软件将存储的数据提出并按其数值、时间进行分析的仪器。利用该仪器可确定储运过程、实验过程等相关过程没有任何危及产品安全的事件发生。
下面以杭州泽大仪器有限公司生产的ZDR-20型温湿度记录仪为例介绍温湿度记录仪的原理及应用：原理：温湿度记录仪由三大部分组成：测量部分、仪器本体、PC界面。
下面分别介绍这三部分：
测量部分：即温度传感器和湿度传感器。
温度传感器：ZDR-20系列温度探头由NTC和pt1000系列组成，不同的探头完成不同功能：
NTC通用探头：应用于通用测量，包括厂房、实验室、货柜空间等空间测量，其精度为±0.5℃，尺寸大小为：直径5mm，长25mm。
Pt1000-1型温度传感器高温探头，最高可达300℃。用于高温环境。
Pt1000-2型温度传感器高精度探头，最高精度可达到±0.2℃，用于实验室等要求高精度的场合。尺寸大小为：直径3mm，长30mm。
以上温度探头均可以按照用户要求进行组合，以完成不同功能。）
湿度传感器：ZDR-20系列湿度探头均采用美国进口霍尼威尔湿度传感器，其精度为±3%，甚至可以达到±2%，测量范围为0～100%RH。尺寸大小为：直径7～13mm,长17mm。
（以上所有温湿度探头均可选择内置或外置，以供不同需求的客户选择）
仪器本体：ZDR-20型记录仪，通过探头进行测量，将数据存储并传输至PC，其存储容量为9890组数据（温度、湿度各9890点），记录间隔为2S至24h连续可调：由PC软件调整，根据其设定值确定记录时间最长可达26年多。
记录仪工作温度受电池限制，即锂电池：-20至100℃；碱性电池：-10至50℃。
量程及精度由探头决定，量程：可达-40至300℃，0至100%RH；
精度：±2%RH～±3%RH，±0.2℃～±0.5℃；
防护：密闭、防水。
仪器尺寸：58mm*72mm*29mm。
PC界面：ZDR软件。软件支持是记录仪不可或缺的一部分，其主要功能为：设定记录间隔（2s～24h任意可调），设定停止方式，设定启动时间，读取数据并显示测量数据、历史曲线等，提供打印功能，把数据转化为EXCEL或WORD文档形式等等功能，这是数据记录仪不可分割的一部分。一个好的上位机软件能够提供记录仪最广泛的支持，通过上位机的支持，键盘等不必要的零件解放了，同时提供出更多的资源以利用。典型应用：食品储运：由于食品储运过程时间并不是一个短期问题，但食品保存中的相对平衡湿度又是保证食品安全的一项重要指标，相对平衡湿度直接影响菌落的生长。例如：在平衡相对湿度为95%RH至91%RH范围内，易于滋生的菌落为沙门氏菌、波林特菌、乳酸菌、霉菌和酵母菌。而食物保存周期也与温度、平衡相对湿度有关，平衡相对湿度值为81%RH的蛋糕，其保质期为27℃时14天、21℃时24天，如果平衡相对湿度提高到85%RH，这些指标将降低为27℃ 时8天、21℃时12天。吸湿物质的平衡相对湿度起到了决定性作用。平衡相对湿度定义为物质与空气中水不进行交换情况下，由周围空气获取的湿度值。这个定义很清楚，为了成功地储存和保持这些产品，环境气候的控制及包装必须仔细指明。同时，很多食品的保存在过于干燥情况下，其口感都会有些变坏。针对这种情况，要求实时记录温湿度变化，保证食品安全进入消费者口中。
当长途运输或者海运冷冻冷藏食品时，如何在接收时证明货物一直处于规定的温湿度条件是件非常重要的事。解决争议的做法就是在发货的时候放入货舱中一个记录仪，并启动它，温湿度记录仪有一个精密的内部时钟，忠实地记录指定时间间隔的温湿度数据，在取出时可以容易地利用电脑察看图形文件及报警值，判断是否超过容许值,什么时候及持续时间都能轻松获得，承运方是否有责任也会立即知晓。目前上海著名外资企业哈根达斯和杭州肯德基食品有限公司，通过使用我们的产品找到了科学管理冷藏运输的有力办法。
博物馆文物、档案管理：这是温湿度产品应用的另一个大的领域，而记录仪在其中又是很有特色的产品。档案的纸张在温湿度适宜的条件可以多存放一些时间，而一旦温湿度条件遭到破坏纸张将要变脆，重要资料也将随之荡然无存，对档案馆进行温湿度记录是必要的，可以预防恶性事故的发生。使用温湿度记录仪将使温湿度记录的工作得以简化，也将节约文物保管的成本，使这一工作得以科学化，不受到过多的人为因素的干扰。同时由于采用NTC这样的微小探头，保证了对艺术品的最小破坏的前提下，文物，包括其色彩、形状不受损毁。
建材实验：在建材尤其是混凝土干燥过程中，我们应注意其干燥趋势，这是评价产品的指标之一，也为建筑施工方提供了可靠的数据。应用温湿度记录仪可以将此数据记录并提供给建材研究方，将为施工提供有益的帮助。尤其是在军事建筑中，时间就是生命，准确把握混凝土干燥时间为先发致敌，为有效地将有生力量提供到战场上提供了保证，这一功能都可以由ZDR-20完成。
农业及畜牧业的应用：农业及畜牧业生产，尤其一些经济作物的生产，在其幼苗期要详细记录温湿度值。而在农业应用中，由于恶劣环境——肥料、粪便等造成的酸碱性环境使湿度产品漂移超出其他环境，这样就要求湿敏电容漂移较小、整机校准方便。目前在浙江大学、山东农业大学、西北农林科技大学等著名院校都使用了ZDR-20用于农业方面的科研，而且反映十分良好。
气候记录：ZDR-20温温度记录仪对农业及气象分析具有很突出的意义。
建筑验收：主要体现在智能楼宇的验收。由于建筑行业的验收项目多，除暖通空调指标外，其他诸如射线强度、甲醛浓度等建筑部要求符合人体健康指标也要监测，这些指标是直接关系到人体健康的。如果在这些指标不明了的情况下，测试人员贸然进入这些场所并长期在其间进行记录，是对测试人员的人身健康的不负责任，而应用记录仪就会保证在取得可靠数据的同时对测试人员的人身安全进行最大保护。
重要医卫场所：按照《医院洁净手术部建筑技术规范征求意见稿》的要求手术室的温湿度必须控制在一定的范围内：即温度在22…25℃；相对湿度45%RH…60%RH。
适宜的环境温湿度对操作者和病人都是非常重要的。当室温超过28℃，湿度大于70%RH时，易有闷热、出汗、烦燥、疲劳等反应，容易影响安定的情绪和敏捷的思维，使操作者的技术水平不能得到很好的发挥。同时病人也会出现心率快、出汗多等症状而增加手术难度；当室温低于20度时，只穿手术衣的操作者会感到冷，易影响操作动作的灵敏性和准确性，尤其是手指的细微动作。裸露的病人由于创伤机体抵抗力处于低下水平，更易发生感冒等并发症。室内湿度低，物体表面浮尘随某些动作，如铺单、开关门等造成气流改变而悬浮在空气中。手术间内外温差大，开门后部分区域的空气形成蜗流，风速增大到约手术间原风速的4倍，此时物体表面附着物迅速飘浮于空气中。根据美国CDC的调查表明手术室空气中浮游菌数在700-800cfu/m3时就有经空气感染的危险。从结果可见，手术时铺单至铺单后2小时空气污染最严重，此时正是手术阶段。由于受重力作用，室内飘尘可直接沉降到手术创面，或操作者的手或手术器械上，因此加强控制此期的空气污染对预防术后切口感染是致关重要的。这些要求卫生防疫部门通过自己的监测确认各医院手术室的达标情况，记录仪是一种很好的方法，减少了人员浪费，并使执法的公正性得到保证。
管路维护：管路里的湿气会促进微生物生长，管道上发霉就是这样形成的。这不但影响空气流动，还会滋生大量细菌。这些遭到污染的区域对健康构成威胁，并最终导致室内空气质量（IAQ,Indoor Air Quality）恶化。[2]