标题：济南赛成电子科技有限公司
济南赛成电子科技有限公司
济南赛成电子科技有限公司是一家专业致力于研发、制造与销售实验室和工业检验仪器的公司。其产品主要应用于印刷、包装、造纸、胶粘制品、食品、纺织、无纺布、化工、油墨、印染等行业。济南赛成电子科技已为国内外几千家用户提供了专业检测设备，产品出口南、北美洲、欧盟、东南亚等地区。公司以精心服务于客户为宗旨，以打造一流产品为目标，以为客户策划最佳选择方案为己任，力求为客户提供最具权威的检测设备。能为客户提供称心的仪器和热忱的服务将是济南赛成电子科技最大的荣幸  
服务理念：尽心尽意，尽善尽美用心服务，精益求精，悉查客户需要，超越客户期待。打造精品服务，追求客户满意，格瑞特拥有充满活力的高质素销售团队、拥有经验丰富的技术中心，拥有专业的售后服务团队。以确保客户在选购及使用产品过程中都能享受到全面的服务！
  
济南赛成电子科技有限公司更多产品：拉力试验机、剥离强度试验机、初粘性测试仪、持粘性测试仪、摩擦试验机、电子拉力试验机、电子剥离试验机、薄膜拉力试验机、胶带保持力试验机、密封性测试仪、扭矩仪、印刷看样台、标准对色箱、薄膜冲击试验仪、落镖冲击试验仪、纸箱抗压试验机、摩擦系数已、墨层结合牢度试验机、热封试验仪、薄膜热缩试验仪、疲劳提袋试验机、多角度光泽度仪、纸和纸板测厚仪、厚度测定仪、纸张水分测定仪、纸板水分测定仪、耐破度测定仪、压缩试验仪、耐折度仪、挺度测定仪、平滑度仪、白度测定仪、白度颜色测定仪。　公司名称:济南赛成电子科技有限公司　公司地址: 济南市历山北路168号
PC-XLW智能电子拉力试验机  适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。　
特 征　主机液晶界面显示数据、结果、超高精度0.5级　量程可调、系统集成、更换简单、即换即测　独到机械构想、超长行程设计、满足大变形试验需求　专业软件支持、各功能独立运行、标准计量单位、无需人工换算　可进行定伸应力、弹性模量、应力应变等测试、成组实验曲线折叠加分析　开放式的数据结构存储模式、Windows菜单式操作、易学、易懂、易操作　拉伸、剥离、撕裂、热封等七大独立试验项目　
技术指标　规 格：500N 50N （可选其一）　精 度：0.5级　试验速度：50 100 150 200 250 300 500mm/min　试验宽度：30 mm（标配夹具）　50mm （可选夹具）　行 程：1000mm　主机外形尺寸：450mm(L)×450mm(B)×1410mm(H)　电 源：AC 220V 50Hz　主机净重：68kg　
配 置 ：标准配置：主机、通用夹具、专业软件、通信电缆　
选 购 件：标准压辊、试验板、取样刀、浮辊式夹具、低速解卷装置、非标夹具
MFY-01密封试验仪  
用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。　
特　征：平稳、快速形成真空实验环境　数字预置试验真空度及真空保持时间　微电脑集成电路控制，实验过程程序化、自动化　采用高质量系统元件、性能稳定　
测试原理：通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试样的密封性能；通过对真空室抽真空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况，以此判定试样的密封性能。　
技术指标　真 空 度：0～-90kPa　精　度：1级　真空室有效尺寸：Φ270mm×210 mm (H) （标配）　Φ360mm×585 mm (H) （另购）　Φ460mm×330 mm (H) （另购）　注：其他尺寸可定制。　气源压力：0.7MPa （气源用户自备）　气源接口：Φ6mm 聚氨酯管　外形尺寸：300mm(L)×380mm(B)×450mm(H)　电　源：AC 220V 50Hz　
标　准　GB/T 15171、ASTM D3078 注：本机气源接口系Φ6mm聚氨酯管；气源用户自备。
纸板撕裂度测定仪  
适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯（PVDC） 、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布等耐撕裂性的检测。　
特 征：　符合国家标准、兼容ISO、ASTM标准　计算机控制、Windows操作、专业调控软件支持　数据高速采集、准确可靠　气动试样夹持、摆锤释放　撕裂力量程快速选择　多组摆体容量自由选择　计算机水平调整辅助系统　试验数据计算机管理、多种单位支持　试验数据开放式存储、便于格式转换　
技术指标　摆体容量： 200gf、400gf、800gf、1600gf、3200gf、6400gf　气源压力： 0.6MPa （气源用户自备）　气源接口： Ф4mm聚氨酯管　主机尺寸： 480 mm（L）×380 mm（B）×560 mm（H）　主机电源： AC 220V 50Hz　主机净重： 23.5kg（200gf基本摆）　
标 准　ISO 6383、ISO 1974、GB 11999、GB/T 455.1、GB/T 455.2、ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414　
配 置　标准配置：主机、基本摆1支、增重砝码1个、校正砝码1个、计算机、专业软件、通信电缆　选 购 件：基本摆：200gf、1600gf　增重砝码：400gf、800gf、3200gf、6400gf　校正砝码：200gf、400gf、800gf、1600gf、3200gf、6400gf　取样刀　注：本机气源接口系Ф4mm聚氨酯管；气源用户自备。
CZY-6S持粘性测试仪  CZY-6S持粘性测试仪本产品按照国标GB4851之规定设计制造，适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试试验。　
专业技术：微电脑控制、LCD液晶显示　薄膜按键、PVC操作面板　自动计时、锁定　六工位设计
测试原理：把贴有试样的试验板垂直吊挂在试验架上，下端悬挂规定重量的砝码，用一定时间后试样粘脱的位移量或试样完全脱离的时间来测试胶粘带抵抗拉脱的能力。有效控制不干胶的翘边脱落等问题。　
结构组成：主要由计时机构、试验板、加载板、砝码、机架及标准压滚等部分构成。　
技术指标：　砝 码： 1000±10g）　试 验 板： 60（L）×40（B）×1.5(d)mm　计时范围： 100h(可定制1000h)试样数量： 6　电 源： 220V 50Hz　净重： 20k　
标 准　GB4851、JIS Z037、 ASTM D3654
纸张类检测仪器
NP-01A耐破度测定仪  耐破度测定仪按国际通用型缪纶（Mullen）方法设计，是各类纸张耐破强度性能检测的专用仪器，其各项性能参数和技术指标符合ISO2758《纸—耐破度的测定》和GB454《纸耐破度的测定法》等标准规定，适用于各类纸张的耐破强度试验，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料。　
专业技术：耐破度仪采用单片机为核心的测控手段，仪器具有各项参数测试、记忆、打印等功能。液晶显示，自动复位，操作方便，易调节，性能稳定，技术先进。符合最新国家标准GB/T1539和ISO2759：2001国际标准规定，是科研单位、造纸厂家、包装行业、质检部门必备的理想设备。
技术参数：1、测量范围：250-6000kPa　2、分辨力：1kPa　3、加压速度：170±15ml/min　4、试样夹持刀：大于690kPa 5、工作环境：温度5～35℃，相对湿度不超过85%。6、外形尺寸：550×500×650 mm　7、仪器重量：85kg　8、电 源： AC220V±10% 2A 50HZ
HY-01压缩试验仪  压缩强度测试仪(也叫环压仪，压缩仪，边压仪)，是我公司按国家标准规定研究开发的一种新型高精度检测仪器。主要适用于厚度为0.15～1.00mm的纸张环压强度（RCT）；瓦楞纸板边压强度（ECT）、平压强（FCT）、粘合强度（PAT）及直径小于60mm纸芯平压强度（CMT）等的测试，是目前国内性价比非常高的一款高精度压缩强度测试仪器。　
专业技术：全电脑控制技术，开放式结构，自动化程序高，操作简单方便、安全可靠全自动测量，智能判断功能，大屏幕液晶显示、中文菜单　试验时，实时显示拉伸时间、负荷张力等；中文图形菜单显示操作界面，使用简单方便　实时显示抗压曲线功能；仪器具有强大的数据显示和分析管理能力。采用模块式一体型打印机，安装方便，故障低，自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能；　
标准：　GB/T 6546-1998 《瓦楞纸板边压强度的测定法》　GB/T 6548-1998 《瓦楞纸板粘合强度的测定法》　GB/T 2679.6-1996 《瓦楞芯平压强度的测定法》　
技术参数：电 源： AC220V±10% 2A 50HZ　测量范围： ≤3000N　压缩速度： 12.5mm/min　回程速度： 0～30.0 mm/min(可任意设定)　起始位置： 压板间距可根据实际情况任意设定（0～60mm）精 度： ± 1%　通讯输出： 标准RS232接口　外形尺寸： 长×宽×高=400mm×400mm×600mm　重 量： 50K
NZ-01A耐折度测定仪  
本仪器是专门测定厚度1mm以下的纸张、纸板及其他片状材料（电子行业铜箔片等）耐折叠疲劳强度的专用仪器，是造纸、包装、科研及产品质量监督检验等行业和部门理想的试验设备。　
自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能；机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便；本仪器配有标准RS232接口，可配合微机软件进行通讯；　
标准：ISO 5626：纸耐褶性的测定　GB/T 2679.5：纸和纸板耐折度的测定(MIT耐折度仪法)　QB/T 1049：纸与纸板耐折度仪　
技术参数：电 源：AC220±10%，50Hz，2A　测量范围：0～99999次。折叠角度135±2°，折叠速度175±10次/min。折叠头宽度为19±1mm，折口半径0.38±0.02mm。弹簧张力4.91～14.72N，每加9.81N的张力，弹簧压缩至少17mm。折叠口夹缝的距离为0.25，0.50，0.75，1.00mm。折叠夹头旋转偏心引起的张力变化不大于0.343N。环境条件： 温度20～40℃、相对湿度<85%外形尺寸： 长×宽×高= 310 X 360 X 420 mm重 量： 25 kg
纸张测厚仪  数显纸张测厚仪(千分）
测量范围:0～4）mm，分度值0.001 接触压力:（100±10）kPa　接触面积:（200±5）mm2　测量面平行度:≤0.002mm　示值误差:±0.0025mm或±0.5%　示值变动性:≤0.0025mm或≤0.5%　外形尺寸（长×宽×高）:233mm×160mm×120mm　质量:?约5.5kg