标题：碳硫仪
微机（单片机）碳硫分析仪
（合作添加不要乱删）主要用途：· 适用于钢铁及其它材料中碳硫两元素质量分数的测定。本仪器可采用高速引燃炉、管式燃烧炉燃烧样品，气体容量法测试碳质量分数、碘量法测试硫质量分数。主要技术指标：· 测量范围： 碳 ω （ C ） 0.050 ～ 6.00 % 
硫 ω （ S ） 0.005 ～ 0.240 % 
· 分析时间： 配高速引燃炉 65 秒，二次吸收 85 秒左右 
配管式燃烧炉 80 秒，二次吸收 100 秒左右 
· 分析方法： 碳 气体容量法 
硫 碘量法 
· 读数方法： 数字电压表直读质量分数 
· 环境条件： 室温 0 ～ 40 ℃ ，气压 90.7 ～ 106.7KPa 
· 分析误差： 碳符合 GB/T223.69-97 标准 
硫符合 GB/T223.68-97 标准主要特点：· 单片计算机控制程序运行、数字电压表显示碳硫质量分数 
· 碳硫测定均采用压力传感技术检测数据 
· 气体容量法测碳；碘量法测硫备件耗材硅钼粉、纯锡粒、铜坩埚、钨电极、皮管、硅塑管、绿皮帽
智能数显碳硫分析
（合作添加不要乱删）主要技术指标：●测量范围： 碳ω（C）0.050%～6.000% 硫ω（S）0.005%～0.300%
● 分析时间：65秒 85秒(二次吸收)
● 电子天平：称量范围：0～100g 精 度：0.001g
● 分析误差：符合GB/T223.69-97 GB/T223.68-97标准。主要特点：●采用传感技术完成气体容量法定碳，注射方式完成碘量法定硫
●微电脑控制完成分析程序及数据处理功能，数显、打印质量分数
●注射系统采用独特方式放置，延长注射器使用寿命
●采用独特的防护装置，延长电磁阀的使用寿命
●电子天平联机不定量称样备件耗材硅钼粉、纯锡粒、铜坩埚、钨电极、皮管、硅塑管、绿皮帽
高频红外碳硫分析仪
（合作添加不要乱删）主要配置：a) 高频燃烧红外分析一体化机 一台 
b) 电子天平 一台 
c) 计算机 一台 （戴尔）
d) 打印机 一台 （惠普）主要性能a) 高频红外燃烧炉：
l 输入功率：2. 5KW
l 振荡频率：18MHZ
l 进口气动元件：插接简便﹑质量可靠
l 炉头环形加热装置：气路控制系统简洁﹑漏率低
l 感应线圈：特殊处理，效率高、无锈蚀
l 过滤器：超微孔(0.5微米)﹑无需定期超声清洗
l 汽缸：采用无油技术，自动升降,适合各种各种恶劣现场的快速分析要求
l 高压过载：短路自动保护、自动切断
l 高压系统：采用高可靠控制电路、加压时间可控，延长了功率管寿命
b) 红外分析装置：
l 液晶显示屏：全中文显示、键盘操作
l 特制碳、硫及一氧化碳吸收池
l 一体化组件：光锥-滤光片-红外探测器-放大器
l 正压气体保护﹑抑制背景干扰、检测信号稳定可靠
l 电路设计：高集成度、故障率低、维修简便
l 电子气体稳流器：精度高，不受温度﹑压力的影响
l 开关/线性电源：多级滤波、抗干扰性强
c) 电子天平
l 德国塞多利斯，万分之一精度
l 自动天平接口
l 称重范围： 0.0001-100g
d) 电子计算机：
l 美国戴尔计算机
l CPU：≥2.4G
l 内存：256MB
l 显示器：15英寸液晶
l 硬盘驱动器：40GB 
l 操作系统：WINDOWS XP正版
l 软件： CS-901B型软件
l CD-ROM：48倍速
l 集成网卡
l 免费上门服务
e) 分析指标：
l 分析范围：C1：0.0001-0.1% C2：0.01—99.9%
S：0.0001-10.0% 
l 分析时间：15-55秒
l 分析精度：分析误差优于国标JJG395-97规定的允许差
C：RSD≤0.4% S：RSD≤1.0% 
f) 数据处理系统：
l 最新多媒体配置﹑高速度﹑大容量可脱机使用
l 计算机与单片机两套操作系统任意选择
l 数据远传：可选用串口或网卡向局域网、上位计算机、现场大屏幕等输出分析结果。
l Windows下全中文界面，实时显示多条释放曲线和分析结果﹑多层次的线性校正和误差修正，大容量数据储存﹑电子天平自动量程切换及重量补偿﹑计算数据并生成报表，打印机打印分析结果及曲线。
g) 主要特点：
l 双套操作系统
l 计算机﹑单片机两套
l 打印装置为两套
l 双碳、单硫、一氧化碳共4组红外吸收装置，碳20个独立分析通道，硫共10个独立分析通道。
l 数据处理具有一氧化碳、温度、压力、流量和峰宽五大补偿功能。
l 三级线性化标定：
l 标气标定
l 线性标定
l 系统校正
主要原理
结构模块化设计整机采用模块化设计技术，电源系统由两个固态电源模块组成，防尘、简洁可靠;连线采用扁平线接插件代替插槽形式，提高了整个电路的可靠性及线路之间的连接可靠性，结构性强。气路系统采用气动原理，设计了高压排灰、自动清扫炉头，并增加炉头加热装置，有效地减少粉尘对硫元素分析的影响。气路部件包括电磁阀、气缸、气路管、气路接头全部采用意大利CAMOZZ1气动有限公司进口元件，电磁阀寿命达百万次以上，气缸采用无油润滑技术，适用于恶劣现场环境，从根本上解决了国内产品常见的气路系统的可靠性和密封性难题。高频炉的设计1、高频炉输出功率为2.5千瓦，选用风冷陶瓷功率管并使其工作在降额使用状态，提高了功率输出的稳定性及元件寿命。
2、主振电容采用额定电流达一百安培的真空陶瓷电容，具有极低的介质损耗、优良的稳定性，有效提高了可靠性及功率输出的稳定性。
3、高频炉所有金属联接件采用铜表面镀银加抗氧化导电膜技术;采用高Q值铁氧体芯线圈;设有冷却风道，加强冷却风扇功率，提高了功率元件的热稳定性。
通过以上设计，保证了样品中碳硫元素的最佳释放。红外检测系统CO2、SO2等极性分子具有永久电偶极矩，因而具有振动和转动等结构。按量子力学分成分裂的能级，可与入射的特征波长红外光耦合产生吸收，气体分子在红外光波段，具有选择性吸收谱图，当特定波长的红外光通过CO2或SO2气体后，能产生强烈的光吸收。 
由于探测器是将光信号转换为电信号，当探测器工作在线性区域内，选定某一特定波长并且确定了分析池（吸收池）长度时，由测量光强能换算出混合气体中被测气体的浓度，这就是红外吸收法能定量测量气体浓度的基本原理。
核心部件红外检测池选用高效、长寿命的贵金属微型红外光源及金属反射镜;调制系统采用单片机控制的高精度步进电机，达到了调制频率的长期稳定，再结合处于国际先进水平的红外热释电固体光锥型传感器、窄带滤光片、检测器等中科院上海技术物理研究所专有元件、高精度A/D采样卡，使整机有极高的检测灵敏度，可有效检测ppm级的碳硫含量。检测范围及精度在气路设计中采用高压排灰、自动清扫、高精度流量控制及压力补偿等一系列有效的措施，结合德凯公司特有的全量程定标技术、重量线性补偿技术，使仪器的拥有宽广的检测范围。检测上限碳可达100%、硫可达100%，同时选用瑞士梅特勒-托利多万分之一电子天平，使分析精度达到国际先进水平，碳分析精度≤0.4ppm或RSD≤0.4%，硫分析精度≤0.5ppm或RSD≤1.2%。应用软件在WINDOWS2000操作系统上中文应用软件，PC接口采用了USB数据交换技术，构筑了一个上下位机通讯的系统工作模式，多窗口、多任务操作，在数据库的管理上，实现了数据的自动存储、拥有功能强大、多重过滤数据库检索引擎，通过网络实现数据库远程监控，工作曲线的同步显示、存储、放大及多重曲线的多层次比较。线性化定标高频红外碳硫分析仪是通过检测CO2及SO2气体对红外辐射吸收量来分析物质中的碳硫元素含量;线性化定标是仪器数据中关键技术，由于朗伯比尔定律是符合指数规律，又因红外滤光片具有一定带宽，气体吸收系数不是常数，因而要获得积分面积线性化定标是十分困难。我们在定标模式、计算法、定标软件的设计上均有重大突破并优于国外最好的仪器，在全量程范围内获得很好线性度;国内同行几乎采用多气室的分段定标，因而存在很大的弊病及使用上局限性。高频炉程序升温试样的燃烧温度、高碳高硫的释放速率对分析的精度都有一定的影响。目前市场上的高频炉都不能很好地解决这些问题。我公司生产的高频炉具有程序升温功能，具有32条针对不同样品的升温曲线，供随时调用。比如高碳升温曲线，相对于常规的不可控功率，明显的减少了粉尘，同时控制了碳的释放速度，从而显著地提高了分析精度;超低含量的升温曲线，可以消除被测样品表面碳的空白影响，同时通过适当的功率控制，增加被测样品的称样量，从而减少助熔剂空白的影响;通过对被测样品燃烧温度的控制，减少熔融样品对坩埚的腐蚀，从而消除了由于坩埚内部杂质释放所引入的空白。
进口碳硫仪
进口碳硫仪主要有美国力可（LECO），德国埃尔特（ELTRA），日本堀场（Horiba），德国ELEMENTAR，美国PE，意大利FISONS-CARLO ERBA等，其中德国ELEMENTAR，美国PE，意大利FISONS-CARLO ERBA的仪器叫做元素分析仪。
备件耗材
消耗品：纯钨粒助熔剂、纯铁催化剂、高氯酸镁、碱石棉等；石英燃烧管、PVP皮管、O型圈、清扫刷等