标题：绝缘子等值盐密测试仪
概述
YM-H绝缘子等值盐密测试仪是针对电力系统防污闪点检测而研制的用于测量绝缘子等值盐密度（以下简称“盐密”）和测量溶液的电导率的专用测量仪器。该仪器符合GB/T16434 – 1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》规定和要求。该仪器以单片机为核心，采用单键飞梭式菜单操作,省去一般仪器用的按键和量程选择开关，中文液晶式显示，实现了自动化测量。除具有测量盐密外，还可以测量溶液的电导率、温度等。整机以其测量精度高、读数直观、使用方便、灵活等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。
本说明书详细介绍了YM-H绝缘子等值盐密测试仪的特点和操作方法，以方便用户。[1]
技术参数
1. 测量范围
盐 密：0.0000mg/cm&sup2;～ 9.9999mg/cm&sup2;（按X-4.5型绝缘子为准）；
温 度：0℃ ～ 50℃；
电导率：0 ～ 100000us/cm。&sup2;
2. 测量精度
盐 密：分辨率0.0001位，满量程精度优于±2%；
温 度：分辨率0.1位，精度优于±0.5℃；
电导率：分辨率为所用电极量程的1/1000，满量程精度≤±2%。
3. 显示输出方式
1) 液晶显示测量结果。
2) 通过打印机可直接输出测量数据。
3) 通过数据线上传到电脑进行处理。
4. 使用条件
环境温度：0℃ ～ 50℃；
相对湿度: ≤80%；
电 源：AC220V ±10%。
一键飞梭操作
操作方法
对应功能
顺时针旋转
在菜单状态下时下移菜单光标,在数据输入状态时使当前位数字增大
逆时针旋转
在菜单状态下时上移菜单光标,在数据输入状态时使当前位数字减小
按下
在菜单状态下时进入当前所选菜单工能,在数据输入状态时确认当前位数据,在其它状态下时进行确认操作

附录
1. GB/T 1634-1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》中有关线路和发电厂、变电所污秽等。
污染
等级
污 湿 特 征
盐密（mg/cm&sup2;）
线 路
发电厂、变电所
0
大气清洁地区及离海岸盐场50Km以上无明显污染地区
≤0.03
/
Ⅰ
大气轻度污染地区，工业区和人口低密集区，离海岸盐场10—50Km地区，在污闪季节中干燥少雾（含毛毛雨）或雨后较多时。
>0.03-0.06
≤0.06
Ⅱ
大气中等污染地区，轻盐碱和炉烟污秽地区，离海岸盐场3—10Km地区在污闪季节中潮湿多雾（含毛毛雨）但雨量较少时。
>0.06-0.10
0.06-0.10
Ⅲ
大气污染较严重地区，重雾和重盐碱地区，近海岸盐场1—3Km地区，工业与人口密度较大地区，离化学污源和炉烟污秽300—1500Km的较严重污秽地区。
>0.10-0.25
0.10-0.25
Ⅳ
大气特别严重污染地区，离海岸盐场1Km以内，离化学污源和炉烟污秽300M以内的地区。
0.25-0.35
0.25-0.35
2. 污秽等级下的爬电比距规定
污染
等级
爬电比距（ cm / kV ）
输电线路
发电厂、变电所
220kV以下330
330 kV以下
220 kV以下
330 kV以下
0
1.39（1.60）
1.45（1.60）
/
/
Ⅰ
1.39-1.74
（1.60-2.00）
1.45-1.82
（1.60-2.00）
1.60
（1.84）
1.60
（1.76）
Ⅱ
1.74-2.17
（2.00-2.50）
1.82-2.27
（2.00-2.50）
2.00
（2.30）
2.00
（2.20）
Ⅲ
2.17-2.78
（2.50-3.20）
2.27-2.91
（2.50-3.20）
2.50
（2.88）
2.50
（2.75）
Ⅳ
2.783.30
（3.20-3.80）
2.91-3.45
（3.20-3.80）
3.10
（3.57）
3.10
（3.14）
注： 1）线路和发电厂、变电所爬电比距计算时取系统最高工作电压，上表（ ）内数字为按额定电压计算值。
2）计算各污级下的绝缘强度时仍用几何爬电距离。由于绝缘子爬电距离的有效系数需根据大量的人工与自然污秽试验的结果确定，目前难以——列出，见参考件3。
3）对电站设备0级（220KV及以下爬电比距为1.48CM/KV、330KV及以上爬电比距为1.55CM/KV），目前保留作为过渡时期的污级。
3. 发电厂、变电所设备的盐密测量建议
发电厂、变电所中运行的设置各种各样，具有代表性的一种是棒形支柱绝缘，其盐密测量方法可采取：
1) 测量盐密的取样设备为普通型悬式绝缘子，而变电设备取样应逐步过渡到以支柱绝缘子为主。在测量棒式支柱小绝缘子的盐密时，原则上也测上、中、下三个伞裙，取其平均值。每个伞裙从上一个伞裙的下边缘到下一个伞裙的上边缘。
2) 需测量变电所其它型式的绝缘子的盐密时，也要考虑与普通棒形支柱绝缘子的差别。例如直径大的套管的瓷表面的盐密则比支柱绝缘子的小。
3) 在支柱绝缘子测量盐密值（在普通支柱绝缘子上取样）确定污秽定级一般应： 
污秽等级
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
盐密（mg/cm&sup2;）
≤0.02
0.02-0.05
0.05-0.1
0.1-0.2
注：0级盐密值小于0.02
常用绝缘子表面积及泄露距离一览表
序号
绝缘子型号
上表面积
cm2
下表面积
cm2
总表面积
cm2
泄露距离
mm
生产厂家
1
FC70～FC120/146（127）
566
1083
1649
320
四川自贡塞迪维尔钢化玻璃绝缘子有限公司
2
BC8～BC12/146（127）
566
1083
1649
320
3
FC160/155（146，170）
825
1492
2317
380
4
BC160/155（146，170）
825
1492
2317
380
5
FC210/170
854
1458
2312
400
6
FC300/195
1020
2157
3177
485
7
FC7P～FC12P/146
611
1392
2003
400
8
BC8P～BC12P/146
611
1392
2003
400
9
FC70P～FC120P/146
881
1646
2527
450
10
BC80P～BC120P/146
881
1646
2527
450
11
FC16P/155（170）
895
1794
2689
450
12
FC160P/170（155）
1198
2541
3739
550
13
FC210P/170
1183
2536
3719
550
14
FC300P/195
1627
3718
5345
690
15
FC70D～FC120D/127（146）
1184
1203
2387
365
16
FC160D/146（155）
1500
1769
3269
380
17
FC210D/155（170）
1433
1468
2901
375
18
LXY-70
LXY4-70
648
862
1510
320
南京电气集团有限公司（原南京电瓷总厂）
19
LXY-100
548
862
1410
320
20
LXY-120
648
862
1510
320
21
LXY-160
LXY3-160
LXY4-160
773
1325
2098
380
22
LXY3-210
859
1459
2318
390
23
LXY-240
859
1459
2318
390
24
LXY-300
1097
2041
3138
485
25
LXHY-70
LXHY4-70
870
1378
2248
400
26
LXHY5-70
975
1601
2576
450
27
LXHY4-100
975
1601
2576
450
28
LXHY4-120
975
1601
2576
450
29
LXY3-210
859
1459
2318
390
30
LXY-240
859
1459
2318
390
31
LXY-300
1097
2041
3138
485
32
LXHY-70
LXHY4-70
870
1378
2248
400
33
LXHY5-70
975
1601
2576
450
34
LXHY4-100
975
1601
2576
450
35
LXHY4-120
975
1601
2576
450
36
LXHY3-160
LXHY4-160
993
1806
2799
450
37
LXHY5-160
LXHY6-160
1256
2415
3671
545
38
LXHY4-210
1256
2415
3671
545
39
LXAY-120
946
784
1730
360
40
LXZY-160
1256
2415
3671
545
41
LXZY-210
1256
2415
3671
545
42
LXZY-300
1811
3152
4963
635
43
XP-70
674
917
1591
295
大连电瓷厂
44
XP-100
670
807
1477
295
45
XP-160
681
891
1572
305
46
XP-210
874
1112
1986
335
47
XP2-210
950
1337
2287
370
48
XP1-300
127
1994
2121
485
49
XWP1-70
1162
861
2023
400
50
XWP2-70
1162
861
2023
400
51
XWP2-100
1288
1208
2496
450
52
XWP2-160
1551
1208
2759
450
53
XWP-210
1423
1360
2783
450
54
XDP-70C
336
382
718
160
55
XDP-70CN
336
382
718
160
56
XWP-7
1210
803
2013
410
57
X-4.5
645
805
1450
300
58
XP-7
685
715
1400
290
59
XP-10
645
805
1450
295
60
LXP-7
685
715
1400
290