标题：步入式恒温恒湿试验室
步入式恒温恒湿试验室概述
步入式恒温恒湿试验室适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。
步入式恒温恒湿试验室结构特点
1、步入式恒温恒湿试验室外壳采用高级优质不锈钢（SUS#304）数控机床加工成型。
2、内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板。3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温层厚度为100mm
4、温湿度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,
以达强度对流垂直扩散循环
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
6、采用无反作用门把手，操作更容易  
7、步入式恒温恒湿试验室底部采用高品质可固定式PU活动轮.
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜（清楚观察试验过程）
9、测试孔（机器左侧）可外接测试电源线或信号
步入式恒温恒湿试验室技术参数
1;温度范围：-70℃～150℃（可根据需要修改订制）
2;湿度范围：30～98%R.H（可根据需要修改订制）
3;波动均匀度：≤±0.5℃/≤±2℃
4;精度范围：温度±0.1℃、湿度±1%R.H，指示精度：温度±0.1℃、湿度±1%R.H
选型：
1. 产品名称步入式恒温恒湿试验室型号数量​DSTH-8P（1台）​2. 试样限制本试验设备禁止：
易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存
腐蚀性物质试样的试验及储存
生物试样的试验或储存
强电磁发射源试样的试验及储存3. 容积和尺寸​内容积
内箱尺寸(W*D*H)8立方米
200CM*200CM*200CM​​4. 性能​4.1. 测试环境条件环境温度为5～35℃、相对湿度≤ 85%RH、
循环冷却水温≤ 30℃、循环冷却水供水压力为0.25～0.4MPa
试验箱内无试样4.2. 温度范围
4.3. 温度波动度
4.4. 温度偏差
4.5. 温度上升时间
4.6. 温度下降时间-70℃～+80℃
±0.5℃
±2.0℃
RT℃~80℃//60min 
RT℃~-40℃//60min 4.7. 满足试验标准GB/T2423.1-2001 试验A：低温试验方法
GB/T2423.2-2001 试验B：高温试验方法
GJB150.3-1986 高温试验
GJB150.4-1986 低温试验​（每立方米负载不大于35kg/m钢的热容量）5. 结构特征5.1. 保温围护结构喷塑镀锌彩色钢板--耐温度应力保温材料-- SUS304不锈钢板复合拼装板
其中：
喷塑镀锌彩色钢板（外）板厚0.8mm颜色为乳白色
SUS304不锈钢板（内）板厚0.8mm
耐温度应力保温材料层厚：98mm
试验室地板承重能力：200kg/m(均匀载荷)5.2. 空气调节通道风机、加热器、蒸发器5.3. 试验室体标准配置引线孔：直径φ100mm 2个
照明灯：防潮灯，60W/AC220V（约每2.5～4平方米天花板面积布置一个电灯）5.4. 大门铰链门，门洞高1850 mm，门宽1200mm（单门）
配安全门锁紧机构（可以在试验室内打开大门）
门上配电热防结露中空玻璃观测窗（W400×H400mm）共一个
门框备防结露电热装置
配活动斜坡一个，用于方便小样品车进出试验室门5.5. 控制面板温度控制显示屏、超温保护设定装置、运行指示灯、故障指示灯、蜂鸣器、照明开关
控制面板的安装方位随门的安装方位不同而不同。5.6. 机械室机械室中包含：
制冷机组、风机、配电控制柜5.7. 配电控制柜散热风机
配电板
试样试验端子
总电源断路器
压缩机断路器
电热短断器
自动控制电路系统6. 制冷系统6.1. 工作方式 单极压缩+ PID+SSR6.2. 制冷压缩机
6.3. 蒸发器
6.4. 冷凝器
6.5. 节流装置
6.6. 蒸发冷凝器
6.7. 制冷机控制方式半封闭压缩机
翅片式换热器
壳管式换热器
自动膨胀阀
高效钎焊板式换热器
自动调节制冷装置根据试验条件自动调节制冷机的运行工况
冷凝压力调节阀（冷却水流量侦测装置）
蒸发压力调节阀（防止蒸发器结冰）
压缩机回气冷却回路
能量调节回路6.8. 制冷剂R404A（环保制冷剂）6.9. 其他主要部件均采用国际优质品牌产品压缩机
日本鹭宫电磁阀
丹麦DANFOSS电磁阀，膨胀阀
AICO油分
LG接触器7. 电气控制系统7.1. 控制器采用进口数显控制器显示器高亮度 LED显示器运行方式定值方式设定方式中文菜单，按键方式输入显示分辨率温度0.1℃；输 入热电偶（铂电阻/电压/电流等，根据设备需要）控制方式抗积分饱和PID7.2. 温度测量温度：T型铠装热电偶8. 安全保护装置8.1. 制冷系统压缩机超压
压缩机电机过热
压缩机电机过流
冷却水供水欠压
压缩机油压压差欠压（限15HP半封闭压缩机）8.2. 试验室可调式的超温保护
试验空间温度自动超温停转
空气调节通道极限超温
可从内部打开大门的安全门锁
风机电机过热8.3. 其他总电源相序和缺相保护
漏电保护
负载短路保护9. 其他配置​试样电源端子继电器触点控制，220VAC 2A以内（当正常运行时，触点闭合；当设备停机或故障时，触点断开）
总电源漏电断路器10. 选购附件（功能） 下列的附件（功能）单独报价，需要在合同或技术协议
上特别说明10.1. 引线孔引线孔有直径φ50mm、φ80 mm、φ100 mm、φ120mm规格，其位置及数量在室体结构允许的条件下可按用户要求订制10.2. 观察窗电热防结露中空玻璃观测窗可视范围约（400*400），其位置及数量在室体结构允许的条件下可按用户要求订制11. 运输货运试验箱为分体式，分体运输12. 使用条件 由用户保证下列各项条件12.1. 设备安装
场地现场组装
地面平整，通风良好，不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘
附近没有强电磁辐射源
设备附近备有排水地漏（距离制冷机组2米以内）
场地地面承重能力：不小于800kg/m
设备周围留有适当的维护空间12.2. 环境条件温度：5℃～35℃
相对湿度：≤ 85%RH
气压：86～106kpa12.3. 循环冷却水
水 温
水 压
流 量
水管接头
其 他循环冷却水温度：≤ +30℃
循环冷却水供水压力：2KG/CM
冷却水管路系统的设计与施工应保证在额定流量下制冷机入口的压力为1-4KG/CM，制冷机出口到冷却水塔的压力降不大于0.1KG/CM
13M/h制冷机上备2寸内螺纹接头1对
建议水路上安装静电水处理器（除垢、灭藻）
（如果使用空调系统的冷冻循环水，请用户预先申明）
符合GB 50050-1995 工业循环冷却水处理设计规范12.4. 电源
电源 容量
最大 电流AC380V 三相四线+保护地线；
电压允许波动范围：AC（1±10%）380V 
频率允许波动范围：（1±1%）50Hz
保护地线接地电阻小于4Ω；TN-S方式供电或TT方式供电
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立专门供本设备使用
11KW
35A
步入式恒温恒湿试验室5大王牌
步入式恒温恒湿试验室控制系统1;进口可编程触摸式液晶中文对话式显示，微电脑集成控制器
2;温湿度显示控制仪表采用（日本）全进口超大屏幕画面（5.7寸LED显示器），荧幕操作简单，程式编辑容易，无须按键输入，屏幕直接触摸选项。精度：0.1℃（显示范围）
3;解析度：±0.1℃；
4;感温传感器：PT100铂金电阻测温体；
5;控制方式：热平衡调温调湿方式；所有电器均采用（施耐德）系列产品
6;温湿度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制
7;具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定
8;控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示
9;具有10组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分
10;资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机
11;具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机、打印曲线数据等功能
12;控制器具有荧屏自动屏保功能，在长时间运行状态下更好的保护液晶屏（使其寿命更长久）
13;在运转或设定中，如发生错误时，会提供警示迅号
步入式恒温恒湿试验室加热系统
1、采用镍铬电加热器
2、高温完全独立系统，不影响低温试验、高温试验及交变湿热
3、温湿度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益
步入式恒温恒湿试验室加湿系统1、内置式锅炉蒸汽式加湿器
2、具有水位自动补偿、缺水报警系统
3、远红外不锈钢高速加温（0.75KW×3）电热管
4、湿度控制均采用P.I.D控制
步入式恒温恒湿试验室电路控制系统1、温湿度控制仪表采用“韩国原装TEMI880”触摸屏控制器。
2、精度：0.1℃（显示范围）
3、解析度：±0.1℃；
4、感温传感器：PT100铂金电阻测温体；
5、控制方式：热平衡调温调湿方式；所有电器均采用（施耐德）系列产品
6、温湿度控制采用P.I.D控制
7、具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定
8、具有100组程式、每组100段、每段可循环99步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分
9、具有RS-232或RS-485远程通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能
步入式恒温恒湿试验室制冷系统1;压缩机：全进口半封闭德国谷轮
2;制冷方式：复迭式制冷、R22单级制冷
3;冷凝方式：风式冷却
4;制冷剂：R404A、R23（进口环保型）
5;全系统管路均作通气加压48H捡漏测试.
6;加温、降温系统完全独立
7;内螺旋式冷媒铜管.
8;翅片斜率式蒸发器
9;干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
步入式恒温恒湿试验室注意事项
01. [1]温湿度控制范围
02. 温湿度控制精度
03. 洁净度要求
04. 光照度要求
05. 设备的热湿量范围
06. 空调送回风方式。
07. 室压之平衡措施
08. 引入新风之必要性。
09. 系统排气的必要性
10. 保温隔热的措施
11. 设施与动力之配置
12. 静电、振动及噪音
13. 设备空间与空调间。
14. 进出通道及更衣缓冲区之安排
15. 足够维护保养空间。
16. 室内净高与楼板载重。
17. 公害、污染与防灾。
18. 安装及运转成本之衡量。
19. 美观性要求