标题：深圳市中图仪器科技有限公司
简介
深圳市中图仪器科技有限公司,专业设计制造计量和检测仪器设备,是政府评定的高新技术企业和软件企  公司logo业。公司坚持以技术创新为发展基础，拥有一支以清华、西安交大等大学毕业硕士为骨干的技术队伍，在专业技术上拥有10多年的技术积累和实践经验，潜心进行计量检测技术的创新开发。
公司拥有2000平米的现代化科研办公楼层，配备了先进的科研设施，按照ISO9001标准进行生产管理，为客户提供质量一流的产品。
公司销售和服务网络遍及国内三十多个省、市、自治区，并与国内许多知名企业、科研院所长期保持着密切的合作关系。
近10年来，在精心研究热工、长度、水流量等专业计量检测技术的基础上，引入CCD图像识别技术，率先设计制造SJ2000/3000系列指示表自动检定仪、 ZT5000/6000系列压力自动校验仪、SW2000摄像式全自动水表检定装置、ZT系列影像测量仪等先进仪器设备，为计量检测行业带来新一轮装备技术升级。
目前，公司拥有数十种自主开发的新技术产品，具有多项技术专利，广泛应用于政府计量质量检测机构、电力、石化、汽车、航空航天、冶金、机械、国防军工等行业的实验室。多项产品国内市场占有率第一，部分产品技术达到国际先进水平，并参与制定产品国家标准，为国家作出了应有的贡献。
中图仪器，在计量检测和图像识别领域，图自主技术之创新，图中国仪器之持久发展，为广大用户提供先进实用的计量检测仪器。
产品简介
指示表全自动检定仪SJ2000
性能特点
1、功能全：
按最新国家检定规程全自动检定百分表、千分表、杠杆表、内径表、大量程百分表、机械式比较仪、扭簧式比较仪以及各类表的数显表和英制表。完全覆盖了市场上各种半自动产品的所有功能。
2、人工智能：无需人眼读表、人手微调或抄数、人脑计算。  
1）CCD全真模拟人眼读取指示值，不需要人眼观察、人工读数、手工采样；
2）计算机自动控制电机精确驱动光栅位移，不需要手工旋转手轮或微分筒；
3）功能强大的检定软件自动处理数据、判定检定结果、打印检定报告，自动显示、打印、保存、查询检定记录。
3、特别的光源方案
1）国家专利无反射光源（专利号为：ZL200620056214.1）
2）检定表盘为凸面的指示表，必须使用到无反射光源才能保证数据的可靠性。
4、人性化设计、操作简便
本仪器利用计算机软件技术，进行人性化设计。对于每一位刚接触本仪器的操作者来讲，短时间内即可学会，仪器操作界面良好，使用十分方便。指示表装夹快捷，勿需表盘对中，仪器仍然能够精确识别出指针读数，使操作大为简化。
5、速度快
检定每块表只需10~200秒
6、准确可靠
检定同一块表的数据，重复性极佳。
7、大容量数据储存
本仪器采用计算机大容量数据库储存，可保存所有检定记录。
8、打印强
采用三种形式（曲线、表格、各种误差值）打印。打印格式正规、美观。 检定数据可存档，或集中打印，不占用检定操作时间。可以将检定记录数据输出到Word文档，并可根据客户要求定制检定记录报表和检定证书的格式。
技术参数：
测量范围：0-50mm
分辨率：0.1μm
重复性：0.1μm
自动读表精度：优于1/10分格
自动检测速度：每个点0.5S-0.8S可调
示值误差：任意1mm误差≤1.0&micro;m，任意2mm误差≤1.2&micro;m，任意10mm误差≤1.5&micro;m，
任意30mm误差≤1.8&micro;m，全程误差≤2.5&micro;m
回程误差：≤0.5&micro;m
计算机接口：RS232接口
电源：AC 220V 50Hz
工作环境：相对温度（20±5）℃,相对湿度（50~70）%RH
规格：尺寸（640×240×530) mm，重量35kg ZT6600全自动活塞式压力计1、全自动砝码加载系统
封闭式活塞控制系统，由机械手自动搬运砝码，无需人工参与。
1、省时省力，大大提高了工作效率和降低了劳动强度；2、使用寿命长，砝码不与人手接触，密封保存，减少外界环境、温度等因素的干扰，使砝码精度可靠；
3、噪音小：机械手搬运砝码轻便；  
4、精度高，避免了人为操作时产生的误差和误读等操作。
5、测量结果重复性好。由于没有环境和人为因素干扰，多次测量结果一致性好。
2、 CCD摄像技术和电控轻敲机构
CCD全真模拟人眼读表，无需眼睛观察，无需人为判断，无需手动采样，无需手动轻敲。
1、对常用压力表，每个压力点识别的精度可以达到刻度线分度值的1/30，对精密压力表，当刻度线超过300条时，识别精度分为1/10，显著优于人眼读表精度；
2、完全解决刻度线分布不均匀和指针旋转中心不统一所带来的技术难题，对于较粗的指针采取识别其几何中心线的方法，精度高。
3、电控轻敲按国家检定规程模拟人手敲表，使检定过程全自动化。
3、电控压力源控制系统
造压稳：自动精确造压和稳压（升压和降压）到检定点，提高了检定速度。
1、完全不需要手动微调；
2、采用高精度步进电机加压装置和0.05级传感器进行控制，控制压力精度高。
4、满足国家计量检定新规程。
完全符合JJG99-2006 《砝码》、JJG59-2007《标准活塞式压力计》的技术要求。
5、检定软件功能强
自动记录、处理检定数据：数据库保存所有的检定记录，可随时显示、打印。可以将检定记录数据输出到Word文档，方便记录存档管理。可以编辑Word报表模板，根据客户要求定制检定记录报表和检定证书的格式。
技术参数
1、 量程范围：0.04～0.6Mpa、0.1～6Mpa、1～60Mpa、2～100Mpa等各种量程可选
2、 校验范围：一般压力表、精密压力表、数字压力计、压力变送器和压力传感器
3、 压力测量精度：0.005%级、0.01%级、0.02%级、0.05%级各种精度可选
4、 压力点稳定度：30秒内优于测量精度
5、 长期稳定性：1年内优于测量精度 
6、 电流电压测量精度：±（0.03%RD+0.02%F·S）
7、 CCD自动读表精度：优于0.1分格
8、 自动检定速度：15s/点～40s/点
9、 CCD和检表数量：双摄像头，一次检测2只表或变送器
10、活塞材料：碳化钨
11、砝码材料：不锈钢
12、活塞压力计工作介质：癸二酸酯（癸二酸二异戊酯或癸二酸二异辛酯）20℃时运动粘度（20～25）mm·s，酸值不大于 0.05KOH_mg·g
13、电源：220V 50Hz； 
14、工作环境：温度：20±5℃，相对湿度：50～70%RH
15、特别设计：防泄漏、过滤器、易拆卸；
16、尺寸重量：活塞系统：440×420×720（mm），80kg 
检 定 仪：450×360×280（mm），35kgZT5610全自动液压校验仪性能特点：
功能全：按最新国家检定规程自动检定一般压力表、精密压力表、电接点压力表、压力控制器、压力变送器和压力传感器等。
人工智能：采用数控压力源自动精确造压（升压和降压）到检定点，无需手动打压或微调；  
采用电控轻敲机构按规程代替人手轻敲被检表；
采用CCD全真模拟人眼自动识别指针值，不需要人眼观察、人工读数；
采用计算机检定软件自动采集数据、处理数据、判定检定结果、打印检定报告，不需手工采样、人脑计算。
数据管理强：功能强大的检定软件自动处理检定数据，保存所有的检定记录，可随时显示和打印。
标准新：紧跟国家标准，符合最新国家计量检定规程。
技术参数
1、 校验量程：（0～60)MPa
2、 校验范围：一般压力表、精密压力表、电接点压力表、数字压力计、压力控制器、压力变送器、压力传感器等
3、 压力测量精度： ±0.05% F.S
4、 CCD自动读表精度： 优于0.1分格
5、 自动检定速度：15s/点 ～ 25s/点
6、 CCD和被检仪表数量：2摄像头，一次自动校2只表或变送器
7、 电流电压测量精度： ±（0.03%RD+0.02%F.S）
8、 直流电压测量：从-50V到50V全量程覆盖，自动量程切换
9、 直流电流测量：量程从-22mA到22mA，实现大多数测量需求
10、DC24V或1.5mA输出：准确度<5%F.S
11、电源：220V 50Hz
12、工作环境：温度：20±5℃，相对湿度：50～70%RH
13、特别设计： 防泄漏、过滤器、易拆卸
尺寸重量：450×320 ×240(mm) ， 35kgZT8000系列温度自动检定系统系统特点：
硬件部分
低电势扫描开关采用机电一体化结构，高可靠性、经久耐用；开关基片采用大面积敷银材料。  [1]扫描开关6、10通道可选，单炉控制、双炉控制可选。
内含三线电阻转换器的综合接线台，兼容了所有热电偶、各种线制的热电阻的接线，彻底解决了检定工作中繁琐的接线问题。
三线电阻转换器将三线电阻自恒温设备端即转换为四线进行测量，依据检定规程完成R1、R2的测量与R的计算，消除了导线电阻差值的影响。
系统及所有外围恒温设备均自主研发生产，拥有完全知识产权，配套完善，维护方便。
软件部分：
严格按照国家相关检定规程、规范自主开发，并结合实际检定工作需要优化调整，使系统功能更加完善，操作更加简便。
系统在全程控状态下自动完成温度调节、测量通道控制、数据采集与处理、报表及证书生成等工作。
热电偶、热电阻的检定除按照规程检定外，还可实现任意点校准、自动重复性测试等功能。
廉金属热电偶检定，检定点温度可选择1-8个检定点，检定点可任意设置，如308.5℃、647.2℃等
同一炉中可实现廉金属热电偶的混合检定。
系统具有断电保护功能，充分保护硬件及检定数据安全。
工作用热电偶的检定，根据被检电偶的情况，提供多种参考端处理方法。
可选择“检定”或“校准”等多种方式的记录表格、证书。
检定证书或校准证书可选择标准格式或自定义格式。
数据库管理功能。
提供不确定度评定辅助程序。
配带通信功能的标准信号源可实现温度二次仪表的自动检定。
自主知识产权，服务升级有保证。 检定/校准项目一览表
检定/校准功能
分 度 号
等 级
备 注
工作用热电偶
S、R、短S、短R
Ⅰ、Ⅱ级
工作用贵金属热电偶
B
Ⅱ、Ⅲ级
K、N、E、J、T、WRe、EA-2等
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级
工作用廉金属热电偶
标准热电偶
S
一、二等
标准热电偶
工业热电阻
Pt100、Pt10、Cu100、Cu50
A、B级
二线、三线、四线制
PtX（X=500、1000…..）、CuX
温度变送器
0－10mA 、4－20mA、0－10V等
​配热电偶、热电阻等
温度二次仪表
动圈式温度指示位式调节仪、数字温度指示调节仪、工业过程测量记录仪
膨胀式温度计
高精密玻璃温度计、工作用玻璃温度计、双金属温度计、压力式温度计
执行检定规程、规范一览表
序
规程、规范代号
规程、规范名称
1
JJG351-1996
廉金属热电偶检定规程
2
JJG229-1998
工业铂、铜热电阻检定规程
3
JJF1098-2003
热电偶、热电阻自动测量系统校准规范
4
JJG141-2000
工作用贵金属热电偶检定规程
5
JJG668-1997
工作用铂铑10-铂、铂铑13-铂短型热电偶检定规程
6
JJG75-1995
标准铂铑10-铂热电偶检定规程
7
JJG368-2000
工作用铜-铜镍热电偶检定规程
8
JJF1176-2007
（0～1500℃）钨铼热电偶校准规范
9
JJG74-2005
工业控制测量记录仪检定规程
10
JJG186-1997
动圈式温度指示、指示位式调节仪表检定规程
11
JJG617-1996
数字温度指示调节仪检定规程
12
JJG1183-2007
温度变送器校准规范
血压计智能标准器性能特点：1、 大屏幕液晶每屏可显示60个汉字；
2、 自动快速充气和调节气压到所需压力点，并有声音提示；  
3、气压调节快速平稳，对水银血压计40KPa（300mmHg）点也能安全检测；
4、 检定灵敏度项目，自动按计量检定规程处理；
5、 检定气密度项目，自动计算和显示检定结果；
6、 采用进口压力传感器和气压部件，仪器自动准确调节零点；
7、 内置超压保护（42KPa）安全可靠；
8、可快速选择检测点和检测项目，设置一次即可永久保存；
9、 专用开模机箱，美观大方，安全耐用。
技术参数
1、测量量程：0-40KPa，
2、准确度等级：0.2级
3、检定速度：检测一个压力点，快速状态下只需5秒时间
4、尺寸（300×240× 120）mm
5、重量：2.5Kg全自动水表检定装置SW20001. 直观可信
本装置在我国最常用的“容积法检定”基础上，采用摄像机代替人眼来读取水表指针，完全符合国家计量检定规  [2]程JJG162-2009等的水表读数要求，自动识别精度达到水表最小分值的1/3，自动识别率大于90%以上；是自动化程度最高的水表检定方案，市场占有率全国第一。
2. 科学先进
集电子、图像、机械技术于一体。操作简便，易于使用和维护。
3. 准确可靠
采用光电感应信号，对水位变化反应灵敏，产生稳定的水位脉冲信号，抗干扰性极佳。计算机采取多种快速的数学算法，保证了图像识别的实时性和可靠性，消除了人为误差，提高了装置的准确性。
4. 人工智能
该检定装置由于实现了被检水表和标准容器流量的自动读取、自动切换流量、以及检定结束后自动计算出误差并形成打印报告，整个检定过程全部自动完成，检定员的工作得到简化。
5. 数据管理功能强
检定装置配备的计算机检定软件，自动按规程计算并得出检定结论，可保存全部水表检定数据，具有检定记录查询、统计、打印等完善的数据库功能。
技术参数
1、 检测范围：15-25mm、15-50mm、40-100mm、200mm、300mm等口径的干、湿式水表
2、 检测水表数量：1-16只
3、 校表台准确度：优于0.2级
4、 图像识别率≥90%
5、 图像识别误差：0.33分格 
6、 水位测量误差：±0.004%
7、 检测输入：1-16路视频信号；2-4路水位感应信号；2-4路水位测量信号
8、 控制输出：4-10路大功率继电器输出
9、 数据处理：自动按规程计算并得出检定结论，可保存全部水表检定数据，具有检定记录查询、统计、打印等数据库功能。
检定装置占地面积：（4300×1800×2600）mm(小口径)