标题：液相色谱
简介
色谱法的最早应用是用于分离植物色素，其方法是这样的：在一玻璃管中放入碳酸钙，将含有植物色素（植物叶的提取液）的石油醚倒入管中。此时，玻璃管的上端立即出现几种颜色的混合谱带。然后用纯石油醚冲洗，随着石油醚的加入，谱带不断地向下移动，并逐渐分开成几个不同颜色的谱带，继续冲洗就可分别接得各种颜色的色素，并可分别进行鉴定。色谱法也由此而得名。 
现在的色谱法早已不局限于色素的分离，其方法也早已得到了极大的发展，但其分离的原理仍然是一样的。我们仍然叫它色谱分析。 
一、色谱分离基本原理： 
由以上方法可知，在色谱法中存在两相，一相是固定不动的，我们把它叫做固定相；另一相则不断流过固定相，我们把它叫做流动相。 
色谱法的分离原理就是利用待分离的各种物质在两相中的分配系数、吸附能力等亲和能力的不同来进行分离的。 
使用外力使含有样品的流动相（气体、液体）通过一固定于柱中或平板上、与流动相互不相溶的固定相表面。当流动相中携带的混合物流经固定相时，混合物中的各组分与固定相发生相互作用。 
由于混合物中各组分在性质和结构上的差异，与固定相之间产生的作用力的大小、强弱不同，随着流动相的移动，混合物在两相间经过反复多次的分配平衡，使得各组分被固定相保留的时间不同，从而按一定次序由固定相中先后流出。与适当的柱后检测方法结合，实现混合物中各组分的分离与检测。 
二、色谱分类方法： 
色谱分析法有很多种类，从不同的角度出发可以有不同的分类方法。 
从两相的状态分类： 
色谱法中，流动相可以是气体，也可以是液体，由此可分为气相色谱法（GC）和液相色谱法（LC）。固定相既可以是固体，也可以是涂在固体上的液体，由此又可将气相色谱法和液相色谱法分为气-液色谱、气-固色谱、液-固色谱、液-液色谱。 
高效液相色谱法是继气相色谱之后，70年代初期发展起来的一种以液体做流动相的新色谱技术。
高效液相色谱是在气相色谱和经典色谱的基础上发展起来的。现代液相色谱和经典液相色谱没有本质的区别。不同点仅仅是现代液相色谱比经典液相色谱有较高的效率 和实现了自动化 操作。经典的液相色谱法，流动相在常压下输送，所用的固定相柱效低，分析周期长。而现代液相色谱法引用了气相色谱的理论，流动相改为高压输送（最高输送压力可达4.9107Pa）;色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成，从而使柱效大大高于经典液相色谱（每米塔板数可达几万或几十万）；同时柱后连有高灵敏度的检测器，可对流出物进行连续检测。因此，高效液相色谱具有分析速度快、分离效能高、自动化等特点。所以人们称它为高压、高速、高效或现代液相色谱法。
HPLC 系统一般由高效液相色谱仪主要由进样系统、输液系统、分离系统、检测系统和数据处理系统等组成。
其中高压输液泵、色谱柱、检测器是关键部件。有的仪器还有梯度洗脱装置、在线脱气机、自动进样器、预柱或保护柱、柱温控制器等，现代 HPLC 仪还有微机控制系统，进行自动化仪器控制和数据处理。制备型 HPLC 仪还备有自动馏分收集装置。 
图书信息
基本信息书 名: 液相色谱  
作　者：向平，沈敏，卓先义
出版社： 上海科学技术出版社
出版时间： 2009-7-1
ISBN: 9787532398430
开本： 16开
定价: 60.00元内容简介本书乃适应近年来迅猛发展的液相色谱一质谱联用技术(LC—MS)需要，总结作者在生物基质样品中药物和毒物分析及应用的实际经验并结合国内外的最新文献报道编写而成。
本书共分五章。第一章着重介绍LC—MS、生物样品的前处理、基质效应等技术问题，同时介绍生物样品LC—MS分析方法的评价及需要遵循的规则；第二章介绍滥用药物的种类、生物检材特点及LC—MS在体内滥用药物分析领域的最新应用成果；第三章介绍我国较为常见的有机磷类、氨基甲酸酯类、除草剂和有机杀菌剂等农药的LC—MS分析技术；第四章重点介绍体内蛋白同化雄性类固醇、糖皮质激素、B受体阻断剂等兴奋剂的LC—MS分析及显著优势；第五章则从点到面，重点介绍LC—MS在毒物分析、兴奋剂检测、农残等领域的系统筛选分析应用。
本书涵盖了近千个小分子化合物，将具体方法、要点和应用实例相结合，以供在生命科学、环境科学、药学、法医学、商检、运动医学等领域的分析工作者参考，也会对分析及相关专业的研究生、本科生了解新技术、设计新方法、拓宽科学视野有所帮助。图书目录第一章 液相色谱—质谱联用技术
第一节 液相色谱—质谱联用技术概述
第二节 生物样品处理技术
第三节 液相色谱—质谱联用分析方法
第二章 滥用药物的LC—MS分析
第一节 体内滥用药物分析简介
第二节 阿片类药物
第三节 苯丙胺类药物
第四节 可卡因
第五节 大麻类物质
第六节 苯二氮革类药物
第三章 农药的LC—MS分析
第一节 有机磷杀虫剂
第二节 氨基甲酸酯类杀虫剂
第三节 除草剂
第四节 杀菌剂
第四章 兴奋剂的LC—MS分析
第一节 蛋白同化雄性类固醇
第二节 糖皮质激素
第三节 B受体阻断剂
第四节 B2受体激动剂
第五章 LC—MS的系统筛选分析
第一节 体内常见药物、毒物的系统筛选分析
第二节 食品安全中的系统筛选分析
第三节 兴奋剂的系统筛选分析
中文索引
英文索引 
色谱仪
产品型号：VI 500  VI 500产品图片产品名称：高效液相色谱仪
生产厂商：上海禾工科学仪器有限公司
产品介绍
产品简介VERTEX VI500型高效液相色谱仪是禾工科学仪器为适应出口而改进的进口组装高效液相色谱仪产品，仪器采购高标准的进口原装部件，符合相关国际标准，性能稳定可靠，而向全球销售。VI500型液相色谱仪代表了国内最新的液相色谱仪制造技术水平。产品已经出口到美国、加拿大、日本、朝鲜、印度及非洲、东南亚国家等国际市场，被广泛应用于医药、化工、食品、石化、环保、能源、冶金、航空航天等工业生产过程和环境监测等领域。 
VI500高效液相色谱仪详细介绍 
VERTEX VI500型高效液相色谱仪是禾工科学仪器为适应出口而改进的高性能高效液相色谱仪产品，仪器采购高标准的进口原装部件，符合相关国际标准，性能稳定可靠，面向全球销售。VI500型液相色谱仪代表了国内最新的液相色谱仪制造技术水平。产品已经出口到美国、加拿大、日本、朝鲜、印度及非洲、东南亚国家等国际市场，被广泛应用于医药、化工、食品、石化、环保、能源、冶金、航空航天等工业生产过程和环境监测等领域。
VERTEX VI500高效液相色谱仪主要特点：
1、 整套仪器采用优于LCD的超高清晰OLED模块显示屏，美观大方，无屏闪；
2、 采用多种上优质进口材料，双曲线流量校正，保证0.001-200ml/min流速稳定；
3、 内置氘灯和钨灯，从紫外到红外波长切换，无需开机更换光源；并可实现停泵扫描及波长程序，方便复杂样品分析；
4、 检测器传输采用三级齿轮减速结构，仪器抗震性能优越，防止运输及使用过程震动；
5、 可拆换外置式流通池结构，分析型和制备型通用，更换流通池极为方便；
6、 内置梯度程度，储存64个方法，存储量大，使用方便；
7、 智能反控软件，无需按键，点击鼠标即可实现全程检测条件设定；
8、 仪器外壳美观大方，采用防腐烤漆，耐强酸强碱，利用保持清洁；详细介绍VERTEX系列高压恒流输液泵系统专业设计应用于液相色谱分析中，可用于等度和梯度洗脱输液系统，具有独特的泵头一体化设计，双活塞杆，溶剂可压缩性反应，保障泵无脉冲输送液体，是一款高性能低价格比的高效液相泵。产品扩展有多种类型产品，分析型，制备型，化学惰性型，以及防强腐蚀的高压特种泵，除适用与各种型号的液相色谱仪、离子色谱仪、逆流色谱、凝胶色谱、制备纯化分离等分析系统外，可以用于各种化工反应加料，各种高压情况的下输液用途
VI500高压恒流输液泵功能特点
VERTEX系列高压恒流输液泵是采用CPU控制的往复式双柱塞杆串联泵头，具有独特的泵头一体化设计功能，泵运行时，密封圈和活塞杆与泵体处于完全同步状态，避免了运行时两者之间的磨擦而易于损坏。
采用特殊强化材质的高精度曲线凸轮，配合优质蓝宝石柱塞杆及红宝石球，具有优越的耐磨性能及线性度，经证实，该泵在压力6000PSI，流速10 mL/min，纯水状态下运行，比普通泵头寿命要延长5000小时。
采用步进电机细分控制技术使得电机在低速下运行平稳准确，提高了低流速下分析结果的准确性和重复性，有效保证了高压梯度系统和较低流量下流动相组成的稳定性
流动相压缩系数校正和流速准确性双重校正功能，根据溶剂系统差异可以在±15%范围内进行流速误差补偿，采用先进的特制压力传感器，1psi的超灵敏压力感应，灵敏的压力补偿使得流量精度和稳定性大大提高，保证了极高的流量准确度；使STI系列高压输液泵的流量分辨率达0.001ml，压力波动小于10Psi,成为国内外压力波动最小的泵之一。
通过 RS-485 进行色谱工作站外部控制能够方便地得到高精度二元高压梯度系统，同时能够实现流动相流速梯度，满足生产和科研的各种要求
实时压力检测显示、高压限、低压限报警功能保证了仪器使用的安全性；
采用优于LCD的超高清晰OLED模块显示屏，美观大方，无屏闪，界面友好，操作方便。
VERTEX系列紫外/可见波长检测器它通过集成国内外多种紫外检测器的优势开发而成，可以用于常规实验室的分析和方法开发，是完整的高效液相色谱仪中重要的组成部分。其设计以当今最先进的技术为先导，通过数字化的数据处理和控制，使其基线噪声和漂移降低到一个新的极限。由于采用了数字量输出功能，该检测器可以与计算机直接通过串行口相连而不需要任何数据采集单元。可配套使用于各种型号的液相色谱分析系统。
VI500型紫外/可见波长检测器详细介绍主要特点 
波长自动校正功能，自动调零，多量程输出选择可满足各浓度分析需求。
光路系统采用优先的凹面光栅器件、结合精密定位结构和独特的散热技术，使波长精度高，偏移小和稳定时间短，高效的光学系统和数字过滤极大的提高了仪器的灵敏度和结果的准确性和重复性并保证了仪器的稳定可靠
特定的波长程序功能，可在一次分析中定制波长程序，应对于特殊复杂样品的分析。
内置氘灯和氘灯，内置器件无需更换即可实现波长从190-850nm转换；仪器使用德国原装氘灯，可手动关/开，更换氘灯时，不必调整光轴，维护简便，氘灯使用寿命长。
独特的可更换分析流量池结构，使分析池、制备池更换非常方便；
人性化、便携化的软件界面，人机工程的操作平台与按键，操作便捷、快速；样品和参比能量显示便于故障的判断和排查；仪器内部安全报警与自动故障排查功能，维护方面快捷。
高亮度OLED显示屏，优越的美观可视效果，超高的质量稳定性。
全新设计的集成一体化电压，使供电更稳定，适合防爆场合使用
检测器传输采用三级齿轮减速结构，仪器抗震性能优越，防止运输及使用过程震动；
具有RS-232数字通讯功能，软件与仪器的联控功能，直接鼠标点击，就可以完成各种检测。具备远程控制功能，便于升级成网络化液相色谱仪。
仪器通用性良好，应用范围广，适合医药食品化工环境及科研等各个领域。
操作规程
一、液相色谱要放置在平稳牢固的台面上。
二、液相色谱要有可靠的接地。
三、高压气瓶要放置在阴凉、通风处，通过减压阀和机器连接。
四、使用氢火焰时，应先开助燃气，后开氢气，关闭时应先关氢气，后关助燃气。注意检查氢瓶、减压　阀、连接管线是否泄漏，如有泄漏应立即处理。
五、温控设备，压力表应按规定进行检定。
六、仪器工作室，应放置足够数量的消防器材。