标题：电子体温计
简介
  电子体温计电子体温
电子体温计利用某些物质的物理参数，如电阻、电压、电流等，与环境温度之间存在的确定关系，将体温以数字的形式显示出来。 
其不足之处在于示值准确度受电子元件及电池供电状况等因素影响，不如玻璃体温计。
利用了半导体电阻随温度变化而变化的特征
历史现状
中国电子体温计行业最早起源于1998年，以每年高于30%的速度发展至今经历了十多年时间。高达数倍甚至10多倍的利润空间、较低的政策壁垒和技术壁垒吸引了众多的企业进入该行业。目前国内涌现出了大小80多家电子体温计品牌，既有“欧姆龙”、“婴之侣”、“捷威”等行业领头的外资品牌，也有“海尔”、“倍尔康”、“裕康”、“华辰”、“世佳”、“华安”、“康复”、“康庄”、等迅速发展壮大的国内品牌，今后试图进入该行业的生产厂家将达到50多家。由于行业逐步规范和新一轮电子体温计产品消费热潮的兴起，2009年以后，电子体温计产品行业进入了一个前所未有的高速发展时期，市场的快速发展孕育着巨大的商机。
基本构造
感温头、量温棒、显示屏、开关、按键以及电池盖。  电子体温件构造
测温原理
电子体温计[1]是利用温度传感器输出电信号，直接输出数字信号或者再将电流信号（模拟信号）转换成能够被内部集成的电路识别的数字信号，然后通过显示器（如液晶、数码管、LED矩阵等）显示以数字形式的温度，能记录、读取被测温度的最高值。
电子体温计最核心的元件就是感知温度的NTC温度传感器。传感器的分辨率可达±0.01℃，精确度可达±0.02℃，反应速度<2.8秒，电阻年漂移率≤0.1%(相当于小于0.025℃)。
  软质棒式电子体温计
测温范围
32°C到43°C或89.6°F到109.4°F。
基本类型
1） 硬质棒式：家庭普遍适用，采用腋窝测量和口腔测量方式的一种温度计。
2）软质棒式：软头电子体温计前端可任意弯曲，多方位，无死角，适合各部位的测量　，一般可采用口腔、腋下、肛门三种量法。
3）奶嘴式：婴儿奶嘴式电子体温计是针对婴幼儿的生理特点而精心设计制造的。部件设计全部采用圆滑弧线，曲率依据宝宝口型，硅胶奶嘴内含温度传感器。  奶嘴式电子体温计电子体温计温度测量部位　
1.将开机后的体温计探头置于腔舌根下，可测得口腔温度。
2.将开机后的电子体温计探头置于腋窝中心处，可测得腋窝中心温度。
3.在不能测试口腔和腋窝的情况下，将开机后的电子体温计探头插入直肠，进入深度不可超过电子体温计总长的1/2。
优点缺点
优点为准确度高，误差一般不超过+-0.1℃，读数和携带均方便。缺点是测量稳定性相对于玻璃体温计稍差。
操作指南
用法1．体温计使用前，应先用酒精对体温计头部进行消毒。  电子体温计功能图[2]
2．按压开关，蜂鸣器马上发出蜂鸣音，显示器如图A所示，时间约2秒钟。
3．然后显示器显示上次侧量的温度如图B（假如上次测量为36.5℃），井持续2秒钟左右。然后显示器可能显示如C图所示．“℃”符号闪烁，表示体温计己处于待侧状态。（如此时室温高于32℃，体温计将显示室温而不显示如D图所示，同时“℃”符号不断闪烁）
4．将体温计用来量体温。量体温时显示出的温度值逐渐上升，同时“℃”符号不断闪烁。
5．当体温上升速度在16秒内小于0，1℃时，“℃”符号停止闪烁，同时体温计发出约5秒钟的蜂鸣提示声，这时体温计测量完毕，可以读取显示出的体温值。
6．体温计具有自动关机功能，将在测量结束后10分钟内自动关机。但为延长电池寿命，建议使用者在测量结束后，按压电源键关闭电源.方式电子体温计正确的测量方式
测量体温时会因为受到测温时间、外界空气、及不同身体部位的影响，而使温度有所偏差。为了得到准确的测温数据，请始终保持一定的测温部位。腋下时，电子体温计应紧贴感温部位；舌下时，电子体温计应紧插于舌根部位。注意事项电子体温计注意事项
1.当电子体温计后方位置显示“□”时表示表示需要更换电池，电池采用AG3扣式电池或SR41银氧化电池。更换电池时，先拨开上部的电池盖。紧压下开关导皮再拨出机芯约2.5MM(拨出机芯不可超过3.5mm)，用小瓶口螺丝刀移出电池。装入新电池，正极朝上，塞入机芯，小心将电池盖合上即可。
2.电子体温计可用湿布擦拭来清洁，如是防水型的可直接放到水里清洗。不可置于高压气体，高温环境中，不可与腐蚀物品接触。对此造成的损坏不负质量担保责任：
3.工作温度：10°C-40°C 工作湿度：30%-80%RH
4.保存温度：-1°C-60°C 保存湿度：10%-80%RH
5.使用寿命：AG3或SR41扣式电池约为200小时
6.显示精度：±0.1°C（32°C到43°C时）或±0。2°F
测量位置
腋下时间：5-10分钟
发热温度：37℃以上
使用前先将体温计的水银汞柱甩到35℃以下。将体温计水银端放在腋下最顶端(即腋窝深处)，用上臂将体温计夹紧，以免脱位或掉落;测量5—10分钟;取出体温计，读取温度数据后，用卫生纸擦拭体温计，以便下次或他人使用。
读数方法：一手拿住体温计尾部，即远离水银柱的一端，使眼与体温计保持同一水平，然后慢慢地转动体温计，从正面看到很粗的水银柱时就可读出相应的温度值。读数时注意千万不要用手碰体温计的水银端，这样会影响水银柱而造成测量不准。耳内或是前额时间：数秒钟
发热温度：38℃以上
另外有利用红外线量测技术量测耳内鼓膜的耳内温度计以及量测前额的前额温度计。如果体温计的玻璃碎了，体温计里的水银会给人体带来损害，一种新的体温计由塑料制成，可用于婴儿或年幼的儿童。正常的体温是37摄氏度。
测量原理：液体的热胀冷缩
体温计的特点：(1)能脱离被测物体读数(2)装有的水银多(3)有缩口(4)分度值为0.1℃
缩口：使测量后，水银不能退后玻璃泡，从而可以脱离被测物体读数。口腔时间：3-5分钟
发热温度：37.5℃以上
口腔温度的采集是借由病患将温度计正确且安全的放置到口腔的能力。也就是排除了小孩或是无力抵抗咳嗽、虚弱的人或是会呕吐的人。(这在反应快速的电子式温度计来说比较没有问题，但在水银式温度计中就是一个重要的课题，因为水银式温度计需要长的时间来反应温度)其他应该注意的地方是，当病患在使用口腔式温度计前如果有饮用热饮或是冰饮，那就必须考量其他的温度测量方法。直肠（肛门）时间：1-3分钟
发热温度：38℃以上
在直肠温度的量测时，特别是由另一人来量测时，应该要使用润滑剂来帮助。虽然直肠温度最为准确，但是要考量这样的行为在某些国家或是文化中是令人难为情的。另外如果置入温度计的方式不正确则会让病人感到不舒服甚至疼痛。婴儿通常都使用直肠温度量测，然而还是要借由护士来操作比较妥当。[3]
如何选购
1、外观检查。 
电子体温计一般做得小巧美观，表面光洁，无疵点。　
2、通电检查。 
将开关钮置于通位，察看显示标记是否和使用说明书上的一致，断开电源再接，观察是否同样显示正确标记，如果经多次电源通断试验，正确标记显示均相同，并且显示的腋下温度都基本一致，说明该电子体温计的重复性是好的。如果显示异常（温差过大），则说明电子体温表的电池电量耗尽，或某处接触不良。 
3、准确度检查。 
按下开关接钮，液晶显示器上出现"188.8"标记。将体温表放于舌下1分钟，当"C"标记停止闪烁并有蜂鸣提示音时，显示的读数即为体温，这是口腔体温。反复多测几次，口腔体温应当相同，如果不相同，则该表重复性不好，不能选用，也不需要做准确度检查，如果口腔体温完全相同，则可以进行腋下测温，当"C"标记停止闪烁并有蜂鸣提示音时，显示的读数即为腋下体温。同样，多测几次，腋下体温数值相同。一般口腔温度比腋下温度高1度左右，如果测试的口腔温度比腋下温度高得太多或太少，则可认为该电子体温计准确度不令人满意。 
4、如果电子体温计放于舌下1分钟后，取出"C"标记仍在继续闪烁，则需断掉电子体温计的电源5分钟后再接通电源，重新进行测量。一般情况下，从口中取出体温后，显示不会再闪烁。如果仍断续闪烁，该表定有问题，不能选用。 
5、是不是正规厂家生产的，标准二类医疗器械，有没有售后服务，有没有电话地址，等等外包装信息，也可以到相关公司官网上查询。