标题：教学仪器
概述
教学仪器可分为实验和实训两大类主要应用于理工类各专业，如：电子信息工程、机电一体化、计算机原理等等。
常用教学仪器
噪声测定仪噪声测定仪可供各中、小学校开展课外环境监测活动的教学配备。主要用来测定环境噪声、做噪音工程、品质控制以及健康防治等。如用于工厂、办公室、交通道路、音响、家庭以及空调、冰箱等等各种场合之噪音量测量用。
本仪器为高精度噪声测定仪，采用LCD显示，最高精度可达±1.5dB。具有开机自检，自
动关机功能，当仪器待机后20分钟后将自动关闭，减少功耗。
技术指标
1、测量范围:40dB～130dB。
2、分 辨 率:0.1 dB。
3、测量误差:±0.1dB。
4、显示特性：数字和bar条码显示。
5、具有快慢速响应切换功能。
6、具有A、C加权功能（右边中部小字显示A或C）。
7、具有最大值锁定功能。
8、具有欠压显示功能（显示屏左下角显示小字为BAT）。
9、具有自动关机功能。
10、数字显示刷新时间约160ms, 图表显示刷新时间约40ms。 
11、具有自动量程和手动量程测量切换功能(自动量程显示屏左上角小字显示为AUTO, 手动量程显示屏左上角小字显示为MANU)
12、手动量程测量分组显示：40dB～70dB,60dB～90dB, 80dB～110dB, 100dB～130dB，分别显示下限值。
13、手动量程测量状态下，当测量值<设定下限值时显示屏显示L0，当测量值>设定上限值时显示屏显示HI，当测量值在设定范围内时显示测量值。
14、指向特性应符合国家标准GB3785对Ⅱ型声级计的要求。蒸发器蒸发器是用于测定大气中一定时间间隔内水的蒸发量的仪器。结构紧凑、造型美观、坚固耐用、实用性强，可供各中、小学校开展课外环境监测活动的教学配备。
技术指标：
1、蒸发器内径为φ200mm、高度约为100 mm的金属圆盆。
2、蒸发器为金属圆形结构、内壁应圆滑，蒸发器刃口不得有毛刺或碰伤等缺陷。
3、所有与水接触的部位应光滑，其相互配合或连接部焊缝应严密、牢固、不得有渗漏水现象。
4、蒸发器各零、部件的装配应正确，不得有松脱、变形及其它影响使用的缺陷。
5、蒸发器各零、部件所敷保护层应牢固、均匀、光洁，不得有脱层、锈蚀等缺陷。
6、蒸发器与安装框架应安装方便，并能使蒸发器在正常使用中不会因风力影响而脱开。
7、附件：带刻度量杯一只、储水器一个、安装框架一个、金属丝网罩一个（防鸟饮水，用户可自选）。土质测试箱土质测试箱使中小学生走出了实验室，在现场直接测量出土壤情况所要的数据。方便使用、携带。
检测内容
1、土壤酸碱度的测定。
2、土壤中铵态氮的测定。
3、速效磷的测定。水质测试箱水质测试箱使中小学生走出了实验室，在现场直接测量出水质量所要的数据。方便使用、携带。
检测内容
1、水的总硬度测定。
2、六价格的测定。
3、Pb2+的测定。数字式酸度计数字式酸度计可供各中、小学校开展课外环境监测活动的教学配备。本仪器是小型便携式低功耗的产品。能快速测定测量溶液酸碱度（PH），测定部分采用新型PH传感器，提高了测试精度。用高亮液晶屏显示，读数直观清晰。
技术指标:
1、测量范围:0～14.0。
2、分 辨 率：0.1。
3、准 确 度：≤±0.1。
4、数码液晶显示。
5、具有电源关断、测量和锁定功能。空气质量测试箱空气质量测试箱集成了国外最先进的仪器、组合成一套先进的检测箱、使中小学生走出了实验室，在现场直接测量出空气质量所要的数据。方便使用、携带。
检测内容
1、二氧化硫气体的测定
（1）测量范围：0～20ppm
（2）测量精度：±10%
2、二氧化氮气体的测定
（1）测量范围：0～20ppm
（2）测量精度：±10%
3、空气中尘埃粒子的测定（探究性实验）环境速测箱环境速测箱是结合初中自然科学和高中地理、化学课本有关内容及实验册，能完成对空气中八种气体的快速监测，以及对土壤PH值、P、N测定、水质测定、空气质量测定等的分组实验。它包括课堂快速检测实验和实验分析实验两部分。
技术参数：
1、空气质量测定
（1）空气中尘埃粒子的测定（探究性实验）
（2）空气中二氧化硫（SO2）的测定
（3）空气中二氧化氮（NO2）的测定
2、水质测定
（1）水温及水的酸碱度（PH值）测定
（2）水的富营养化污染（探究性实验）
（3）水中细菌数目（探究性实验）
（4）水中铵的测定
（5）水中磷酸盐的测定
3、土质测定
（1）土壤酸碱度（PH值）含量的测定
（2）土壤中磷（P）含量的测定
（3）土壤中氮（N）含量的测定粉尘测定仪粉尘测定仪是在原人工的基础上新增加了微电脑控制的全自动粉尘测定仪。可供各中、小学校开展课外环境监测活动的教学配备可对大气层中的漂尘、烟尘及放射性的浓度和污染状况进行监测的理想取样仪器。该仪器采用最新微电脑芯片操作简单，计时精度高，坚固耐用，交直流兼容，选时方便快捷。倒计时0～99小时，任意选择，是目前国内同类仪器中较为离线个人实用的滤膜测尘型粉尘测定仪。
应用领域：
本仪器为便携式，适用于环境教学，大气污染检测室内实时监测。
技术指标：
1、吸 气 泵：气体流量空载时不小于25 L/min。
2、定 时 器：0～99小时59分之间任意设定。
3、工作电压：交流AC220V/50Hz，直流：DC12V。
4、抽气稳定性：允许跳动±1小格（15L/min）
5、流量误差：≤±5%
6、定时误差：≤±2min/天
7、工作温度：-25～45℃
8、相对湿度：≤85%
9、主机尺寸：220×155×175（mm）。
系统组成：
主机由气泵，流量计，直流电机，粉尘采样头，机箱，微电脑定时器几部分组成。
产品特点：
本仪器采用交直流两用供电方式，可以外接220V交流市电，也可外接直流12V电源，吸气泵采用全金属结构寿命长，吸力大。大气采样器大气采样器是一种用以采集各种有害气体的常用仪器。它广泛适用于大气环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研、教学等单位使用，可供各中、小学校开展课外环境监测活动的教学配备，同时适用于野外的大气污染监测和车间矿山的卫生调查之用。通过对采样气体分析，以了解环境被有害气体破坏的程度，并向有关主管部门提供污染的实际情况，以采取对策，从而保障人们有个健康的生活环境。
本仪器采用微电脑控制技术，采样时间精确，用高亮数码管显示，观察直观清晰。为便携带式采集大气中的二氧化碳、二氧化硫样品之用。该仪器结构紧凑、性能稳定、体积小、重量轻、便于携带，是目前国内小型携带式大气采样仪器中较为理想的仪器。调换不同的采样负载，配不同的吸收方法，采样的仪器能做到一机多用。
技术指标
1、抽气泵：流量空载时不小于2L/min。（满刻度值）
2、采样流量：≥1L/min
3、定时器：0--99分钟59秒之间任意设定。
4、定时误差：<5%
5、工作电压：AC220V/50Hz，直流电压：DC9V。
6、抽气稳定性：允许跳动±1小格（1.5L/min）。
7、环境温度：-10～40℃
8、相对湿度：35～85%RH二氧化碳测定仪二氧化碳测定仪可供各中、小学校开展课外环境监测活动的教学配备，也适用于粮食、蔬菜、干鲜果品、药材、烟草等气调储藏以及保鲜工作进行测定。工业方面：环保、化工、 电站、冶炼、锅炉、窑炉废气等测定。本仪器是小型便携式低功耗的产品。能快速测定混合气体中的CO2百分比含量，测定部分采用新型CO2双传感器，提高了测试精度。用高亮数码管显示，读数直观清晰。 
产品特点：
1、体积小，重量轻，便于携带
2、采用高亮数码管显示，功耗低，读数方便。
技术参数： 
1、工作电源：直流 12V 交流220V
2、环境温度：5～40°C 
3、相对湿度：35～85%RH 
4、重 量：1.4 Kg 
5、功 耗：≤0.7 W 。 
6、测量范围：测量范围0～99.9%。
7、响应时间： <40秒（满量程的90%）。
8、显示精度：0～50.0%时≤±3.0%±1个字，
50.0～99.9%时≤±5.0%±1个字。