标题：低温实验箱
产品用途
低温试验箱可以用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化，产品表面产生低温环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响，设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差不大于8%，且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。
规格型号
列表一：型号：BJYSL-DW-100 工作室尺寸：450×450×500mm 外型尺寸：1150×900×1650mm[1]
型号：BJYSL-DW-225 工作室尺寸：500×600×750mm 外型尺寸：1200×1100×1900mm
型号：BJYSL-DW-500 工作室尺寸：800×700×900mm 外型尺寸：1350×1280×2200mm
型号：BJYSL-DW-800 工作室尺寸：800×1000×1000mm 外型尺寸：1450×1480×2300mm
型号：BJYSL-DW-010 工作室尺寸：1000×1000×1000mm 外型尺寸：1650×1480×2300mm[2]列表二：容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101-L
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS-225-L
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-L
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-800-L
800×1000×1000
1550×1600×2250
LRHS-1000-L
1000×1000×1000
1850×1600×2250

低温控制方式
为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求，本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点，后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。　　
加热结构
采用远红外镍铬合金高速加温（2KW×1）电加热器 
高温完全独立系统
温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益
材质结构
材质结构
1、外箱材质：均采用优质（t=1.2mm）A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，更显光洁、美观
2、内箱材质：采用进口高级不锈钢（SUS304）
3、保温材质：硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
4、门保温材质：玻璃纤维棉
5、温度循环系统：采用特制空调型低噪音长轴风扇电机，耐高低温不锈钢多翼式叶轮，以达强度对流垂直扩散循环
6、辅助结构：密封：门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭
门把手：采用无反作用门把手，操作更简便
脚轮：机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
7、观察窗（有效视界）：观察窗采用多层中空钢化玻璃，内侧胶合片式导电膜加热除霜（清楚观察试验过程）
观察窗尺寸：310×270mm（对应容积：101L、225L） 430×440mm（对应容积：504L、800L、1000L）
8、试验箱标准配置：测试孔：在机器左侧安装?50mm，用于外接测试电源线或信号线使用（孔径和孔数需在订货前另说明）
标配样品架二层
样品架承重：≤30kg/层
配有凝结水接水盘，并排除箱外
控制系统
温度控制采用日本RKC数显触摸按键，触控式设定、数位及直接显示，温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。如发生错误时，会提供警示迅号。  制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
低温实验箱采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。
整体设备超温；整体设备欠相/逆相；整体设备过载；制冷机组超压；整体设备定时；
其它还有漏电、运行指示，故障报警后自动停机等保护。
参数列表
选型型号
CLM-GD(J)W-100
CLM-GD(J)W -225
CLM-GD(J)W -500
CLM-GD(J)W -800
CLM-GD(J)W -010
工作室尺寸D×W×H
450×450×500
500×600×750
700×800×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸D×W×H
1020×800×1580
1070×10301×825
1370×1130×1975
1570×1230×2125
1570×1430×2125
总功率
A:4.5KW
B:4.7KW
C/D;5.5KW
A:5KW
B:6KW
C/D:7KW
A:6KW
B:7KW
C/D:8.5KW
A:8KW
B:11KW
C/D;12KW
A:11KW
B:12KW
C/D:16KW
净重
A:190kg
B:260kg
C/D:290kg
A:260kg
B:290kg
C/D:330kg
A:320kg
B:390kg
C/D:430kg
A:460kg
B:520kg
C/D:560kg
A:560kg
B:610kg
C/D:690kg
性能指标温度范围
A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃
湿度范围
30~98% R?H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R?H
升温时间
-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min
温湿度运行控制系统控制器
进口微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数）
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H
温湿度传感器
铂金电阻?PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器
供水系统
加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮

低温实验箱产品使用环境
●本设备是试验[3]测试设备。 
请不要将本设备用于规定试验及料以外的目的。 
● 请完善安装环境。 
请置于室温下。 
湿度低的场所。（80%以下无结露） 
灰尘和尘埃少的场所。 
震动少的场所。 
● 请按要求安装试验材料。 
按要求安装试验材料，否则可能出现不可预期故障。 
● 进行配线和维护作业时，请务必关闭电源。 
为了防止在作业过程中机器失去控制而导致事故和触电，请在进行作业前，务必先关闭电源。 
● 电源 
关于本设备的电源，请注意以下事项。 
※ 原则上配电方式采用单相双线式单线接地。（请充分注意极性） 
※ 请务必接地（保护接地）。*关于电源及电源工程，请与电气工程人员或有同等知识的人士商量。 
● 电源线 
请务必使用随设备提供的电源线。发现电源线和电源插头有异常情况时，请与本公司联系。同我公司服务人 员进行更换或指导更换。 
● 保险丝 
为了防止火灾和内部电路的破损等，请不要用规定以外的保险丝。更换保险丝时，请使用与原设备相同型号和形状的保险丝。
低温实验箱安全保护装置
漏电断路器, 　
试验室温度过高、[4]过低保护器（控制器内置），
试验室温度过高、过低保护器 　 　
排气阀， 　
试样电源控制端子（触点容量：交流250伏6安培）， 　
高、低温室超温保护开关， 　
高、低温室超温保护（控制器内置）， 　
压缩机超压、过热保护， 　
断水继电器， 　
风机热继电器、电动机温度开关、电动机反转防止继电器， 　
压缩空气压力开关， 　
保险丝， 　
外部报警端子（触点容量：交250伏2安倍）