标题：Brookfield粘度计
公司简介
布氏工程实验室已经成为世界上实验室及在线生产工程控制粘度计和流变仪的首要制造商。您的同行、供应商及客户可能都在使用布氏粘度计。许多协会及工业规范都描述了对布氏粘度计的使用。实验室粘度计和流变仪包括表盘式（模拟控制）及数字显示型，其中有些型号是可编程的。在线生产过程粘度计包括探针式、容器内测量、在线测量及流通式。
布氏粘度计如今已被广泛应用于各种领域，包括食品、油墨、油漆及其它涂料、溶剂、粘合剂、石油产品、塑料、健康及美容制剂以及包括工业的产品开发和生产之中。
1993年，布氏工程试验室公司接受了产品质量和精度的评估并获得了ISO9002证书。1997年，这一认证得到升级包括文件和设计规范，从而使公司得到了ISO9001认证。
Brookfield于1999年1月从它的创始地马萨诸塞州的Stoughton（它在那里走过了48年的历程）迁到了马萨诸塞州的Middleboro，其占地93000平方英尺。布氏已在英国和德国建立了分公司，并在这些国家进行销售和产品服务的技术支持工作。同时，Brookfield在世界各地均设有代理商，拥有强大的销售网络和技术服务网络。
Brookfield公司一贯进行着一种家庭式的运营方式，它直到1986年以前都是私人企业，此后它成为了雇员股票拥有计划公司。同时，布氏家族仍然保持着对公司的主要控制，这一雇员拥有计划是通过Don Brookfield的努力实现的，是便于公司使员工成为公司股东一分子而为其提供额外的退休利益保障的形式来完成对员工的义务。
当您遇到粘度问题时，就会想到Brookfield粘度计，Brookfield永远是您值得信赖的朋友和伙伴。
Brookfield是当今世界上首屈一指的实验室和在线旋转粘度计生产商，大多数的质量控制、研究开发及生产工艺部门都将布氏粘度计作为它们在粘度测量方面的首要选择。
65年来，布氏粘度计的卓越声誉不仅仅是建立在一种杰出的科学原则上。越来越多的布氏粘度计被应用于世界范围的工业领域，远远超出了其它的粘度计。
所有的布氏粘度计都采用了知名的粘度测定原理，它们通过浸入被测液中的转子的持续旋转形成的扭矩来测量粘度值，扭矩与浸入样品中的转子被粘性拖拉形成的阻力成比例，因而与粘度也成比例。
1932年，Brookfield的创始人Don Brookfield开始研究制造一台粘度计用于在合成树脂的生产中测试液体的物理性能。1934年，他卖出了他的第一台表盘式粘度计，此后，他与父亲和兄弟一起开办了一个公司并将表盘式粘度计投放市场，这一产品后来成为世界粘度计的标准。在最初的时期，Don出售他的粘度计并免费为客户提供升级或更换为最新的改良型号，这一个行动给公司带来了极佳的声望。
在二次世界大战期间，布氏工程试验室公司因为对其它领域做出重要贡献而得以继续发展其粘度计产品，这些领域包括用于机载雷达的阴极，哈佛大学及麻省理工的射线研究中的共轴连接器以及防护部件等项目。这需要通过原子能委员会、最高防御承包人及各种兵械厂参与的评定才能获得材料的优先选择次序。
战后，布氏公司的生产规模扩大了。作为对于战后经济大萧条的一种对策，公司开展了一场广泛的市场活动以销售布氏粘度计，结果布氏的名字在粘度测量和控制领域成为最佳信誉和精确的代名词。
DV-III_P流变仪
资料介绍美国Brookfield 公司生产的旋转粘度计和流变仪是粘度测定的世界标准。DV-III+是博力飞Brookfield公司流变仪系列中的实验室仪器， 它可以与博力飞Brookfield产品系列的其它配件如超低粘度适配器、小量样品适配器、升降支架、螺旋适配器、恒温水浴或加热器等一起使用， 以及在DV-III+基础上的Wells/Brookfield锥/板流变仪， 从而构成适应范围宽广而全面的粘度测量系统。
DV-III+流变仪测定相当广范围的液体粘度， 粘度范围与转子的大小和形状以及转速的有关。因为， 对应于一个特定的转子， 在流体中转动而产生的扭转力一定的情况下， 流体的实际粘度与转子的转速成反比， 而剪切应力与转子的形状和大小均有关系。对于一个粘度已知的液体， 弹簧的扭转角会随着转子转动的速度和转子几何尺寸的增加而增加， 所以在测定低粘度液体时， 使用大体积的转子和高转速组合， 相反， 测定高粘度的液体时， 则用细小转子和低转速组合。
DV-III+流变仪采用液晶显示， 显示信息包括粘度、温度、剪切应力/剪切率、扭矩、转子号/转速以及程序运行跟踪等。0-10mV 和0-1V 的模拟信号输出端子可用于连接外部显示器件和记录设备， 而RS-232C 数字信号输出接口则可以用于连接电脑等外围数据处理系统。
转速范围：0.01-250 RPM，可从0.01 到0.99RPM 的范围内以0.01RPM 的增量递增，以及在1.0 到250RPM 的范围内以0.1RPM 的增量递增。
输入电压：90伏-260伏交流电压。
频率：47-440Hz。
功耗：小于20瓦。
净重：14.5公斤。
工作温度：-100℃—300℃ (-148℉—+572℉)。
扭矩模拟信号输出：0—1 伏（对应0—100%最大扭矩）。
温度模拟信号输出：0—4 伏（10mV/℃）。
RS-232 串行口：用于连接打印机、电脑或Brookfield的恒温控制器并行口：用于连接打印机。
粘度测量精度：测量范围的±1%。
重复性：±0.2%。
温度测量精度：±0.1℃：在-100℃到+149℃之间；±0.2℃：在150℃和300℃之间。测量功能定时功能 在一个转速下采集一个数据点，进行数据的单点采集。在此种模式下可以对采集到的数据进行粘度——浓度，粘度——温度，粘度——时间，粘度——转速/剪切速率等结果分析，从而得到不同浓度，温度，转速/剪切速率下和不同时间下的流体粘度的变化特征。
定扭矩功能 连续采集数据直到扭矩达到设定值。在一定时间内按一定的时间间隔连续采集数据，可直接得到流体在设定扭矩下的粘度——时间变化特征。
速度变化曲线 测量在不同转速下的粘度值。可以得到在不相同转速下的粘度——剪切率变化曲线，在转速变化的同时还可以控制温度的变化。
温度变化曲线 测量在不同温度下的粘度值。可以得到在不同温度下的粘度——温度变化曲线，在温度变化的同时同样也可以控制转速的变化。
固化过程 检验样品的固化特征，本测试所使用的一系列转速，其相邻转速差值为10。
触变指数 计算触变指数，本方法所使用的两个相邻转速比为10。
屈服应力 如果配用可选购软件EZ-Yeild和桨式转子，可以实现真正的静态屈服应力测试（软件里带有下列数学模型可用于计算屈服应力：Bingham Plastic ，Casson ，Power Law，IPC Paste Analysis）。
分析应用定时功能和定扭矩功能一般用来测量流体的单点不连续的粘度值
速度变化曲线和温度变化曲线功能可以即时得到粘度数据，并可以绘制粘度与时间，温度，剪切率和剪切应力的变化曲线，对流体的流变性质进行准确的线性分析，从而可以判断流体的性质和流动性特征。
固化过程可以对各种材料的固化特征进行研究分析
触变指数模式下可以得到触变指数，确定流体的触变行为特征。
在选购软件EZ-Yeild和桨式转子的情况下，可以实现真正的静态屈服应力测试并得到准确结果。
选择配件SSA（小量样品适配器）+ DV-III_P 流变仪 SSA包括：水浴夹套，金属安装架，1个由客户选定的SC4转子和样品杯，包装盒（可选购：内置RTD温度感应器，一次性样品杯，恒温水浴。）。 SSA可以用于一定剪切率下进行测量流体的粘度，样品用量只需要2ml——16ml。水浴夹套可以使样品在恒温下测量流体粘度，保证粘度测量的准确度。此种选择一般是在样品用量很少或价格很高的情况下使用（标准测量中样品用量为500ml——600ml）。
ULA（超低粘度适配器）+ DV-III_P 流变仪 ULA包括：安装固件，水浴夹套，样品杯，有手轮的夹环，底帽，通用接头的转子（304#不锈钢）。可选购：封闭的样品杯和转子（316#不锈钢）。ULA专门用于测量低粘度流体的粘度，对于牛顿流体和非牛顿流体都适用，其中LV机型的粘度测量范围为1cp——10cp.。ULA可以准确测量低粘度流体的粘度值，并可以在指定剪切率下进行测量。
Helpath Stand（升降支架）+ DV-III_P 流变仪 Helpath Stand包括：电动机，6个T型转子，连接头，包装箱，支架和底座。Helpath Stand专为测试胶状物，膏体，霜体，油灰腻子，明胶和其他非牛顿流体的粘度而设计的，能够保持粘度测量值的前后一致，对具有假塑性和触变性行为的流体粘度的测量有较好的效果。升降支架只能进行流体的单点粘度测量，无法绘制流体的流变曲线。
Vane Spindle（桨式转子）+ DV-III_P 流变仪 Vane Spindle包括3支标准转子和1支可选购的V-74（其最高剪切应力高达10000Pa）。桨式转子在浸入样品时对样品结构的破坏最少，可以保持样品颗粒的悬浮状态，能够根据粘度数据绘制流动曲线分析图，并可以在低转速下测量流体的屈服应力和分析流体的屈服行为信息。桨式转子主要用于食品，化妆品，密封材料等流体中的粘度测量，同时也可以用于有屈服行为流体的屈服应力的测量。
Thermosel（加热器）+ DV-III_P 流变仪 Thermosel（最高温度高达+300℃）包括1个由客户选定的SC4转子，校正支架，带有安全防护装置和隔热帽的加热炉，1个可以重复使用的不锈钢盛样器，5个一次性使用的铝制盛样器，取样工具，带RTD温度探头的可编程温度控制器。可选购一次性盛样器（100个/件）。Thermosel主要是为了解决热溶胶和高温液体的粘度测量过程中需要比较高的温度精确度时才能确保得到的数据的准确而专门设计的，Thermosel可以为客户提供稳定的，准确的样品温度测量环境，配合使用Brookfield粘度计本身的高精确性，使得测量结果不仅准确，而且重现性十分好。
其他配件 DIN适配器（此配件符合德国的标准DIN 53019）此配件是为了那些只有少量样品的客户而设计的，样品量只需要16ml-20ml。Spiral Adapter（螺旋适配器）是为了测试很稠的膏状物体如焊锡膏，化妆品，药品，食品和其他非牛顿流体的粘度而设计的，螺旋适配器可以提供多种剪切率来检测流体的假塑性和触变性行为。螺旋适配器可以自动测量出物料完整的流变曲线。
Brookfield粘度计还有其他多种类型，几乎可以测量所有流体的粘度，包括淀粉，巧克力等食品工业中的流体，油漆，涂料，油墨，沥青，泥浆等化工和建筑行业的流体，化妆品，护肤品等日常用品，焊锡膏等电子工业用品以及制药行业中使用的软膏类药物和胶囊等，都可以使用Brookfield粘度计进行粘度的测量，并可以得到精确的粘度值。