标题：分析天平
分类
分析天平的种类较多：机械式、电子式、手动式、半自动式、全自动式等等。  QS认证专用指定分析天平
产品特点
分析天平是比台秤更为精确的称量仪器，可精确称量至0.0001g （即0.1mg）以上。分析天平类型多种多样，但其原理与使用方法基本相同。
原理
机械天平根据杠杆原理，当天平达平衡时，物体的质量即等于砝码的质量。
电子分析天平多采用电磁平衡方式，因称出的是重量，需要校准来消除重力加速度的影响。
注意事项：
（1）动作要缓而轻：升降旋枢缓慢打开且开至最大位置，慢慢转动圈码，防止圈码脱落或错位。 
（2）称量物不能直接放在称量盘内，根据称量物的不同性质，可放在纸片、表面皿或称量瓶内。不能称超过天平最大载重量的物体。 
（3）同一称量过程中不能更换天平，以免产生相对误差
电子分析天平使用方法：
1．检查并调整天平至水平位置。  分析天平使用示例图
2．事先检查电源电压是否匹配（必要时配置稳压器），按仪器要求通电预热至所需时间。
3．预热足够时间后打开天平开关，天平则自动进行灵敏度及零点调节。待稳定标志显示后，可进行正式称量。 4．称量时将洁净称量瓶或称量纸置于称盘上，关上侧门，轻按一下去皮键，天平将自动校对零点，然后逐渐加入待称物质，直到所需重量为止。 5．被称物质的重量是显示屏左下角出现“→”标志时，显示屏所显示的实际数值。
6．称量结束应及时除去称量瓶（纸），关上侧门，切断电源，并做好使用情况登记。
机械分析天平使用方法：
1.慢慢旋动升降枢钮，开启天平，观察指针的摆动范围，如指针摆动偏向一边，可调节天平梁上零点调节螺丝。 
2.将要称量的物质从左门放入左盘中央，按先在托盘天平上称得的初称质量用镊子夹取适当砝码从右门放入右盘中央，用左手慢慢半升升降枢钮（因天平两边质量相差太大时，全升升降枢钮可能会引起吊耳脱落。损坏刀刃），视指针偏离情况由大到小添减砝码。待克组砝码试好后，再加游码调节。在加游码调节天平平衡过程中，右门必须关闭，这时可以将升降枢钮全部升起，待指针摆动停止后，要使标牌上所指刻度在零点或附近。
称量方法：
（1）直接称量法：所称固体试样如果没有吸湿性并在空气中是稳定的，可用直接称量法。先在天平上准确称出洁净容器的质量，然后用药匙取适量的试样加入容器中，称出它的总质量。这两次质量的数值相减，就得出试样的质量。 
（2）减量法：在分析天平上称量一般都用减量法。先称出试样和称量瓶的精确质量，然后将称量瓶中的试样倒一部分在待盛药品的容器中，到估计量和所求量相接近。倒好药品后盖上称量瓶，放在天平上再精确称出它的质量。两次质量的差数就是试样的质量。如果一次倒入容器的药品太多，必须弃去重称，切勿放回称量瓶。如果倒入的试样不够可再加一次，但次数宜少。 
（3）指定法：对于性质比较稳定的试样，有时为了便于计算，则可称取指定质量的样品。用指定法称量时，在天平盘的两边各放一块表面皿（它们的质量尽量接近），调节天平的平衡点在中间刻度左右，然后在左边天平盘内加上固定质量的砝码，在右边天平盘内加上试样（这样取放试样比较方便），直至天平的平衡点达到原来的数值，这时，试样的质量即为指定的质量。 
4.使用分析天平时除应遵循托盘天平有关操作规则外，还应注意：添加砝码、取放称样或其它原因接触天平时应先把天平梁托住，否则易使刀口损坏，这是使用天平规则中最重要的一条。每次称量时，应将天平门关好。加砝码后开启天平时，指针摆幅应控制在2～4格之间。被称样品视其性质放在洁净干燥的称量瓶或表面皿中称量。称量瓶不得用手拿，要用滤纸条夹取。称量结束，要检查天平梁是否托好，砝码是否齐全，有无药品撒落到天平内，天平门是否关紧，布罩是否罩好。天平使用一段时期后，要送计量部门进行检定和调修。天平的全面清洁工作每年应进行两次。
主要生产厂家
目前电子分析天平国内常见的有：德国赛多利斯，瑞士梅特勒，日本岛津，日本AND，国内有上海、沈阳等厂家
​名称
价格
规格
产地说明
​电子分析天平
8990
FA2004A
上海天平
​台式电子称
2700
ES200L
奥豪斯
​电子精密天平
5300
JA8002
上海天平
​台式电子称
2700
ES50L
奥豪斯
​电子精密天平
4900
MP4000B
上海天平
​台式电子称
2300
ES50R
奥豪斯
​台式电子称
2300
ES30R
奥豪斯
​台式电子称
2300
ES6R
奥豪斯
​电子天平
1250
YP600
上海天平
​电子天平
1450
YP1200
上海天平
​电子天平
3880
YP3000
上海天平
​电子天平
1700
YP6000
上海天平
​电子分析天平（0.1mg)
24680
V02140
奥豪斯
​电子精密天平（1mg)
19810
V04130
奥豪斯
​电子精密天平（1mg)
21140
V14130
奥豪斯
​电子精密天平（1mg)
18650
V02130
奥豪斯
​电子精密天平（1mg)
20980
V12130
奥豪斯
​电子分析天平（0.1mg)
21560
V0RR80
奥豪斯
​电子分析天平（0.1mg)
23890
V1RR80
奥豪斯
​电子精密天平（1mg)
22140
V1RV70
奥豪斯
​电子分析天平（0.1mg)
27100
V12140
奥豪斯
​电子分析天平（0.1mg)
20980
V01140
奥豪斯
​电子分析天平（0.1mg)
23310
V11140
奥豪斯
​电子分析天平（0.1mg)
20980
V00640
奥豪斯
​电子分析天平（0.1mg)
23310
V10640
奥豪斯
​AP电子分析天平
29970
AP210
奥豪斯
​AP电子分析天平
37450
AP310
奥豪斯
​AP电子分析天平
38410
AP250D
奥豪斯
​电子精密天平（100mg)(大称盘）
30350
E0M210
奥豪斯
​电子精密天平（100mg)(大称盘）
33300
E1M210
奥豪斯
​AP电子分析天平
27970
AP110
奥豪斯
​电子精密天平（10mg)
19230
V0RW60
奥豪斯
​电子精密天平（100mg)(大称盘）
30020
V0L210
奥豪斯
​电子精密天平（100mg)(大称盘）
33480
V1L210
奥豪斯
​电子精密天平（100mg)(大称盘）
25560
V0K210
奥豪斯
​电子精密天平（100mg)(大称盘）
28830
V1K210
奥豪斯
​电子精密天平（100mg)
20980
V0H110
奥豪斯
​电子精密天平（100mg)
23310
V1H110
奥豪斯
​电子精密天平（100mg)
18650
V0F110
奥豪斯
​电子精密天平（100mg)
20980
V1F110
奥豪斯
​电子精密天平（10mg)
18650
V0B120
奥豪斯
​电子精密天平（100mg)
19810
V1D110
奥豪斯
​电子精密天平（1mg)
19810
V0RV70
奥豪斯
​电子精密天平（10mg)
21560
V1RW60
奥豪斯
​电子精密天平（10mg)
19810
V0D120
奥豪斯
​电子精密天平
12510
PB153-S/A
梅特勒
​电子精密天平（10mg)
22140
V1D120
奥豪斯
​电子精密天平（10mg)
20980
V1B120
奥豪斯
​电子精密天平（10mg)
17480
V06120
奥豪斯
​电子精密天平（10mg)
19810
V16120
奥豪斯
​电子精密天平（100mg)
17480
V1F110
奥豪斯
​工业电子天平
20500
SB24001DR
梅特勒
​精密天平
7200
PB4001-N
梅特勒
​工业电子天平
17230
PG12001-SDR
梅特勒
​工业电子天平
26520
PG12001-S
梅特勒
​工业电子天平
13910
PG8000-S
梅特勒
​工业电子天平
20090
PG8001-S
梅特勒
​工业电子天平
18570
PG5001-S
梅特勒
​工业电子天平
17300
PG3001-S
梅特勒
​工业电子天平
17800
SB32000
梅特勒

操作规程
1、旋动开关使用时，必须缓慢均匀地启闭，过快时会使刀刃损坏，同时由于过剧晃动造成计量误差。
2、在每次称量时，都应将天平关闭，绝对不能在天平开启时增减砝码，或在秤盘中放置被称物。
3、称量时应先适当地估计添加砝码，然后开启天平，观察指针偏移放向后，再增减砝码,重新开启天平至投影屏中出现静止到10mg内的读数为止。
4、被称物在10mg以下时，可在投影屏上直接读出。
5、天平室内温度应保持在20±2℃，避免阳光晒射及涡流侵袭或单面受冷受热，框罩内应放置硅矾干燥剂。不得使用酸性液作干燥剂。
6、被称物体应放在秤盘中央，不得超过天平最大称量。
7、对过于冷热且含有挥发性及腐蚀性的物体不可放入天平内称量。
8、天平使用完毕后，应将制动器关闭和砝码指数盘旋至零位，并将天平用套子罩上。
9、当整个天平要搬动时，必须将横梁、左右秤盘、环形砝码、吊耳等零件小心取下，放入盒内。其他零件不可随意拆下。
主要技术指标
1.最大称量： 200g
2.最小分度值： 0.1mg
3.机械加码范围： 10mg~199.99g
4.光学读数范围： 
5.微分刻度全量值： 10mg
6.每小格刻度值： 0.1mg
7.秤盘直径： 7.5cm 高15.5cm
8.变压器： 输入220V 输出6.2V 50Hz
9.天平外型： 长39×宽30×高44（cm）
10.净重： 18Kg
分析天平规格型号
型号
称重
分度值 
机械加码
称盘尺寸
外型尺寸
TG328A
200g
0.1mg
10mg-199.990g
ф75mm
390×300×485mm
TG328B
200g
0.1mg
10mg-990mg
ф75mm
390×300×485mm
XP105DR
120g
0.1mg
——
78×73(W×D)「mm」
263×487×322(W×D×H)「mm」
XP205
220g
0.01mg
——
78×73(W×D)「mm」
263×487×322(W×D×H)「mm」
XP205DR
220g
0.1mg
——
78×73(W×D)「mm」
263×487×322(W×D×H)「mm」
XP204
220g
0.1mg
——
78×73(W×D)「mm」
263×487×322(W×D×H)「mm」
XP504
520g
0.1mg
——
78×73(W×D)「mm」
263×487×322(W×D×H)「mm」
XP504DR
520g
1mg
——
78×73(W×D)「mm」
263×487×322(W×D×H)「mm」