标题：噪音计
产品概述
全新设计，外观美观，易音压校正音头因应不同声扬提供快/满时间长数值位，不同频率衡量A位准/C位准可供选择，依音压同时显示棒型固于荧幕。最大值锁住功能，自动关机功能可设定解除。
产品特点
1、量程：40～130dB
2、自动及手动换档
3、瞬时值测量方式
4、记录最大/最小值，最大读值锁定  
5、手动/自动关机
数字噪音计
1、从测量对象来分，可分为环境噪声(声场)的特征测量和声源特征的测量。
2、从声源或声场的时间特性来分，可分为稳态噪声测量和非稳态噪声测量。非稳态噪声又可分为周期性变化噪声、无规则变化噪声和脉冲声等。
3、从声源或声场的频率特性来分，可分为宽带噪声、窄带噪声和含有突出纯音成分的噪音。
4、从测量要求的精度来分，可分为精密测量、工程测量和噪声普查等。  数字噪音计
噪声计-使用方法
噪音计使用正确与否，直接影响到测量结果的准确性。测量时，仪器应根据情况选择好正确档位，两手平握噪音
测量噪声用的声级计，表头响应按灵敏度可分为四种：
1、“慢”。表头时间常数为1000ms，—般用于测量稳态噪声，测得的数值为有效值。
2、“快”。表头时间常数为125ms，一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。
3、“脉冲或脉冲保持”。表针上升时间为35ms，用于测量持续时间较长的脉冲噪声，如冲床、按锤等，测得的数值为最大有效值。
4、“峰值保持”。表针上升时间小于20ms．用于测量持续时间很短的脉冲声，如枪、炮和爆炸声，测得的数值是峰值．即最大值。测距仪测高仪激光投线仪流量计GPS测厚仪水准仪平板仪波形记录仪测试夹具电压电流记录器资料集录器图形记录仪流量积算仪表。
噪声计-灵敏度校准
为保证测量的准确性，使用前及使用后要进行校准。
将声级校准器配合在传声器上，开启校准电源，读取数值，调节噪音计灵敏度电位器，完成校准。
噪音计-声音来源
[2]1、从测量对象来分，可分为环境噪声(声场)的特征测量和声源特征的测量。
2、从声源或声场的时间特性来分，可分为稳态噪声测量和非稳态噪声测量。非稳态噪声又可分为周期性变化 噪声 。
3、从声源或声场的频率特性来分，可分为宽带噪声、窄带噪声和含有突出纯音成分的噪音。
4、从测量要求的精度来分，可分为精密测量、工程测量和噪声普查等。
噪声计-影响因素
噪音计主要是用来测量噪声的，而噪声测量的分类主要有以下几种：
1、从测量对象来分，可分为环境噪声(声场)的特征测量和声源特征的测量。
2、从声源或声场的时间特性来分，可分为稳态噪声测量和非稳态噪声测量。非稳态噪声又可分为周期性变化噪声、无规则变化噪声和脉冲声等。
3、从声源或声场的频率特性来分，可分为宽带噪声、窄带噪声和含有突出纯音成分的噪音。
4、从测量要求的精度来分，可分为精密测量、工程测量和噪声普查等。
噪声计-测量
为了统一起见，国际上及国内都制定了一些噪声测量的标准，这些标准中不仅规定了噪声测量的方法，也规定了需要使用噪音计的技术要求，可根据这些标准以便更好的来选择合适的噪音计。1、声学—环境噪声测量测量方法可按照GB3222-94《声学环境噪声测量方法》
要求测量值有LA、LAeq、LN（L5，L10，L50，L90，L95）、Ld、Ln，对仪器精度要求为2型以上积分噪音计及环境噪声自动监测仪器，性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。2、城市环境噪声测量测量方法可按照GB/T14623-93《城市区域环境噪声测量方法》
要求测量值有LA、LAeq、LN（L10，L50，L90）、Ld、Ln，对仪器精度要求为2型以上积分噪音计及环境噪声自动监测仪器，性能符
合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。3、工业企业噪声测量测量方法可按照GB12349-90《工业企业厂界噪声测量方法》
要求测量值有LA、LAeq，对仪器精度要求为2型以上噪音计及环境噪声自动监测仪器，性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方
法》的规定。4、建筑施工场地噪声测量测量方法可按照GB12524-90《建筑施工场界噪声测量方法》要求测量值有LAeq，对仪器精度要求为2型以上积分噪音计及环境噪声自
动监测仪器（动态范围不小于50dB），性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。5、机动车辆定置噪声测量测量方法可按照GB/T14365-93《声学机动车辆定置噪声测量方法》
要求测量值有A计权“快”特性声压级Lp，对仪器精度要求1型或2型噪音计，性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规
定。6、铁路机车车辆辐射噪声测量测量方法可按照GB/T5111-95《声学铁路机车车辆辐射噪声测量》
要求测量值有LPAF、还可进行频谱分析测量，对仪器精度要求为2型以上积分噪音计及环境噪声自动监测仪器，性能符合GB3785《噪
音计电、声性能及测量方法》的规定。7、内河航道及船舶噪声测量测量方法可按照GB/T4964-85《内河航道及港口内船舶辐射噪声的测量》
要求测量值有A计权“快”特性声压级Lp，A计权“脉冲”声压级Lp,对仪器精度要求1型或2型噪音计，性能符合GB3785《噪音计电、
声性能及测量方法》的规定。8、飞机噪声测量测量方法可按照GB9661-88《机场周围飞机噪声测量方法》
要求测量值有A计权“快”特性声压级Lp，飞机噪声有效感觉噪声级Lepn，对仪器精度要求2型以上噪音计及环境噪声自动监测仪器，性能符合GB3785《噪音计电、声性能及测量方法》的规定。9、噪声源声功率级测量测量方法可按照GB/T16538-96《声学声压法测定噪声源声功率级使用标准声源简易法》
测试仪器使用GB3785中规定的2型或2型以上的声级，用慢挡测量，噪音计与传声器之间最好使用延伸电缆或延伸杆。10、环境振动测量测量方法可按GB10071-88《城市区域环境振动测量方法》
要求测量VAL、VL、VLZ、VLZN。测量仪器应符合ISO/DP8041-84中规定的用于测量环境振动的仪器。
噪声计-常用故障的分析和修复
1、显示器无显示
(1)内部电池连线断开或电池接触不好：焊好连线，更换电池接触片。(2)电池损坏：更换电池。
2、测量读数明显偏低或校准时校不到94.0dB。
(1)传声器灵敏度太低或损坏：更换传声器并重新校准。
(2)前置放大器的接点与传声器接触不好：清洗接点。
(3)前置放大器的插头与主机插座接触不好：更换插头插座。
3、低声级测量时读数偏高 ，前置放大器的地线接触不良：旋紧外套筒。
噪声计-注意事项
1、使用前应先阅读说明书，了解仪器的使用方法与注意事项。
2、安装电池或外接电源注意极性，切勿反接。长期不用应取下电池，以免漏液损坏仪器。
3、传声器切勿拆卸，防止掷摔，不用时放置妥当。
4、仪器应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方。
5、勿擅自拆卸仪器。如仪器不正常，可送修理单位或厂方检修。
6、噪音计注意防水，防止高空摔。
噪音计-影响因素
噪音计主要是用来测量噪声的，而噪声测量的分类主要有以下几种：
1、从测量对象来分，可分为环境噪声(声场)的特征测量和声源特征的测量。2、从声源或声场的时间特性来分，可分为稳态噪声测量和非稳态噪声测量。非稳态噪声又可分为周期性变化噪声、无规则变化噪声和脉冲声等。
3、从声源或声场的频率特性来分，可分为宽带噪声、窄带噪声和含有突出纯音成分的噪音。
4、从测量要求的精度来分，可分为精密测量、工程测量和噪声普查等。为了统一起见，国际上及国内都制定了一些噪声测量的标准，这些标准中不仅规定了噪声测量的方法，也规定了需要使用声级计的技术要求，我们可根据这些标准以便更好的来选择合适的声级计。
主要用途
检查通信干扰
用于检查没有网络连接通信速度很慢等通信干扰的原因。监视生产线设备的噪声
出现噪声时，设备会产生误动作，生产线可能会停止运行。而且这也可能会成为导致出现次品的原因。通过监视噪声，可将损失控制在最低限度。另外，也可用于电气施工行业、设备维护、大楼与工厂的保养、检查、汽车方面、电力、通信相关行业等。
检测地线·通信线·电源线的电流干扰和频率
可简单观测不同频率带域的电流干扰水平可收集并记录不同频率带域的干扰水平变动可利用电流检测出干扰程度，地线的干扰程度也可测出可捕捉频谱分析仪以及示波器难于检测出的单发干扰可将测试数据自动保存至PC卡内，并可长期进行测试
基本参数
输入部分BNC (最大入力电压5V）5kHz ～ 100MHz (-3dB)测量量程[电流]0.2mA, 2A, 20A (用9754)
[电压]10mV, 100mV, 1VBPF频率带域中心频率带：15k, 70k, 250k, 1M, 5M, 20M, 60MHz 的BPF，分离（固定）7个带域，测试各频率带量程的峰值。观测功能各频率带量程的峰对峰值的实时数值显示，数据更新速度100ms记录功能每设定一个记录间隔，即会将各频率带量程的峰对峰值的最大值进行内部存储。 （记录间隔：1s时16日～60时2.5年）功能时间系列图标显示， 警报提示功能， event标记功能机能， 外部触发功能接口LAN, RS-232C电源供应9418-15 AC电源转换器(最大30VA)或电池组 9447（连续使用1小时，最大20VA）体积及重量203 宽 × 170 高 × 52 厚 mm, 1.2kg附件转换器9418-15 × 1, 携带盒 × 1, 背带 × 1, 铁磁钳 × 3, PC应用软件 （包括3145-20用DATA VIEWER, 通信指令表等） × 1
9754 基本参数
频带宽1kHz ～ 100MHz (-3dB)额定电流AC 10A (15A 峰值)振幅精度±3.0% rdg. ±0.001% f.s. (f.s. =10A, f=15kHz, 使用钳夹窗中心)可测导体直径最大20mm最大电路电压CAT II 600V, CAT III 300V （绝缘导线）体积及重量176 宽 × 69 高 × 27 厚 mm, 450g, 线长2m

技术指标
量程
A环境噪音：40～130dB；C机械噪音：45～130dB
分辩率
0.1dB
准确度
±2dB
频率加权特性
A/C 
测量档位(4档)
40-70dB,60-90dB,80-110dB, 100-130dB
响应时间选择
FAST（快）/SLOW（慢）
频率范围
31.5Hz-8KHz
显示
3 1/2位液晶及条码显示，屏幕尺寸：37x40mm
信号输出
AC信号输出AC:0.707Vrms 
操作/储存温湿度
0℃～50℃ < 90% RH-10℃～60℃ < 70% RH
尺寸
72 x 182 x 30mm
重量
190g
供电电源
9V电池
附件
携带合，电池，使用说明书