标题：不锈封装温度传感器
简介
不锈封装温度传感器采用美国Dallas 半导体公司的数字化温度传感器DS18B20,传感器采用不锈钢外壳封装, 防水防潮。专门设计的传感器不锈钢外壳，仅有0.2mm的壁厚，具有很小的蓄热量，采用金属垫模工艺让DS18B20与不锈钢内壁充分接触,同时采用导热性高的密封胶灌封，保证了温度传感器的高灵敏性，极小的温度延迟。SLS-1温度传感器支持“一线总线”接口（1-Wire），测量温度范围为 -55°C～+125°C，在-10～+85°C范围内,精度为±0.5°C。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输，大大提高了系统的抗干扰性。适合于恶劣环境的现场温度测量。SLS-1数字温度传感器都具有唯一的编号，温度采集设备通过编号来识别对应的温度传感器。传感器的引线长度可根据用户需要定制，引线采用3芯防油RVV线,出厂长度为1.5米，其信号定义为：电源（红色或棕色）、数据（蓝色）、地（黑色或黄色）。
典型应用
1、冷藏库温度监测 2、药厂GMP监测系统 3、电信机房监控 4、啤酒生产 
5、楼宇自控 6、仓库温度监测 7、环境监测 8、过程温度监测 9、空调监测
各种不锈钢封装温度传感器
全螺纹温度传感器1.全螺纹温度传感器是指测温探头部分全部采用螺纹结构封装，内部填充绝缘导热材料密封而成。通过调节螺纹部分长度来测量（以螺纹方式固定的）物体表面温度，也可测量轴承和轴瓦表面温度，一般螺纹部分长度较短。如果要求传感器探头较长，则采用螺纹和保护管组合在一起测温。
技术参数
铂热电阻：Pt100、Pt500、Pt1000 最大测温范围：-200～400℃
精度等级：A级±（0.15+0.002|t|）℃ B级±（0.30+0.005|t|）℃ 注：|t|为实测温度的绝对值。
公称压力：一般常压，对于存在压力的工况，请注明压力大小，以配备可以耐压的相关产品。
产品外形及结构图如下所示：  全罗文安装
螺纹固定温度传感器2.螺纹固定温度传感器可广泛应用于环境温度，管道内气、液体、固体表面温度，具有压力情况的温度以及需要通过螺纹方式固定安装的温度测量。
技术参数
铂热电阻：Pt100、Pt500、Pt1000 最大测温范围：（-200～400）℃
精度等级：A级±（0.15+0.002|t|）℃ B级±（0.30+0.005|t|）℃ 注：|t|为实测温度的绝对值。
公称压力：可用于具有压力工况下温度测量  普通罗文固定
贴片式温度传感器3.贴片式温度传感器主要用于测量物体表面的温度，贴片式温度传感器通过螺钉或其它固定方式将传感器贴在物体表面，实现较理想的测温效果。贴片式温度传感器和被测物体接触面积大，接触紧密，所以在一些表面温度测量方面具有比较明显的优势：测温准确性高、反应速度快，体积小方便固定安装。
技术参数：
铂热电阻：Pt100、Pt500、Pt1000 
测温范围：（-200～400）℃
精度等级：A级±（0.15+0.002|t|）℃ B级±（0.30+0.005|t|）℃ 注：|t|为实测温度的绝对值。
公称压力：常压  贴片固定
带接线盒螺纹固定式温度传感器4.带接线盒螺纹固定式温度传感器由接线盒、固定螺纹和保护管三部分组成。产品可广泛应用测量气温、液体温度、油温及物体表面温度等。
技术参数：
铂热电阻：Pt100、Pt500、Pt1000（-200～600）℃ 精度等级： A级±（0.15+0.002|t|）℃ B级±（0.30+0.005|t|）℃ 
铜热电阻：Cu50 （-50～150）℃ 精度： ±（0.30+0.006|t|）℃ 注：|t|为实测温度的绝对值。
公称压力：耐压，最大设计为10MPa  带接线盒螺纹固定式温度传感器
活定法兰式温度传感器5.活定法兰式温度传感器由接线盒、活动法兰和保护管三部分组成。产品可广泛应用测量气温、液体温度、油温及物体表面温度等。
技术参数
铂热电阻：Pt100、Pt500、Pt1000（-200～600）℃ 精度等级： A级±（0.15+0.002|t|）℃ B级±（0.30+0.005|t|）℃ 
铜热电阻：Cu50 （-50～150）℃ 精度： ±（0.30+0.006|t|）℃ 注：|t|为实测温度的绝对值。
保护直径和热响应时间： &Oslash;12（<45S），&Oslash;16 （<90S） Cu50：&Oslash;12（<120S）
活动法兰分为：螺钉锁紧活动法兰（JCJ100ZHF）和卡套锁紧活动法兰（JCJ100ZHFK）  带接线盒螺纹固定式温度传感器
活定法兰式温度传感器6.活定法兰式温度传感器由接线盒、活动法兰和保护管三部分组成。产品可广泛应用测量气温、液体温度、油温及物体表面温度等。
技术参数
铂热电阻：Pt100、Pt500、Pt1000（-200～600）℃ 精度等级： A级±（0.15+0.002|t|）℃ B级±（0.30+0.005|t|）℃ 
铜热电阻：Cu50 （-50～150）℃ 精度： ±（0.30+0.006|t|）℃ 注：|t|为实测温度的绝对值。
保护直径和热响应时间： &Oslash;12（<45S），&Oslash;16 （<90S） Cu50：&Oslash;12（<120S）
活动法兰分为：螺钉锁紧活动法兰（JCJ100ZHF）和卡套锁紧活动法兰（JCJ100ZHFK）  活定法兰式温度传感器
锥管螺纹固定式温度传感器7.锥管螺纹固定式温度传感器由接线盒、固定螺纹部分和保护管三部分组成。产品可广泛应用测量气温、液体温度、油温及物体表面温度等。
技术参数
铂热电阻：Pt100、Pt500、Pt1000（-200～600）℃ 
精度等级： A级±（0.15+0.002|t|）℃ B级±（0.30+0.005|t|）℃ 
注：|t|为实测温度的绝对值。 公称压力：30MPa 流速<80米/秒
温度传感器8.温度传感器的测温探头部分由航空插头、螺纹过程连接和测温保护管三部分构成。采用航插接头形式，可以很方便将信号线与传感器连接与拆卸，产品非常适合为便携仪器仪表配套，方便现场维护与安装。由于信号线与航插部分的接线保持着完全一致性（出厂时已严格定义引线），所以信号线与任何一个探头都可以配套使用，互换性高，现场操作性强。直接插拔式的连接方式，也省去了用户接线的麻烦，防止出现接线错误。
技术参数：
铂热电阻：Pt100、Pt500、Pt1000 测温范围：（-200～400）℃
精度等级：A级±（0.15+0.002|t|）℃ B级±（0.30+0.005|t|）℃ 注：|t|为实测温度的绝对值。
公称压力：可用于具有压力工况下温度测量，如有压力，请注明压力大小。  温度传感器
简易式温度传感器9.简易式温度传感器采用不锈钢金属外壳封装，内部填充绝缘导热材料密封而成。产品具有体积小巧、反应灵敏、种类丰富、防水抗震等特点，可广泛用于环境温度、气体温度、液体温度、物体表面温度、冷冻冷藏温度等各种类型的温度测量。
技术参数
铂热电阻：Pt100、Pt500、Pt1000 最大测温范围：（-200～400）℃
精度等级：A级±（0.15+0.002|t|）℃ B级±（0.30+0.005|t|）℃ 
铜热电阻：Cu50 （-50～150）℃ 精度： ±（0.30+0.006|t|）℃ 注：|t|为实测温度的绝对值。
公称压力：常压  温度传感器
直角弯头式温度传感器10.直角弯头式温度传感器由接线盒、弯头部分和保护管三部分组成。产品可广泛应用测量气温、液体温度、油温及物体表面温度等。用于生产现场存在高温和有害气体对热电阻接线盒有影响，或不宜直接水平及垂直安装场合。  直角弯头式温度传感器
端面热电阻温度传感器11.端面热电阻温度传感器采用借助弹簧弹力，使测温端和被测物体紧密接触，这种测量方式具有测温速度快，测量准确度高等特点，适于测量电机轴瓦、塑料机械、电厂汽轮机、模具或其它物体表面温度。
技术参数
铂热电阻：Pt100、Pt500、Pt1000 精度等级： A级±（0.15+0.002|t|）℃ B级±（0.30+0.005|t|）℃ 
铜热电阻：Cu50 -50～150℃ 精度等级： ±（0.30+0.006|t|）℃ 注：|t|为实测温度的绝对值。
公称压力：常压