标题：蓄电池内阻测试仪
功能特点
※适用于2、6、12V电池。
※测试速度快，一组108节的蓄电池组测试只需要10分钟※体积小，重量轻，便携式手持操作。
※使用交流注入法高精度在线测试，全自动量程转换，大容量数据存储。
1、仪表在0.000mΩ～1Ω，0.000V～220.0V测量范围自动转换量程。
2、可永久存储2500节电池参数（系统检测）。
3、可循环存储108节电池参数（快捷检测）。
※菜单操作简明易懂，中英文两种显示模式，可在线显示参数及电池状态。
1、在单电池测试的同时，报告电池的状态（优、良、中、换、异常）
2、完成一组电池测试后，自动形成本组测试结果的分析报告。
※系统内置强大的标准内阻值数据库，含250种内阻参考值。 
※可以对电池按照站/组/节号进行参考值管理，一次设定，重复测试。 
※增强的过压、过流保护功能，使仪表工作更安全可靠。 
※派司德专用测试夹头满足不同尺寸电池极柱的要求。 
※有效测试的声音提示使得测试更方便。 
※关键数据和操作有密码保护。 
※通过USB接口，将测试数据永久存储在PC机上，实现电池的“病历”跟踪分析。 
1、自动分析判断电池的“劣化”状态。
2、形成历史记录库，描述电池状态曲线。 
3、同组电池对比分析。 
4、所有电池分级管理（优良中差）
※电池数据管理软件可以查询生成打印各种图表如饼状图、柱形图、曲线图。
技术指标
测量范围
内阻：0.000mΩ--1Ω
电压：0.000V—220V
分辨率
内阻：1μΩ
电压：1mV
测量精度
内阻：±1.0%rdg ±5dgt
电压：±0.2%rdg　±5dgt
可存数据
20站*10组*250节
供电电源
7.4V2200mAH锂电池供电 配置12V2A充电器
测试时间
连续工作不小于8小时 
待机时间
>72小时（有自动关机功能）
存储容量
64K KbytesNVRAM
显示器
192x 64 点阵图形LCD
尺寸
260 x 142 x 70 mm
重量
0.75Kg
工作温度
0℃--40℃
相对湿度
10%—90%

知识背景
A、为什么蓄电池（组）需要定期维护和检测？
过去，开口式蓄电池维护起来比较麻烦，因为蓄电池在使用的时候要分解电解液中的水，所以要定期检测电解液的比重，蓄电池的电压等参数，消耗的电解液，要定期加水来补充。
而后又有密封式的蓄电池出现，主要以阀控式铅酸蓄电池（为主，由于不需加水，所以阀控式铅酸蓄电池从一开始便被称为免维护电池，而生产厂家又承诺该电池的使用寿命为10 ~ 20年（最少为8年），这样就给国内的技术和维护人员一种误解，似乎这种电池既耐用又完全不需要维护，许多用户从装上电池后就基本没有进行过维护和管理，因而在90年代初国内使用的VRLA电池出现了很多以前未遇到的新问题，例如，电池壳变形、电解液渗漏、容量不足、电池端电压不均匀等。这些现象不单在国内，就是在比我国早采用VRLA电池的国外也同样存在。
在电池中由于电解液比重更大而且浮充电流更大，因而电极腐蚀更为迅速。电极腐蚀也会消耗氧气从而使电池变干，这是VRLA电池特有的故障。电池过度的气体逸出、焊接柱或盖板裂缝、密封不严，最后通过容器壁和塑料容器渗出水、氢和氧，这些都会引起电解液渗漏。VRLA电池的故障有些是气体调节阀出现故障引起的，阀打开会导致干涸，也会使空气进入电池，阴极板自我放电，阀阻塞会使盖鼓出和爆炸。VRLA电池的冷却比开口式电池更为重要，如果不充分的话，热失控可能会引起电池熔毁或爆炸。VRLA电池内部接线柱、同极的连接片以及电极接头的腐蚀而断裂的现象也比开口式电池更常发生。这些故障都导致容量损失。这使使用单位不易掌握VRLA电池的耐久性和失效问题。
实践证明，VRLA电池端电压与放电能力无相关性，VRLA电池和电池组在运行过程中，随着使用时间的增加必然会有个别或部分电池因内阻变大，呈退行性老化现象，实践证明，整组电池的容量是以状况最差的那一块电池的容量值为准，而不是以平均值或额定值（初始值）为准，当电池的实际容量下降到其本身额定容量的90% 以下时，电池便进入衰退期，当电池容量下降到原来的80%以下时，电池便进入急剧的衰退状况，衰退期很短，而且蓄电池组都是串连起来，如果有一节发生问题，则整组都将失效，这时电池组已存在极大的事故隐患。
使用单位和管理单位，往往只重视备用电源的设备部分的维护和管理，而忽视电池组的重大作用，殊不知断电的危险很大程度上就潜伏在电池组。 整组电池充电的特性是，如电池组内有一个或几个内阻变大的老化电池，其容量必然变小，充电器给电池组充电时，老化电池因容量小，将很快充满。充电器会误以为整组电池已充满而转为浮充状态，以恒定电压和小电流给电池组充电。其余状态良好的电池不可能充满。电池组将以老化电池的容量为标准进行充放电，经多次浮充--放电--均充--放电--浮充的恶性循环，容量不断下降，电池后备时间缩短。
结论：如不定时检测，找出老化电池给予调整，电池组的容量将变小，电池寿命缩短，影响系统的高效安全运行。 
B、使用时会遇到什么问题？
电池的使用问题 
电极腐蚀更为迅速 ：VRLA电池中由于电解液比重更大而且浮充电流大 
电池变干 ：电极腐蚀也会消耗氧气从而使电池变干 
电解液渗漏 ：VRLA电池过度的气体逸出、焊接柱或盖板裂缝、密封不严，最后通过容器壁和塑料容器渗出水、氢和氧 
气体调节阀出现故障 ：阀打开会导致干涸，也会使空气进入电池，阴极板自我放电，阀阻塞会使盖鼓出和爆炸 
电池熔毁或爆炸 ：VRLA电池的冷却比开口式电池更为重要 
电池内部接线柱、同极的连接片以及电极接头的腐蚀而断裂的现象也比开口式电池更常发生 
所有这些，都会导致容量损失
C、为什么需要蓄电池内阻测试仪？
传统的蓄电池容量检测方法是进行整组核对性放电，即把蓄电池组连接到负载箱，然后进行放电，一直放到截止电压（没电）为止，来验证蓄电池的容量，但是这种方法有很多隐患和缺点：
a、 电时间长，风险大，电池组须脱离系统，蓄电池组所存储的化学能全部以热能形式消耗掉，既浪费了电能又费时费力，效率低。
b、 行核对性放电试验，必须具备一定条件，首先，尽可能在市电基本保障的条件下进行；其次 ,必须有备用电池组 。
c、 目前，核对放电只能测试整组电池容量，不能测试每一节单体电池容量，以容量最低的一节作为整组容量，而其他部分电池由于放电深度不够，其劣化或落后程度还不能完全充分暴露出来。
d、 损蓄电池的容量。由于蓄电池的内部化学反应不是完全可逆的。全深度循环放电的次数是有限的，所以，不适宜对铅酸蓄电池频繁进行深放电。但是间隔时间过长，两次核对之间的蓄电池的状态是不确定的。蓄电池的容量下降到80%以下后，蓄电池便进入急剧的衰退状况，衰退期很短，可能在一次核对放电后几个月就失效，而在剩下的时间内电池组已存在极大的事故隐患。
内阻测试的原理：
通过大量的试验得出：蓄电池的内阻值随蓄电池容量的降低而升高，也就是说，当蓄电池不断的老化，容量在不断的降低时，蓄电池的内阻会不断加大。通过这个试验结果，我们可以得出，通过对比整组蓄电池的内阻值或跟踪单体电池的内阻变化程度，可以找出整组中落后的电池，通过跟踪单体电池的内阻变化程度，可以了解蓄电池的老化程度，达到维护蓄电池的目的。
对于VRLA蓄电池来说，如果内部电阻比基准值（平均值）增加20%以上，蓄电池性能则会下降到一个级低的水平。这个值也是IEEE STD建议立即采取纠正措施（放电试验或更换）的标准。IBEX1000则根据这个建议基准将报警值设定为20%。
相应的，VRLA蓄电池容量下降到80%以下时，蓄电池的老化程度就像在图形中的△T一样，该时间是无法预测的，同时容量衰减的速度会越来越块，而内阻值的增加也会越来越快。因此我们建议，及时更换蓄电池，以提高贵公司蓄电池系统的可靠性。
至今为止，实际应用的判别蓄电池健康状态的方法只用IEEE推荐的标准，因此我们建议，当蓄电池的内阻值增加20%以上，应考虑对此单元电池采取纠正或更换措施。
而内阻测试具有以下优点：
a、 小巧轻便、在线测量。手持式的内阻测试仪小巧便携，检测电池内阻时不需要把电池从系统中拆除，直接在线检测，不会影响电源系统的工作，避免电源系统风险。
b、 工作量小，操作方便。内阻测试仪的检测时间一般是2－3秒钟测试一节电池，测试200节一组的电池一般时间只用半个小时左右。只要连接好蓄电池，内阻测试仪会自动测试并保存数据，因此操作也很简便。
c、 及时发现落后电池，在维护人员减少，维护工作量不断增大的情况下，通过内阻测试可以很快寻找落后电池，提高维护效率,确保系统安全有效运行。
D、内阻测试是否可以完全取代核对放电测试？
核对放电法即100%C的深度放电，它具有容量测试准确可靠的优点，因此，仍然是目前世界上检测电池性能的最可靠方法 。核对放电法即全放电的容量试验，是检测电池容量最直接、最可靠的方法，无论是在线还是离线进行检测，都必须设置备用电源作为防范措施，以保证系统的安全。
内阻测试可以在线测量，不会影响系统的正常工作，同时测试花费时间短，日常维护非常方便。
因为，内阻测试是通过对比整组的电池的内阻差异或跟踪单体电池不同时期的内阻变化的方式，检查蓄电池的老化程度，所以并不能100%的精确测量容量。但是由于核对放电存在很多缺点（见知识背景C），所以，内阻测试可以弥补核对放电检测的缺点，通过对比找出或者预测老化的蓄电池，使得蓄电池的日常维护十分方便有效，通过寻找落后电池，并结合单体放电测试，大大节省了维护费用，使后备电源系统更加稳定安全运行。
E、测量内阻使用什么样的方法？
直流测试：利用蓄电池放电给测试仪器，测量出加在蓄电池内阻上的压降，然后除以放电电流得出蓄电池内阻，一般的测试电流都很大，达到50A－80A左右。
优点：测试准确、一致性好
缺点：测试电流大，必须把探头与蓄电池极柱稳定连接，如果接触不好会打出电弧，存在安全隐患。
交流测试：测试仪器会在蓄电池两端加一个已知频率和振幅的交流电压信号，测量出与电压同相位的交流电流值，其交流电压分量与交流电流的比值即为电池的内阻。
优点：测试方法简单，不会影响蓄电池的工作状态，也不会产生安全隐患。
缺点：1、存在着易受充电器纹波电流和其它噪声源干扰的问题。
2、有些设备不能在线（连接充电器和负载，并处于浮充状态）对电池进行测试。
3、使用频率为60Hz或50Hz的交流测试电流更不可取，因为这是充电器纹波和噪声源的主要频率。 
蓄电池的快速测试
-------蓄电池内阻测试仪分析及应用
摘要：本文针对使用广泛的不同种类蓄电池测试仪的优缺点比较，主要介绍了异频法蓄电池内阻测试仪的原理及使用
关键词：蓄电池、异频法、内阻、容量
1．概述
自国际电工IEEE-1996为蓄电池维护制定了以定期测试内阻预测蓄电池寿命的标准以来，中国信息产业部邮电工业产品质量监督检验中心对YD/799-2002也进行了内阻规范的增补。随着国内经济的发展和社会信息的普及、通讯电源、网络供能、动力机组、发电配电，以及各行各业使用的蓄电池组数量激增。作为后备电源最后一个环节，做到对蓄电池在线质量状态的准确了解不仅是使蓄电池能够提供稳定后备支持能力的重要保证和依据，而且有利于蓄电池资源进行优化整合。
2．蓄电池的维护
蓄电池的小概率损坏是当今无法解决的世界性技术难期。也正因如此对蓄电池进行检测及维护不仅是必要的，也是必须的！
现在比较通用的维护方法是：
第一步：用蓄电池内阻检测仪定期对蓄电池内阻进行检测，找出可能
容量不足的蓄电池。
第二步：用蓄电池放电测试仪进行容量验证，找出容量不足的蓄电池。
第三步：对容量不足的蓄电池进行维护或更换。
3．蓄电池测试仪的比较：
A 蓄电池内阻测试仪：
内阻与容量的相关性是：当电池的内阻大于初始值(基值)的25%时，电池将无法通过容量测试。当电池的内阻大于初始值的2倍时，电池的容量将在其额定容量的80%以下。基于此推出的蓄电池内阻测试仪主要采用了国际流行的异频法（交流测试法）测试，通过给蓄电池加一特定交流信号（I），然后用高性能带通滤波器检测蓄电池内阻上的压降（U），R=U/I
推算出蓄电池内阻值。
该方法测试方便，不论蓄电池是否充满电，均可测试。可以在线测试，也可以离线测试，测试速度快，适于大范围测试。（特别是在线测试，完全避免了因测试可能造成的蓄电池无法工作，进而导致系统瘫痪的情况发生！）
B．蓄电池放电测试仪：
通过一定的电流（I）对蓄电池进行放电到蓄电池的最低允许电压 
所用的时间（T）。Q=I*T 推算出蓄电池的实际容量。
该方法只能离线测试，要拆下蓄电池工作量很大；首先必须使待测蓄电池先充满电，充电时间较长；然后才能开始测试，放电时间更长。
测试完毕后必须立即给蓄电池充电，以防止此时市电停电。如蓄电池测试过程中发生停电，则可能导致系统瘫痪！
4．蓄电池内阻测试仪
ITB-712系列蓄电池内阻测试仪采用了最先进、最实用、技术难度也最大的交流内阻技术方案（异频法），在切实地攻克了交流法中抗噪声及干扰等要害技术难题后，成功实现了在线并机充放电状态下测试数据的准确稳定，从而为蓄电池故障早期预警技术的推广提供了高性能的专业技术装备。
产品特点:
l 使用DDS、数字选频、梳状滤波等新技术确保了测试精度。
l 超强的抗干扰性能。
l 可以测试蓄电池连接电阻
l 可以测试纯电阻（相当于微欧计）。
l 高精度离线/在线测试，大容量数据存储。
l 采用大屏幕液晶，显示界面美观，易懂。
l 增强的过压保护功能，使仪器工作更安全可靠。
l 自恢复过流保护功能，使仪器使用更方便。
l 体积小，重量轻，方便操作。
l 具有测试结果打印功能
技术参数：
测量范围
内（连接）阻/：0.000mΩ—99.99mΩ
最小测量分辨率
内阻：0.001mΩ
测量精度
内阻：±1.5% ±6dgt
存储容量
2000节
显示器
128×64点阵图形LCD
工作温度
-1O℃～40℃
相对湿度
≤90%RH
重量
3．6KG
5．结束语
蓄电池内阻测试仪自推出以来，广泛应用于电力输变电单位，煤矿、铁路、通讯机房、无人值守基站等单位。随着人们节约意识的增强，蓄电池的维护测试必将越来越受到人们的重视。蓄电池测试仪必将产生更大的经济效益和社会效。
蓄电池测试仪的比较：
A 蓄电池内阻测试仪：
内阻与容量的相关性是：当电池的内阻大于初始值(基值)的25%时，电池将无法通过容量测试。当电池的内阻大于初始值的2倍时，电池的容量将在其额定容量的80%以下。基于此推出的蓄电池内阻测试仪主要采用了国际流行的异频法（交流测试法）测试，通过给蓄电池加一特定交流信号（I），然后用高性能带通滤波器检测蓄电池内阻上的压降（U），R=U/I
推算出蓄电池内阻值。
该方法测试方便，不论蓄电池是否充满电，均可测试。可以在线测试，也可以离线测试，测试速度快，适于大范围测试。（特别是在线测试，完全避免了因测试可能造成的蓄电池无法工作，进而导致系统瘫痪的情况发生！）
B．蓄电池放电测试仪：
通过一定的电流（I）对蓄电池进行放电到蓄电池的最低允许电压 
所用的时间（T）。Q=I*T 推算出蓄电池的实际容量。
该方法只能离线测试，要拆下蓄电池工作量很大；首先必须使待测蓄电池先充满电，充电时间较长；然后才能开始测试，放电时间更长。
测试完毕后必须立即给蓄电池充电，以防止此时市电停电。如蓄电池测试过程中发生停电，则可能导致系统瘫痪
简易问题维修指南
无法开机工作检查仪表与锂电池的接触情况，锂电池的电压可能太低没法开机，仪表的电池可能需要充电或更换。
在仪表显示屏上方中央显示出当前仪表电池块的容量情况，当电池处于满充时，方块为黑色，随着电池充电容量的下降，方块逐渐变为白色。
1. 将适配器插入电池充电器接口，将适配器电源连接到交流电源插座上。
2. 当适配器绿灯亮时，表示充电完成。
注：充电最长时间为6到8个小时，不要过度充电测试探针针头弯曲或者不能回缩更换探针针头，步骤如下：
1. 用钳子夹住套筒顶上的探针针头
警告：不要夹住装着探针针头的套筒，以免损坏探针。
2． 将探针针头直直的拔出来；
3． 用钳子夹住行的探针针头，将它放入套筒；
4． 将探针针头推向一个比较柔软的表面，如纸板，直至探针针头顶到套筒的底端。测试数据查询出现紊乱可能是仪表数据受到强干扰造成，建议把有效的数据导入计算机管理，然后进入仪表“系统管理”菜单，选择“格式化存储器”即可。测试内阻时提示“请检查电池夹连接”首先要保证电池夹同电池极柱连接正常，同时被测电池电压不能低于1.5V。不能通过U盘导出数据建议使用仪表厂家配备的U盘，然后检查U盘格式，最好是FAT格式。不能通过RS232串口导出数据请先确认计算机串口选择是否正确；然后，仪表必须是在主界面下才能通过RS232串口导数据。
注意事项及其它
注意事项1. 请用户严格按照本说明书操作，严禁违规或野蛮操作。
2. 产品贮存中应注意防潮、防火。
3. 本说明书中图示及说明可能与实物有细微差别，请以实物为准。技术信息支持及服务1. 非本公司维修人员或授权维修人员不得擅自维修！
2. 未经本公司许可擅自拆机维修，保修自动失效！
附录
1.“基准值”以及电池的判别方法电池学者们希望一开始就有可用于分析的电池容量和内阻的测量数据。
他们寻求找出电池在100%和容量100%时的内阻数据，以确定电池所处的状况。理想的做法是在电池的安装工作完毕后。对电池进行验收时，进行容量测试并测定内阻。此时的结果应是非常一致的。它们会被做为基准值。用来同以后测量到的内阻数据进行比较。
另一个获取数据的方法，是在对同期同型号的电池测定完容量后，再取得同型号电池内阻的数据。
注意：以上提到的电池内阻数据与容量之间并没有直接的关系，它只能是做为了解电池容量的一个比较和参考。要特别注意的是，这些数据是用来建立一套基准值的。通常在浮充的情况下会出现一串电池的内阻是一致的，但容量方面却存在问题。这时建议至少要做大致的维护及负载测试，以对测量的内阻进行验证。2. 判别方法如果电池的内阻高于100%基准值的50%或更高，则应更换这个电池。
其中建议内阻在高于基准值25%至43%时，要与生产商联系。在高于43%时，要对其进行负载测试。
有些人认为：所有（新电池或性能完好电池）的数据都集中在基准值周围，而后期测试取得的数据，都能合理地接近任何趋势曲线。也即是，高容量电池有统一的低内阻，而低容量电池的内阻会按比例增高。但事实却使这些人失望，就算在严格控制下生产出来的新电池也不可能符合上述特性。
在用户自行测试过程中，会发现有一些大容量电池的内阻非常高。同样，具有低阻特性的正常电池无法进行容量测试。不幸的是，在目前的技术状态下，不借助负载测试，用户无法用测试阻抗、电导、导纳及电阻的方法来彻底区分这些不规则的电池。
如果用户有幸拥有大量的电池容量和与之对应的内阻数据便可以很容易地建立一套基准值，从而完成上述判别这些不规则电池的工作。当刚开始这个基准值建立工作时，或者只有少数的特殊型号的电池，可从猜测的大概数据中优选出一些做为基准值。