标题：Dynisco 中国
Dynisco中国介绍
2012年2月2日，Dynisco公司，正式宣布上海皓鹰测控技术有限公司的资产收购完成。  皓鹰温度传感器，熔体压力传感器，变送器和仪表，在塑料挤出和相关工艺使用的仪器中，
皓鹰是国内排名前列的熔体压力传感器品牌之一。 　　
组建成立的Dynisco中国公司将生产HAOYING品牌产品研发、制造、全球销售以及Dynisco品牌产品在中国的销售与技术服务工作。
  吴浩先生现任 Dynisco 中国 总经理，工作地点位于上海，主要负责公司管理事务。
在十几年的职业生涯中，曾从事压力传感器和自动化产品的生产制造、技术开发与服务、生产运营管理、国内与国际销售管理等有关的工作；并拥有熔体压力传感器、高温压力变送器、高温熔体压力表、工业用压力变送器和组合式压力变送器等多项国家专利，在熔体压力传感器行业享有一定的声誉，同时在压力传感器行业与全球近2000家客户进行有关的技术服务、销售、国际并购、管理、运营和政策服务事务。
吴浩先生在传感器技术、机械设计、自动化控制、市场营销等领域经验丰富，同时获得国际注册高级工商管理师、高级商务师、人力资源师、策划师证、工程师和工商管理硕士(MBA)学位。
Dynisco 中国 总经理: 吴浩 
（原上海皓鹰测控技术有限公司创始人兼总经理）
      
熔体压力传感器
PT4624、PT4625、PT4626带柔性管 熔体压力变送器
特性:★输出:4-20mA/0-5V/0-IOV★量程:从0-500psi到0-30,000psi★抗干扰性强
★直接输入到上位控制系统★具有柔性管,使应变片及变送部分远离高温区  ★良好的稳定性和重复性★精度: ±0.5%★内部80%校验★通过CE认证
PT4624(4-20mA)
PT4625(0-5 VDC)(1-6 VDC)
PT4626(0-10 VDC)(1-11 VDC)
规格参数
量程(psi) 0-500；0-750；0-1,000；0-1,500；0-3,000；
0-5,000；0-7,500；0-10,000；0-15,000；
0-20,000；0-30,000
电：1580080-1737
精度:±0.5%满量程
重复精度: ±0.2%满量程
最大超压:小于满量程的2倍或35,000psi
接触介质的材料:15-5PH不锈钢
加Armoloy涂层
内部切换校验(R-Cal):满量程80%±1%
绝缘电阻:1,000兆Ω (50VDC)
膜片最高温度:750'F(400℃)
熔体温度影响零点漂移:<25psi/100'F
(45psi/100℃)
安装转矩:500inch-lbs
PT4624、PT4625、PT4626净重:2Ibs
应变片外壳环境温度:-20±160'F(-29±71℃)
温度补偿范围:+30±160'F(-1±71℃)
环境温度影响零点漂移:<± 0.05%满量程/'F
(± 0.10%满量程/℃)
灵敏度:<±0.02%满量程/'F
(±0.04%满量程/℃)TPT4634、TPT4635、TPT4636带柔性管同点测温 熔体压力变送器
特性:★装有J型热电耦.可以同点测量温度★量程:从0-500psi到0-30,000psi★抗干扰性强★热电耦可以在现场拆卸和更换★具有柔性管，使应变片及变送部分远★良好的稳定性和重复性
★输出:4-20mA/0-5V/0-10V离高温区★通过CE认证★直接输入到上位控制系统★内部80%校验★热电阻和其它类型热电耦可以选配★精度: ±0.5%  
TPT4634(4-20mA)
TPT4635(0-5 VDC)(1-6 VDC)
TPT4636(0-10 VDC)(1-11 VDC)  量程(psi) 0-500；0-750；0-1,000；0-1,500；0-3,000；
0-5,000；0-7,500；0-10,000；0-15,000；
0-20,000；0-30,000
询：15800-801737
精度:±0.5%满量程
重复精度: ±0.2%满量程
最大超压:小于满量程的2倍或35,000psi
接触介质的材料:15-5PH不锈钢
加Armoloy涂层
内部切换校验(R-Cal):满量程80%±1%
绝缘电阻:1,000兆Ω (50VDC)
膜片最高温度:750'F(400℃)
熔体温度影响零点漂移:<25psi/100'F
(45psi/100℃)
安装转矩:500inch-lbs
TPT4634、TPT4635、TPT4636净重:3.5lbs
应变片外壳环境温度:-20±160'F(-29±71℃)
温度补偿范围:+30±160'F(-1±71℃)
环境温度影响零点漂移:<± 0.05%满量程/'F
(± 0.10%满量程/℃)
灵敏度:<±0.02%满量程/'F
(±0.04%满量程/℃)PT460E、PT462E、TPT463EPT460E
标准型 刚性杆 熔体压力传感器
特性:
★精度:高于±0.5%  ★输出:满量程3.33mV/V
★内部80%校验
★量程:从0-500psi到 0-30,000psi
★良好的稳定性和重复性
★通过CE认证
PT462E
标准型 带柔性管 熔体压力传感器
特性:咨 1580 08017-37
★具有柔性管,可使应变片外壳远离高温区
★精度:高于±0.5%
★输出:满量程3.33mV/V
★
内部80%校验
★量程:从0-500psi到0-30,000psi
★良好的稳定性和重复性
★通过CE认证  
TPT463E
标准型 带柔性管同点测温 熔体压力传感器
特性:
★装有J型热电耦,可以同点测量温度
内部80%校验
★热电耦可以在现场拆卸和更换
量程 从0-500psi到0-30,000psi
★具有柔性管,使应变片外壳远离高温区
良好的稳定性和重复性
★
精度:高于±0.5%
通过CE认证 输出:满量程3.33mV/V热电阻和其它类型热电耦可以选配
量程(psi) 0-500；0-750；0-1,000；0-1,500；0-3,000；
0-5,000；0-7,500；0-10,000；0-15,000；
0-20,000；0-30,000
精度: ±0.5%满量程
测量原理:惠斯通电桥
电桥电阻:输入>345Ω；输出350Ω±10%
满量程输出:3.33mV/V±2%
零点平衡：±10%满量程
膜片最高温度:750'F(400℃)
熔体温度影响零点漂移:<25psi/100'F(45psi/100℃)
应变片外壳最高工作温度:250'F(121℃)
环境温度影响零点漂移:<±0.05%满量程/'F
(±0.10%满量程/℃)
灵敏度:<±0.02%满量程/'F
(± 0.04%满量程/℃)
重复精度: ±0.2%满量程
最大超压：小于满量程的2倍或35,000psi
接触介质的材料:15-5PH不锈钢
加Armoloy涂层
电源电压:建议10VDC,最大12VDC
内部切换校验(R-Cal):满量程80%±1%
绝缘电阻:1,000 兆欧姆 (50Vdc)
安装转矩:500inch-lbs
PT460E净重:1 lbs
PT462E净重:1.5lbs
TPT463E净重:2.5lbsDynisco热电耦型号：TB422J 描述：Dynisco的TB422J型熔体热电耦适用于对挤压机料筒内流动的塑料熔体温度进行测量。在构造上，使用玻璃纤维作为绝热材料，经久耐用的不锈钢探头可与Dynisco的挤出压力传感器互换，  便于安装。Dynisco的熔体热电耦在设计和制造上符合ISA规定的精度要求，满足美国国家标准技术研究所(NIST)的标准。　特性: 
★传感器延伸至加工过程，便于更好测量 
★标准J型热电耦输出 
★适用于标准压力传感器联接尺寸 
★0至900°F的温度测量范围 
★读数的1.0%或最大±2.2℃的精度
Dynisco智能数字仪表
1380压力显示表产品描述电：15-800-80-1737　Dynisco的1380应变片输入显示表可以选择显示方式,具有双配置的报警信号,能够满足您改变压力指示的各种需求。毫安和直流电压线性二次传输功能设计用于将加工信息发送给DCS或PLC。简洁的面板校准功能和紧凑的结构。使1380系列产品是您在加工显示器方面的理想选择。指示器上的指示灯即可显示报警信号,又可显示所需的压力单位。此外，还设有电缆，用于配置软件DynaLink时连接1380的指示器。 　　工作特性: 　　★350 Ohm应变片输入 　　
★按钮式编程及校准 　　
★可配置使用DynaLink软件 　　 
★可标定的电压或电流输出 　　★双报警指示灯 　　★波峰波谷检测 　　★便于使用的1/8DIN规格 　　优点: 　　★直接压力读数 　　★使用方便 　　★保存和下载存储设置的功能 　　★模拟量二次传输 　　★过程条件可视监测 　　★过程极端参数调用 　　★节省面板空间Dynisco ATC770控制器描述：ATC770压力过程控制器以它独有的自运算协调功能,咨：158-00801-737仅用几分钟的控制器设置,就可以方便快捷的建立起对于如挤出过程的工业过程控制。ATC770兼容了众多输入信号,包括350欧姆的应变片,直流电压 ,直流电流。 使它可以对多种操作过程进行控制。通过按键和跳线,就可以设定控制器的所有功能。它还具有强大的输出功能。 
特性: 
★独有的自运算调协功能 ★3级控制器组态密码 
★3个可编程独立报警 
★双层5位数字显示(红/绿)和模拟棒图显示 
★显示设定值,偏差,输出%,电机转速,高/低峰值 
★自动迅速平稳地回归到设定值 
★附选RS-485串行通讯,可在Modbus和Jbus之间选择
★防护等级:lP65/NEMA4X 规格参数 供电电源:100-240Vac,50/60Hz 电能消耗:12VA 工作温度:0-50℃ 输入:通过跳线和按键选择应变片或线性输入 提供辅助电源:为2线或4线制变送器提供24VDC/1.5W电源 应变片输 入:350欧姆,2-4mV/V；激励电压10Vdc±7% 线性输入:0-5Vdc.0-10Vdc,0-20mA,4-20mA均可控制类型:具有积分预设和反向恢复结束的PID 控制输出:可在0-10Vdc,-10至10Vdc,0-5Vdc,0-20mA,4- 20mA之间选择串行通讯接口RS-485(附选) 支持协议:Modbus和Jbus(选择) 远程设定值输入:0-20mA,4-20mA,0-10V 储存温度:-20℃到70℃ 储存湿度:最大80%RH,无冷凝输入阻抗:线性电流输入<10欧姆,线性电压输入>165千欧姆 输入信号:-25到125%满量程 采样时间:50ms 切换校验:带/不带并联电阻(40%-100%)数字输入复位:可以通过编程实现下列功能 a.报警复位 b.峰值复位 c.报警和峰值复位 中继输出:可在0-10Vdc,-10至10Vdc,O-5Vdc,0-20mA,4- 20mA之间选择。比例放大和缩小限制(正向或反向作用) 4个光电隔离数字量输入UPR800加工指示器1/4DIN压力和/或温度或压差的面板显示  特征
★显示压力，温度，或压差
★附选第二次输入/输出，经济有效的单个仪器
★现场观看或通过附选Modbus RTU远程观看显示信息
★直观的棒图显示比例值
★两个报警信号中继输出，附选第三个报警中继输出
★工艺参数的模拟量再输出方便的允许信号传送到其它装置
★现场配置或通过附选Modbus RTU远程配置
★数字安全码防止未授权使用
★防护等级IP65/NEMA 4X 它可应用于苛刻环境
产品描述
UPR800是一个紧凑的1/4DIN 加工指示器。UPR800能显示在可选输入类型范围内的工程单位。添加一个附选的第二输入，能在一台UPR800上同时显示聚合物熔体压力和温度。第二输入可以是应变片用来指示压差的测量。UPR包括两个标准的可设定的报警和附选的第三个报警。明亮的5节LED显示值伴有一个有用的35节棒图，这个棒图显示了设置范围内的数值。其它有用的显示信息包括报警设置点，峰值和工程单位指示灯。UPR800可无需复杂的机械跳线轻松地现场设置或通过附选的Modbus RS-485远程编程。可使用一个附选的24Vdc输入供电。
性能特征  
仪器类型：数字面板指示器
显示器：红色5位数字LED，高0.52"（13.2mm）
绿色5位数字LED，高0.44"（11.3mm）
35节棒图，根据数值按比例缩放
精确度：±0.1%满量程
取样时间：50毫秒或更快
输入：应变片或线性输入（Vdc,mA）
附选第二输入
应变片输入：
350-5000欧姆，1-40-mV/V,激励电压10V±7%
热电偶输入：类型J,K,L,N,T,E
RTD输入：类型PT100，PT500
线性输入：0-5 Vdc和0-10 Vdc，
0-20 mA和4-20 mA
输入信号：-25至125%满量程
输入阻抗：
线性电流输入165千欧
热电偶输入（附选）>1兆欧
切换校验：带/不带电阻器（40-100%）报警输出
报警类型：SPDT 2A 最大@ 240Vac 电阻负载
报警数：2个标准，第3个附选
报警更新时间：50mS
输出
类型：0-5Vdc和0-10Vdc；
0-20 mA和4-20 mA
分辨率：输出量程±0.1%
精确度：输出量程±0.1%
连续通讯界面
类型：隔离的RS-485
协议：Modbus/ RTU/Jbus, 可选择
机械&包装特征
接线端：在后部螺丝压紧带有安全盖板
前面板：IP65/NEMA 4X 带垫圈
操作温度：32-122℉（0-50℃）
储存温度：-4-158℉（-20-70℃）
湿度：85%相对湿度，无冷凝
重量：1.43lbs.(650g)
Dynisco实验仪器
熔融指数仪LMI4000先进的微处理器设计 询：158-00-801-737  　　ASTM D1238和ISO 1133-2005标准 　　
自我诊断功能 　　
综合统计功能 　　
简易按钮RTD校准 　　
用于简易的编程智能健 　　
20字符的明亮的四行真空荧光显示 　　
用于测试数据库和分析的Windows™软件毛细管流变仪LCR7000先进的微处理器设计 　　
ASTM D3835和ISO 11433标准  自我诊断功能 　　
综合统计功能 　　
简易按钮RTD校准 　　
用于简易的编程智能健 　　
20字符的明亮的四行真空荧光显示 　　
用于测试数据库和分析的Windows™软件其他实验仪器Viscosensor在线流变仪 CMR IV连续式熔融流变仪  LME实验室混合挤压机 氧指数分析仪