标题：数字兆欧表
简介：
数字兆欧表，全称数字兆欧表。由中大规模集成电路组成。本表输出功率大，短路电流值高，输出电压等级多（每种机型有四个电压等级）。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极，从而产生一个从E到L极的电流，经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
仪表工作原理
数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大，短路电流值高，输出电压等级多（有四个电压等级）。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极，从而产生一个从E到L极的电流，经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
数字兆欧表特性
提示音输出1、仪表产生高压时，有提示音输出。自动放电2、内置残留高压放电电路，测试完毕可自动放掉被测设备上的残留高压。多用电源3、交直流两用，配置可充电池和交流适配器。便携方便4、仪表采用便携式设计，便于野外操作。实用性强5、高压短路电流≥3mA，是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。使用范围本表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值；本表还可测量土壤电阻率及地电压。工作原理本表摒弃传统的人工手摇发电工作方式，采用先进的中大规模集成电路，应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流，经过辅助接地极C和被测物E组成回路，被测物上产生交流压降，经辅助接地极P送入交流放大器放大，再经过检波送入表头显示。借助倍率开关，可得到三个不同的量限：0~2Ω，0~20Ω，0~200Ω。
数字兆欧表参数
高压短路电流
≥3mA
工作电源
8节AA型充电电池，外置充电适配器 
工作温度及湿度
-10℃～40℃，最大相对湿度85% 
保存温度及湿度
-20℃～60℃，最大相对湿度90% 
绝缘性能
电路与外壳间电压为1000V DC时，最大2000MΩ 
耐压性能
电路与外壳间电压为2500V AC时，承受1分钟 
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高（一般为兆欧级）。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。数字兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。数字兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。但是如果使用不当,它将给测量带来不必要的误差,我们必须正确使用数字兆欧表绝缘电阻进行测量。
数字兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备：
（1）测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
（2）对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
（3）被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
（4）测量前要检查数字兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,数字兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
（5）数字兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意数字兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
数字兆欧表的接线柱共有三个：一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端（也叫保护环）,一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过数字兆欧表的测量机构（动圈）。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与数字兆欧表的“G”端相连。
当用数字兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是：“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当数字兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对数字兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性
兆欧表的串联使用方法
数字兆欧表(又称摇表)是检测电气设备绝缘强度的一种常用仪表。但在农村或边远落后的地区，一般只有500伏或1000伏的兆欧表，当测量高压电气设备绝缘时，经常会感到兆欧表的输出电压不足，灵敏度较低，甚至达不到查出局部性绝缘缺陷的目的。因有时用500伏兆欧表测被试品绝缘值电阻值较高，而用2500伏兆欧表测其绝缘电阻值时已低到不能使用的程度。绝缘是相对的，基本绝缘体对低压是绝缘的，但对高压不一定是绝缘的，因此，用不同电压兆欧表测出的绝缘电阻值是不同的。例如，某台有缺陷的被试品在同一时间同一环境温度下，当使用不同等级的兆欧表对该试品测量绝缘电阻时，其测结果如表1所示。
表1　绝缘电阻实测值
兆欧表电压
500V
1000V
2500V
测试结果
480MΩ
14MΩ
95MΩ
从表1中可以看出，被试品的绝缘电阻值是随所使用兆欧表电压的增高而降低的。这情况很容易使电气检修人员造成误判断。为此，对于绝缘电阻有怀疑的被试品，尤其对高压电气设备应用相应高输出电压的兆欧表进行测量，以利绝缘缺陷的暴露。
为了解决兆欧表输出电压较低这个问题，我们可把两块1000伏或500伏的兆欧表串联起来使用(如图1所示)。 
根据串联电压叠加原理，用两块1000伏及一块500伏的兆欧表串联，就可在被试品上得到2500伏的直流电压。但使用时应注意两点：
(1)第一只兆欧表的对地电位已被抬高，故应将兆欧表外壳对地绝缘，操作人员应采取戴手套等安全措施。
(2)串联使用的兆欧表尽量为同一厂家生产，这样特性大体一致。
注意事项
1、兆欧表使用时必须平放。
2、兆欧表转速每分钟120转/分。
3、自查：A、开路试验；兆欧表转数达到120r/min，指针应在“∝”处。B、短路，慢慢地转动兆欧表，指针应在“0”处。
4、电动机的绕组间、相与相、相与外壳的绝缘电阻应≥0.5MΩ。移动电动工具≥2MΩ
5、测量线路绝缘时：相与相≥0.38MΩ、相与零≥ 0.22MΩ。
6、中、小型电动机一般选用500－1000型。
7、若测得这相电阻是零的话说明这相已短路。
8、若测得这相电阻是0.1或0.2MΩ的话则说明这相绝缘电阻性能已降低。
9、电器设备的绝缘电阻是越大越好。
10、结论：电动机或线路的绝缘电阻性能降低、短路。需要维修，不能使用。
数字兆欧表产品特性
　　1、数字兆欧表由自带充电电池供电，量程可自动转换，一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。　　2、输出功率大、带载能力强，抗干扰能力强。　　3、测试阻值量程宽，重量轻。[1]
数字兆欧表使用方法
　　现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高（一般为兆欧级）。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。数字兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它和测电阻仪表的不同之处。数字兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。但是如果使用不当,它将给测量带来不必要的误差,我们必须正确使用数字兆欧表绝缘电阻进行测量。　　数字兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备：　　（1）测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。　　（2）对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。　　（3）被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。　　（4）测量前要检查数字兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,数字兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。　　（5）数字兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意数字兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。　　数字兆欧表的接线柱共有三个：一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端（也叫保护环）,一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分和“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过数字兆欧表的测量机构（动圈）。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,和数字兆欧表的“G”端相连。　　当用数字兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是：“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端和外壳的绝缘程度要低,当数字兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”和“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。　　由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对数字兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。[1]
数字兆欧表的使用维护
　　如果用万用表来测量设备的绝缘电阻，那么测得的只是在低压下的绝缘电阻值，不能真正反映在高压条件下工作时的绝缘性能。数字兆欧表和万用表不同之处是本身带有电压较高的电源，电压为500～5000V。因此，用数字兆欧表测量绝缘电阻，能得到符合实际工作条件的绝缘电阻值。　　1.数字兆欧表的使用维护　　测量前要先切断被测设备的电源，并将设备的导电部分和大地接通，进行充分放电，以保证安全。用数字兆欧表测量过的电气设备，也要及时接地放电，方可进行再次测量。 测量前要先检查数字兆欧表是否完好，即在数字兆欧表未接上被测物之前，打开电源开关，检测数字兆欧表电池情况，如果数字兆欧表电池欠压应及时更换电池，否则测量数据不可取。将测试线插入接线柱“线（L）和地（E）”，选择测试电压，断开测试线，按下测试按键，观察 显示是否数字是否显示无穷大。将接线柱“线（L）和地（E）”短接，按下测试按键，观察是否显示“0”。如液晶屏不显示“0”，表明数字兆欧表有故障，应检修后再用。 必须正确接线。数字兆欧表上一般有三个接线柱，分别标有L（线路）、E（接地）和G（屏蔽）。其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分，E接被测物的外壳或大地，G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。接线柱G是用来屏蔽表面电流的。如测量电缆的绝缘电阻时，由于绝缘材料表面存在漏电电流，将使测量结果不准，尤其是在湿度很大的场合及电缆绝缘表面又不干净的情况下，会使测量误差很大。为避免表面电流的影响，在被测物的表面加一个金属屏蔽环，和数字兆欧表的“屏蔽”接线柱相连。这样，表面漏电流IB从发电机正极出发，经接线柱G流回发电机负极而构成回路。IB不再经过兆欧表的测量机构，因此从根本上消除了表面漏电流的影响。 接线柱和被测设备间连接的导线不能用双股绝缘线或绞线，应该用单股线分开单独连接，避免因绞线绝缘不良而引起误差。为获得正确的测量结果，被测设备的表面应用干净的布或棉纱擦试干净。 测量具有大电容设备的绝缘电阻，读数后不能立即断开兆欧表，否则已被充电的电容器将对兆欧表放电，有可能烧坏兆欧表。应在读数后应首先断开测试线， 然后再停止测试，在兆欧表和被测物充分放电以前，不能用手触及被试设备的导电部分。 测量设备的绝缘电阻时，还应记下测量时的温度、湿度、被试物的有关状况等，以便于对测量结果进行分析。　　2. 数字兆欧表的选择数字兆欧表的选择，主要是选择它的电压及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高，须选用电压高的兆欧表进行测试；低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高，为保证设备安全，应选择电压低的数字兆欧表。[1]