标题：盐雾机
规格型号
盐雾机，别名“盐雾箱”，是人工环境三防系列中的一种，主要是模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性，适用用镀锌、涂层、电子电工、拉链钮扣等工业品。分为中性试验、酸性试验、碱性试验等三种。参加标准为GB,也可以ISO、ASTMB-117、DIN等国际标准。中性试验：容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-108-RY[1]
450×600×400
700×1200×1100
LRHS-270-RY
600×900×500
870×1400×1150
LRHS-412-RY
750×1100×500
1030×1680×1260
LRHS-663-RY
850×1300×600
1160×2000×1390
LRHS-816-RY
850×1600×600
1190×2260×1450
LRHS-1080-RY
900×2000×600
1220×2350×1450
酸性试验：型号：LP/JYWX-150 工作室尺寸：45*60*40 外型尺寸：70*120*110 功率：1.3(kw)
型号：LP/JYWX-250 工作室尺寸：60*90*50 外型尺寸：95*150*120 功率：1.5(kw)
型号：LP/JYWX-750 工作室尺寸：75*110*50 外型尺寸：110*170*125 功率：4.0(kw)
型号：LP/JYWX-010 工作室尺寸：85*130*60 外型尺寸：115*210*155 功率：5.0(kw)
型号：LP/JYWX-020 工作室尺寸：90*200*60 外型尺寸：125*280*160 功率：6.5(kw)
试验方法及使用温度
可做试验方法：
中性盐雾试验（NSS试验）
盐雾试验（SS试验）  
醋酸盐雾试验（ASS试验）
铜加速醋本能试验
高温湿热试验
试验温度：
中性盐雾试验：试验室：35℃±1℃，b.饱和空气桶：47℃±1℃
酸性腐蚀试验：试验室：50℃±1℃，b.饱和空气桶：63℃±1℃
也可以按JIS、CNS等标准设定
材质结构
箱体材质：试验箱整体为进口PVC增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀；易清洗、无泄露，摒弃玻璃钢材质应时间而产生表面退色纤维化
箱盖材质：全透明进口耐冲击板材制造，便于试验时观测试验样品受试状况
盐水桶材质：进口PVC板， 超大盐水箱设计，杜绝因缺少盐水而中断试验
高压空气管材料：铜管或橡胶管
饱和空气桶：采用进口高级不锈钢（SUS304）板；采用亨利定律，予以加温加湿，并提供实验所需之湿度
（饱和空气桶作用：针对压缩进去的空气加热、加湿以及油过滤）
试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管，十五年可保持不老化及龟裂
简介
品名及规格尺寸
型 号
规格说明
实验空间（W×D×H）
外箱尺寸（W×D×H）
FR-1201
600×450×450mm
743×1070×1030
是产品加速腐蚀试验(又名盐雾测试机,盐雾实验箱,盐雾腐蚀箱)
1：整一PVC板制，内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实，永不变形，并耐酸碱、耐高温永不老化，适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格。
2：控制仪均在同一面板操作简便，且一目了然。
3：采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。水位不足警示确保使用安全。
4：精密玻璃喷嘴（PYREX）由特种玻璃制成，雾气扩散均匀并自然落于试片，连续使用4000小时并保证无结晶盐阻塞。
5：附双重超温保护功能，超温时警示显示，并切断加热器电源，确保使用安全。
  发瑞盐雾机6：进口温度控制器使用数字显示，PID控制，误差±0.1℃。
7：试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间，加热管采用高耐腐蚀钛管制成。
8：喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。
9：饱合空气桶采用享利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。其材质为SUS#304不锈钢保温效果最佳，附有可视连通器及排水开关，以便可视饱和空气桶内水位及清洗。
10：具有自动除雾装置，可清淅观测试验室内之试品。
11：雾气密封水槽，利用水密封方式，防止雾气外泄。
12：试验室密封盖材质为欧洲进口A级亚克力耐冲击板，厚度5mm，操作方便安全可靠。
13：进口计时器采用数字显示，计时准确，可分段设定时H.分M.秒S.任意所需试验时间，可调节时间范围从0.01秒~9999小时.
14：试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，清洗容易，不宜破裂。
15：试验室篮架采用平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方向完全一致，试验片放置数量多。
箱体结构
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。  TMJ-9701盐雾机塔式喷雾系统，并装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。
箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。
箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出。
线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边盖门，不仅美观，而且方便维护。
控制系统
高精度P.I.D.控温仪，误差为±0.1℃，富士、RKC、霍尼威尔表（选配）。
连续或周期喷雾任选。
所有电路均装有断路器，所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。
多重系统保护，使用安全可靠。
参数列表
选型型号
FR-1201
FR-1201
FR-1201
FR-1201
FR-1201
工作室尺寸 
D×W×H
450×600×450
600×900×500
750×1100×550
850×1300×600
900×2000×600
外形尺寸 
D×W×H
743×1070×1030
893×1370×1080
1043×1570×1130
1143×1770×1180
1193×2470×1180
总功率
1.3KW(220V)
1.5KW(220V)
1.8KW(220V)
3.3KW(380V)
4.8KW(380V)
净重
60kg
95kg
110kg
190kg
320kg
性能指标温度范围
室温～55℃
温度均匀度
≤±2℃
温度波动度
≤±0.5℃
盐雾沉降量
1~2ml / 80cm2 · h
喷雾方式
连续、周期任选（订货时说明）
试验定时
1～999（S、M、H）可调
运行控制系统温度控制
LED数显 P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器
温度传感器
铂金电阻·PT100Ω
加热系统
全独立系统，钛合金电加热式加热器
喷雾系统
塔式喷雾装置加无结晶喷嘴（雾粒更细且分布均匀）
喷雾时间
1～99（S、M、H）且周期可调
箱内温湿度
配有温湿度水银温度计
盐液收集
配标准漏斗和标准计量筒
盐液过滤
吸液管处装配水质过滤器（防止喷嘴堵塞终止试验）
盐液预热
盐液温度与箱内温度均衡（不致盐液温度过低影响试验温度）

符合标准
GB/T2423.17-93 GB10587
试验后处理
试验完后,开启试验室上盖时,勿使溶液流下,而小心取出样品,不得损伤主表面,迅速以低于38度的清水,清去表面附之盐粒,除去腐蚀点外之腐蚀生成物,并马上干燥之.
溶液配制方案
盐雾试验机溶液配制
A.盐雾试验机中性盐雾溶液的配制。
将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中，浓度为（50±10）g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5～7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸或氢氧化钠溶液进行调整，配制好的溶液需经过滤后方可使用。
B.盐雾试验机醋酸—盐雾溶液的配制
先将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中，浓度为（50±10）g/L，然后用醋酸调节溶液的PH值，使其在3.1～3.3范围内，该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量，配制好的溶液需经过滤后方可使用。
C.盐雾试验机铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制
第一步、将符合分析纯的氯化钠溶液于符合GB6682XX水中，浓度为（50±10）g/L。
第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。
第三步、用醋酸调节溶液的PH值，使其在3.1～3.2范围内，该PH值用
十一、故障及处理方法
由于盐雾测试机长期做盐雾老化试验，环境恶劣容易造成盐雾测试机出现大大小小的故障，为了有户能快速解决故障，继续顺利做盐雾老化试验，下面详细介绍了一些常见故障与处理方法。试验室无法上升到所设定之温度故障原因： 
1.试验室温度控制器温度，设定过低； 
2.试验室安全保护开关设定过低； 
3.加热系统故障； 
4.电磁继电器故障； 
5.控制器故障。 
处理方法： 
1.将温度控制器设定于所需温度； 
2.将安全保护开关设定于所需温度； 
3.4.5.通知维修公司上门修理。饱和桶温度无法上升到所设定温度故障原因： 
1.饱和桶温度控制器温度过低； 
2.饱和桶安全保护开关设定过低； 
3.加热系统故障； 
4.电磁继电器故障； 
5.控制器故障。 
处理方法： 
1.将温度控制器设定于所需温度； 
2.将安全保护开关设定于所需温度； 
3.4.5.通知维修公司上门修理。喷雾量不足故障原因： 
1.喷雾调节器放置过低； 
2.预热槽内之玻璃过滤器阻塞； 
3.压力设定过低。 
处理方法： 
1.将喷雾调节器调高； 
2.将玻璃过滤器清洗干净； 
3.将调压阀调到1Kg每平方厘米之压力，空压机上标有—调压阀，调整至2Kg每平方厘米之压力。水位不足警报灯亮时故障原因：表示水位过低。 
处理方法：检查试验室或饱和桶是否水位足够。有正常喷雾而空压机没运转故障原因：空压机本身有自保的功能。 
处理方法：照常使用，不影响试验过程。无法喷雾故障原因： 
1.空气压缩机没有运转； 
2.空气压缩机出口的总开关没打开； 
3.电磁阀故障； 
4.压力表故障或压力太低； 
5.电磁接触器故障；喷嘴阻塞。处理方法： 
1.将空压机按键打开； 
2.将空压机总开关打开； 
3.4.5.通知维修公司上门修理； 
6.将喷嘴拆下清洗（请小心拆装）。打开电源后无法运转故障原因：加温水槽内水位太低时会切断操作之电源。 
处理方法：将加温水槽之水位加至正常状况下即可。当温度控制器显示HHH、LLL故障原因：温度控制器故障、感温棒故障。 
处理方法：通知维修公司上门修理。