标题：水杀菌治疗仪
水杀菌治疗仪
来自牛的启示

国外资料反映，为了改善乳品质量减少牛奶中非蛋白质含量，在研制一种用普通水对牛乳房和挤奶设备、器具进行杀菌消毒的仪器。第一.是为了预防牛乳房炎的交叉感染（即：柱状菌感染），其二.减少使用药物和消毒剂之后在奶液中的残留。其机理是：设法分解水分子使其产生可控制浓度的、能够滞留足够时间的OH-(羟基氧化基)，而且它的使用电压必须在36v以下（安全、无感知电压）。
原理
我们发明出在低压12—36v状态下，利用大分子震荡理论，利用特殊的材料涂层和物理界面使其产生电子束并把电子束聚焦，轰击焦点处的水分子使水分子分解成H+和OH-。H+向阴极移动成为氢气，氢气泡周围带着OH-在水中漂移，OH-的特性是：1.氧化性（氧化电位3.0），2.亲和性。
氧化性：具有杀菌、除臭、褪色……功能。
亲和性：具有分解、剥离……性质.。
在此原理下，我们控制了极板材料和电压、电流，进而控制了OH-的浓度和强度，使其有分解和剥离死皮的作用而又对活性皮肤组织（活性蛋白）不作用；一部分细菌随死皮的剥落进入水中被杀灭，暴露出来的细菌又会被OH-的氧化性去除。
适用性
人体表面的细菌感染。譬如：面部的皮削、酒糟鼻、胡须削；阴部的瘙痒、潮湿、不爽；
脚上的脚癣、脚臭、鸡眼、灰指甲、脚垫（死皮垫）
手术前的全身消毒。
  






一种新型消毒仪器对水中细菌和真菌杀灭
的效果检测

一种新型消毒仪器是姚广兴先生发明的一种用于水（液体）消毒仪器。为了检验该仪器对水中细菌和真菌的消毒效果，本院动物传染病实验室用该仪器对水中加入的大肠杆菌、葡萄球菌和酵母菌（真菌）进行了消毒效果的检测。
一．试验器材
1000ml烧杯、 1ml吸液枪、酒精灯、  大肠杆菌液、葡萄球菌液、酵母菌液
蒸馏水、自来水、 0.9%NaCl溶液、营养琼脂培养基
二．       方法
1、            量取999ml无菌蒸馏水到1000ml烧杯中，加入1ml大肠杆菌液搅拌均匀后，在无菌条件下分别各准确吸取1ml吸取菌液于1号、2号两个培养平板中，作为空白对照。
2、            将仪器放进烧杯中，接通电源并开始记时，3min后断开电源分别各准确吸取1ml吸取菌液于两个培养平板中，以后每间隔3min分别各准确吸取1ml吸取菌液于两个培养平板中，一直维持作用到18min。
3、            按照以上的同样操作方法依次进行葡萄球菌液、酵母菌液、葡萄球菌与酵母菌混合液在自来水一直维持作用到25min。
4、            取预先配制的营养琼脂培养基（约36摄氏度）倒入上述取样培养平板中，轻微摇匀，放进恒温培养箱中培养24 h后进行菌落计数。
5、            根据作用不同时间后水中细菌存活情况，判定该仪器的杀菌效果。
6、            分别将2种细菌加入自来水和0.9%NaCl溶液中，按照上述相同方法试验，观察该仪器在自来水中和0.9%NaCl溶液中的时间效果。
  结果
1.新型消毒仪在蒸馏水中对大肠杆菌的杀菌效果（表1）
表1. 作用在不同时间后蒸馏水中大肠杆菌的菌落数（个）
时间   样本
1号（个）
2号（个）
均值（个）
0 min
410
816
613
3 min
570
536
553
6 min
400
480
440
9 min
303
100
201
12 min
42
70
56
15 min
70
28
49
18 min
15
10
8

2.      新型消毒仪在自来水中对大肠杆菌的杀菌效果（表2）
表2. 作用在不同时间后自来水中大肠杆菌的菌落数（个）
时间   样本
1号（个）
2号（个）
均值（个）
0 min
620
400
510
3 min
56
62
59
6 min
4
20
12
9 min
0
0
0
12 min
0
0
0
15 min
0
0
0
18 min
0
0
0

3. 新型消毒仪在0.9%NaCl溶液中对大肠杆菌的杀菌效果（表3）
表3. 作用在不同时间后0.9%NaCl溶液中大肠杆菌的菌落数（个）
时间   样本
1号（个）
2号（个）
均值（个）
0 min
990
560
775
3 min
460
127
298
6 min
39
30
34
9 min
2
10
6
12 min
0
0
0
15 min
0
0
0
18 min
0
0
0

4. 新型消毒仪在自来水中对葡萄球菌的杀菌效果（表4）
表4. 作用在不同时间后自来水中葡萄球菌的菌落数（个）
时间   样本
1号（个）
2号（个）
均值（个）
0 min
990
540
765
3 min
602
530
566
6 min
10
6
8
9 min
0
0
0
12 min
0
0
0
15 min
0
0
0
18 min
0
0
0

  5. 新型消毒仪在自来水中对酵母菌（真菌）的杀菌效果（表5）
表5. 作用在不同时间后自来水中酵母菌的菌落数（个）
时间   样本
1号（个）
2号（个）
均值（个）
0 min
410
816
613
3 min
570
536
553
6 min
400
480
440
9 min
303
100
201
12 min
42
70
56
15 min
70
28
49
18 min
15
10
8
21min
4
0
2
25min
0
0
0

 6. 新型消毒仪在自来水中对葡球菌与酵母菌混合液杀菌效果（表6）
表6. 作用在不同时间后自来水葡球菌与酵母菌混合菌落数（个）
时间   样本
1号（个）
2号（个）
均值（个）
0 min
330
480
405
3 min
8
16
12
6 min
8
10
9
9 min
6
2
4
12 min
3
1
2
15 min
2
0
1
18 min
1
0
0.5
21min
0
0
0
25min
0
0
0

结论
1．该仪器在自来水中作用9min后可以完全杀死大肠杆菌和葡萄球菌；在0.9%NaCl溶液中作用12min后可以完全杀死大肠杆菌好葡萄球菌；在蒸馏水中作用18min后对大肠杆菌和葡萄球菌的杀菌率为98.5%。
2.在自来水中作用18min后对真菌（酵母菌）的杀菌率为95.1%，延长时间至25min后可以完全杀死真菌。在自来水中对葡萄球菌和真菌（酵母菌）的混合液作用21min后可以完全杀死
  










应用范围
1.适用于由细菌引起的皮肤瘙痒，起皮红肿裂口等皮肤病。
2.由细菌引起的头皮屑，面部斑癣，须癣，斑点，红鼻沟红，酒糟鼻。
3.由细菌引起的各类脚疾病，脚臭，脚癣，脚气
4.香港脚，灰指甲，鸡眼，脚垫，脚死皮。
5.解除外阴瘙痒，潮湿不爽，红肿，裂口刺痛等难言之隐，体验从未有过的感觉。
安装方法
将圆形治疗仪的五星接线头和控制仪上的插座连接，注意插槽对齐。拧紧固定螺母。
1.控制仪上的三相插头和家用220v电源连接，确定三相插座接地线存在。
2.将治疗仪放入盆中（请使用塑料。不可以使用任何金属盆，盆底尺寸大于24cm），加入一定量，适应温度（38--42℃）的自来水。
操作方法
1.打开控制仪上电源开关，按下工作开关时，自动设定启动：时间为20分钟，强度为：强。
2.计时设定键，开机自动定时20分钟，按下一次为30分钟，再按下一次为40分钟.,再按一次回到20分钟循环。
3.强度调节是根据您的具体情况选择强或者弱，通常情况下选择：强。
4.在浸泡病灶部位15分钟之后，用手将病灶上的松软死皮搓掉，继续泡到仪器自动关闭，发出提示音。
5.建议每次泡脚完后更换鞋袜，防止鞋袜上的残留细菌再次感染。
6.如要继续使用，请按开启键重新开始。
产品的安全性能
1.治疗仪输出（使用）电压18--24v  电流1.2--2A  对人无伤害、无感觉。
2.并能自动对电压和电流进行控制，具有短路、断路、限流，保障了使用的安全可靠性。
3.水温超过43℃时，提示音长鸣两声，显示屏上温度会闪烁。
4.治疗仪的水触媒发生器在水中无需添加任何物质，断电后仍然为水，对人体无害。水触媒发生器不会对人的活皮肤产生作用，只对死亡皮肤组织有分解作用。（西北农林科技大学——国家一级生物实验室报告）
注意事项
1.在不能确定三相电有无接地保护时，应另加接地线和机壳上的接地柱连接。
2.对低压电敏感的人慎用，即发现有恶心感、虚汗、心跳加快症状时停用。
3.治疗仪工作中的水禁止饮用。
4.治疗仪是对细菌和病毒引起的脚皮肤病有杀菌作用，对体内疾病引起的水泡和溃烂无效。比如糖尿病脚。
5.治疗仪工作状态下，水中有氧化性可以使有色物质褪色，注意防止衣物和袜子在其中褪色。
6.细菌感染疾病是一个经常复发的疾病，不能认为这一次治愈了就能保持永远，因为我们周围时刻存在着细菌。经常杀菌就不会使细菌形成病灶。
7.脚上有新的伤口或者伤口有电麻感、刺痛感时，停用。
8.在使用时，水里有时会有一些气味，这是自来水中处理时残留的氯气被析出，量很少在国标范围内，属于正常。
不同病灶的浸泡方法
A.头皮屑
1.选用您适应的水温，开启仪器，强度调为强。将头放进水中浸泡，由于产生的气泡会在头发上聚集，您要适当地将头离开水，再放入，不能       浸泡到的部位可用手泼水。每次10-20分钟。
2.头皮屑痊愈后，最好1-2周使用一次预防真菌反复。
B.面部斑癣、皮屑、须癣（剃须是有皮屑）
1.适应您的水温，开启仪器,强度设为强。。将面部的左半边浸泡在水中，几分钟后再浸泡右半边，这样可以正常的呼吸。如果要浸泡面部中部就要闭气了，反复数次。
2.浸泡完毕面部会觉干燥，有皮屑或光亮感属于正常，可以使用护肤品。每隔一天做一次，一次10-20分钟。面部皮肤正常后1-2周做一次相当于细菌清洁。
C.阴部瘙痒、潮湿不爽。有刺痛的裂口或疱疹
1.选用您能坐进去水能淹没住的足够大的、深的塑料盆，适应您的水温，开启仪器，强度设为强，坐进去适当地搅动盆中之水，搓洗一下，30分钟即可。
2.非常好的洁阴方法，并且能获得您意想不到的感觉——干爽。
D.脚上的疾病。
1.轻微的脚气、脚臭，按仪器自动设置的程序。
2.对于大面积起皮，死皮较厚的，需要设置强度为：强。时间为：40分钟，要逐步搓掉死皮。
3.灰指甲则要时间设置为30--40分钟，隔天泡一次不能长时间中断，至到新的指甲取代病甲。
4.脚垫（脚死皮，高跟鞋脚），要有耐心长时间泡，边泡边用搓脚石搓掉死皮，是一层一层的掉——不要想一次解决，有时间就做。仪器会自动区分死皮层不会伤害您的活体组织。
5.对于有裂口的脚气、有起泡的脚气，设置时间40分钟，三天泡一次，直到痊愈。之后每周一次就不会再犯了。
6.脚痊愈后，如果你每周用治疗仪泡一次脚，设置：弱。就会感觉您的脚非常的清爽、光滑、舒服。有预防细菌感染的作用。
E.其他部位的癣和细菌感染。手癣、小腿、肘癣等
1.设法将病灶浸泡在水中，20分钟后搓去上面的死皮，再浸泡数分钟，可以在去除病灶上的死皮后按医嘱涂药。
六．仪器的保养和维护
1.       控制仪不要溅上水，以免损伤内部线路。
2.       不能提着电线甩治疗仪内的余水，以防线断。
3.       使用10—20次之后，要用除垢剂（超市有卖）按说明书的方法浸泡治疗仪，因为水中的Ca钙、 Mg镁会在发生器上沉积