标题：可燃气体报警器
概述
可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时，当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时，可燃气体报警器就会发出报警信号，以提醒工作采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产．
报警器用途
可燃气体报警器，主要用于检测空气中的可燃气体，常见的如氢气（H2）、甲烷（CH4）、乙烷（C2H6）、丙烷（C3H8）、丁烷（C4H10）、乙烯（C2H4）、丙烯（C3H6）、丁烯（C4H8）、乙炔（C2H2）、丙炔（C3H4）、丁炔（C4H6）、磷化氢等。
气体报警器的实际应用
工业应用在大规模使用管道煤气的生产线上可能发生煤气泄漏或不完全燃烧的位置安装气体报警器，并通过输出端引出报警脉冲信号联网进人中央控制室，控制室中有集中指示警报部分，可分段或分点显示报警点，并可在指示警报单元上以红色柱状图表显示器定量显示报警浓度。这种可燃气体报警器显示系统可广泛应用于可燃气体(人工煤　　、液化石油气、天然气等)的制造、储藏、工矿企业的消费设施。　　民用（1）公寓楼集中控制　　这是可燃气体报警器在民用方面最典型的应用，只要配备有大楼管理员的民用住宅楼均可采用这种方式。报警器安装于各个住宅单元，通过输出连接于值班室的集中监视盘，一旦某个单元发生煤气泄漏，可燃气体报警器立刻动作并输出信号，即可显示于监视盘上，现在上海的高级住宅区也开始配套使用类似系统例如浦东新区的泰新大楼，使用的就是AEC防盗公司的PAMA2000型的煤气泄漏报警系统，其电脑终端和浦东新区消防署连接。　　（2）与燃具配套使用　　这是将可燃气体报警器与燃气器具如燃气热水器、灶具、排油烟机等连接起来使用，当有燃气泄漏时，报警器动作发出声光报警，同时输出电信号。如与排油烟机配套，则接通排油烟机电源，向外排出泄漏气体如与热水器或灶具连接，则通过使连接于燃气管路上的电磁阀动作来达到切断气路的作用。还有一种报警器是与煤气表直接相连接的，当报警时即通过煤气表里的电磁阀动作以达到切断气源的作用　　（3）单独使用　　这是可燃气体报警器最简单的一种用法，当可燃气体泄漏达到一定浓度时，报警器发出声光报警，这种报警方式要求住宅内必须有人立即采取措施手动切断气源。
基本分类
按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器，按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。按根据工作原理分别为传感器原理报警器，红外线探测报警器，高能量回收报警器。目前大多数使用的是传感器式报警器，高能量回收报警器由于成本太高，目前仍在开发研究中。
工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成，控制器可放置于值班室内，主要对各监测点进行控制，探测器安装于可燃气体最易泄露的地点，其核心部件为内置的可燃气体传感器，传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号，通过线缆传输到控制器，气体浓度越高，电信号越强，当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时，报警器发出报警信号，并可启动电磁阀、排气扇等外联设备，自动排除隐患。
便携式可燃气体报警器为手持式，工作人员可随身携带，检测不同地点的可燃气体浓度，便携式气体检测仪集控制器，探测器于一体，小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。 
家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器，主要用于检测家庭煤气泄漏，防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。
施工接线说明
控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接（注：单芯线径不低于0.75mm国标线
），将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时，应穿金属管并
将金属管与机壳相连后可靠接地。 参照控制器与探测器接线图，将控制器与探
测器的对应端子相连接。
  可燃气体报警器施工接线说明
安装注意事项
(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件，由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状，其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此，在安装时一定要小心，避免摔坏探头。
(2)报警器的安装高度应当根据气体的性质来决定。
(3)报警器是安全仪表，有声、光显示功能，应安装在工作人员易看到和易听到的地方，以便及时消除隐患。
(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
(5)被测气体的密度不同，室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时，探头应安装在距屋顶30cm外，方向向下；反之，探头应安装在距地面30cm处，方向向上。
工作原理
可燃气体报警是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。
催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入探测器时，在铂丝表面引起氧化反应（无焰燃烧），其产生的热量使铂丝的温度升高，而铂丝的电阻率便发生变化。
红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体！
技术特性
1、介绍技术红外线可燃气体探测器属于无干扰智能型产品，具有良好的安全性能，操作灵活简便。这种探测器的一个主要的特点是它的自动校准功能，可以通过带背光的液晶显示屏上的提示一步步地引导操作者进行校准。红外线气体探测器提供三种不同的输出方式：模拟信号4~20mA直流电；RS-485通讯接口及3个继电器（两个报警，一个故障自检）。可对警铃进行现场调试和编程。这些不同的输出方式为系统建立提供了最大的灵活性。则只提供4~20MA直流电的输出。控制电路以微处理芯片为基础，封装成一个即插型模块并被连在标准的连接模板上。传感器及信号发生器被安装在一个防爆机壳内，机壳上有玻璃罩。带有背光的数字显示屏既可显示传感器读数也可在编程时显示菜单功能。所有的红外线气体探测器都属于电器分类：Class I; Groups B, C, D; Division 1。这种产品系列延续了在气体传感器设计中体现的“易于安装、易于维护”的理念。2、无干扰封装探测器被封装在防爆金属外壳内。外壳上旋着一个带玻璃的盖子。位于变送器面板上的磁性编程按钮可通过手持的磁性编程工具对其进行操作，这就保证了传感器界面操作的无干扰性。所有的校准和现场调试都可在不开盖，保持现场原有状态的情况下进行。3、简便的校准带背光的液晶显示屏上显示校准提示，大大简化了校准步骤。技术人员只需用磁性编程工具就可简单地开始校准程序。校准程序一经启动，探测器就显示校准菜单，菜单提供了零位校准及起始校准两种选择。选ZERO就会开始自动归零功能。校准结束显示将恢复到校准菜单。选SPAN将开始自动起始状态校准，显示屏会要求提供该探测器整定的气体及其浓度。气体一经提供，探测器就开始自动起始校准。当信号稳定下来后，探测器会记录起始数据并提示操作人员断开气源。一旦气体浓度归零，探测器会自动继续它原来的正常工作。如果因任何原因探测器无法执行校准程序，探测器会显示出错提示。这一程序只需不到三分钟的时间而且几乎是不会出差错的。4、信号输出红外线气体传感器有两种信号输出：模拟的4~20mA输出和RS-485数据总线输出。而则只有一种4~20mA的输出。输出信号是与探测范围相关的4~20mA线性模拟信号。这种信号与的10系列及12系列多模块控制器，可编程逻辑控制器以及其它标准的数据获取设备兼容。模拟输出还有两个其它功能。第一，当进入校准菜单时，4~20mA信号会降至2mA。该低电流会保持到传感器回复到正常运作状态。第二，一旦出错，4~20mA信号会降至0mA，这一状况将保持到出错状态恢复正常。这些输出信号的变化可被外部设备用来识别及记录传感器的工作状态。
RS-485数据通讯中使用Modbus RTU协议，这一协议与几乎所有的可编程逻辑控制器、人机界面软件及其它控制系统兼容。因为Modbus RTU协议是一种标准。从RS-485通讯接口可获得以下信息：探测器读数、探测器警报点、校准模式、探测器错误、两个警报器状态及校准程序错误。RS-485的地址可由双列直插式封装开关改变。通讯是二线制、半双工，有一个600型探测器作为其伺服设备。从理论上说，主控制器在4000英尺远可同时控制256个不同的探测器。5、警报特点红外线气体探测器带有三个继电器，两个负责警报，一个负责故障自检。则不带继电器。这三个警报都可通过跳线调到以下的工作状态：触点状态（可以选择常开或常闭），还可调整继电器到连续通电或连续不带电。此外，警报器也可调成静音状态。报警点可通过菜单进行调节。自检警报器也可通过菜单调成静音状态，并对以下情况作出反应：零点漂移低于测量量程的-10%，微处理器出错，红外光源出错，信号参数出错或任何其它阻碍正常校准的状况。继电器触点整定电流为250伏交流电下5安培；30伏直流电下5安培。6、编程状态编程状态功能使用户能够用磁性编程工具在菜单上的“VIEW PROGRAMMING STATUS”(即看编程状态)设定传感器的警报点、RS~485识别号、检测气体及测量范围。一旦进入该程序，显示屏就会自动翻页以完成所有的调试步骤。结束后，传感器会回到正常工作状态。7、超量程范围当探测器测量的气体浓度超过测量范围的100%LEL时，显示屏会闪烁并显示最高的数值。当气体浓度恢复到测量范围内时，显示屏会回复到正常工作状态。
存在的不足
我们从多年来对上海和全国各地以及进口的可燃气体报警器、气敏传感器的实际检测中，感觉到可姗气体报警器作为一种与人民生活密切相关的安全装置，正日益受到广泛的重视和应用，各地对报警器的需求量正不断提高，从事生产报警器的厂家也越来越多，仅上海地区就有多家。但由于生产工艺，尤其是气敏传感器的生产工艺受到国内总体生产水平的影响，在稳定性、可靠性等方面尚存在不少问题，还不能与进口产品相比，这就要求生产厂家要不断引进国外先进的生产工艺和管理制度，在降低成本的基础上生产出适合我国使用的气敏传感器。另一方面，现在国内一些大的宾馆及公离也开始配套使用进口报警器，但经过检测发现，由于其产品特定的生产环境、使用对象及检测气源的不同，不适用于国内的气源条件，所以不能盲目引进以避免损失
催化燃烧型
用以监测周围空气中可燃气体从0~100%LEL范围内的变化。该传感器采用催化燃烧技术，传感器可在现场更换。催化燃烧型传感器对于种类繁多的可燃性气体有敏锐的反应。该技术对于可燃性气体具有普遍适用性。传感器经特殊设计有防中毒功能，能在多数工业环境中可靠工作五到十年。
最坚固的结构
电解法抛光316SS不锈钢结构
100%环氧树脂封装电路
I/O输入输出多层保护（过压，接线错误，抗电磁干扰/抗无线电波干扰）
防水，防腐蚀，防震动
模块化设计、维护方便
模块化设计
即插即用部件
最少的组件（通用设计理念）
快速螺纹拆卸（便于传感器更换）
一体化标定接口
技术指标:
检测原理
催化燃烧技术
量程
0-100%LEL
精度
0.5%LEL时：±3%；51-100%LEL时±5%
响应时间
T50<10s T90<30s
环境温度
-40℃to75℃
环境湿度
0-100%RH(无冷凝)
信号输出
4-20mA，RS-485
耗电量
24VDC下<2W
电气和防爆等级
Class 1;Division 1;Groups B,C,D;EX dIICT6
安全认证
质量保证期
传感器：2年（有条件） 信号发生器：2年
运输包装尺寸
12.5″×9.5″×8″
电缆接口
3/4″NPT内螺纹
电缆线径与传输距离
RVVP(3*1MM2):1200m; RVVP(3*1.5MM2):2000m; RVVP(3*2.5MM2):4000m;
应急处理
因燃气泄漏引起探测器报警并使用自动切断装置动作时，切勿开灯或打开任何电器开关;应立即打开窗户进行通风，等探测器红色报警指示灯熄灭后，查找确认燃气泄漏的原因（无法确认原因时应联络相关的燃气公司进行处理），并进行排除。 　确认探测器不再继续报警（燃气不再继续泄漏），按动手动开关打开自动切断装置恢复燃气。 　请勿随意触动家用煤气报警器的电源，以防探测器不能正常工作。