标题：微差压变送器
简介
HAKK-3851DR型微差压变送器是我公司引进国外先进技术和设备生产的新型变送器，关键原材料，元器件和零部件均源自进口，整机经过严格组装和测试，该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。
设计原理
顾名思义差压变送器所测量的结果是压力差，即△P=ρg△h。而由于油罐往往是圆柱形，其截面圆的面积S是不变的，那么，重量G=△P·S=ρg△h·S，S不变，G与△P成正比关系。即只要准确地检测出△P值，与高度△h成反比，在温度变化时，虽然油品体积膨胀或缩小，实际液位升高或降低，所检测到的压力始终是保持不变的。如果用户需要显示实际液位，也可以引入介质温度补偿予以解决。
特点
模拟型特点● 精度高 
● 量程、零点外部连续可调
● 稳定性能好 
● 正迁移可达500%、负迁移可达600%
● 二线制 
● 阻尼可调、耐过压
● 固体传感器设计
● 无机械可动部件、维修量少
● 重量轻（2.4kg） 
● 全系列统一结构、互换性强
● 小型化（166mm总高） 
● 接触介质的膜片材料可选 
● 单边抗过压强 
● 低压浇铸铝合金壳体
智能型特点●超级的测量性能，用于压力、差压、液位、流量测量
●数字精度：+（-）0.05%
●模拟精度：+（-）0.75%+（-）0.1%F.S
●全性能：+（-）0.25F.S
●稳定性：0.25% 60个月
●量程比：100：1
●测量速率：0.2S
●小型化（2.4kg）全不锈钢法兰，易于安装
●过程连接与其它产品兼容，实现最佳测量
●世界上唯一采用H合金护套的传感器（专利技术），实现了优良的冷、热稳定性
●采用16位计算机的智能变送器
●标准4-20mA，带有基于HART协议的数字信号，远程操控 
●支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
选型表
无
S
代号
测量范围
​模
拟
型
智
能
型
LY-3851
​​DR-1100
0-0.1～1kPa
​​​DR-1200
0-0.25～1.5kPa
​​​​代号
结构材料
​​法兰接头
排气/排液阀
隔离膜片
灌充液体
​F22
316不锈钢
316不锈钢
316不锈钢
硅油
F23
316不锈钢
316不锈钢
哈氏合金C
​F24
316不锈钢
316不锈钢
蒙乃尔
​F25
316不锈钢
316不锈钢
钽
​F33
哈氏合金C
哈氏合金C
哈氏合金C
​F35
哈氏合金C
哈氏合金C
钽
​F44
蒙乃尔
蒙乃尔
蒙乃尔
​​代号
选件
​​M1
O～1 00%线性指示表
​​​M2
数字显示表头
​​​M3
液晶显示表头
​​​B1
管装弯支架
​​​B2
盘装弯支架
​​​B3
管装平支架
​​​D1
法兰侧面排气/排液阀在上部
​​​D2
法兰侧面排气/排液阀在下部
​​​E1
普通电缆接头
​​​E2
防爆电缆接头
​​​G1
腰形法兰
​​​G2
焊管接头
​​​d
隔爆
​​​i
本安
​​​
实例介绍
HAKK-3851DR智能微差压变送器的设计原理
顾名思义差压变送器所测量的结果是压力差，即△P=ρg△h。
微差压变送器（ATE1851DR）用于测量炉内压，然后转变成4～20mA DC信号输出。ATE1851DR智能型微差压变送器也可与HART手操器相互通讯，通过它进行设定，监控或与上位机组成现场监控系统。ATE1851DRL现场调整式智能差压变送器是本公司根据现场要求研制开发的新产品，可脱离手操器，通过按键方式实现现场调零、组态等操作。
1. 性能规格
（零基准校验范围，参考条件下，硅油充液，316 L不锈钢隔离膜片。）
参考精度　 数字、智能：±0.2%校验量程　 模拟、线性：±0.5%校验量程
稳定性　数字、智能：6个月，±0.2%URL　模拟、线性：6个月，±0.5%URL
. 环境温度影响　数字、智能：　零点误差：±0.2%URL/56℃　总体误差：±(0.2%URL+0.18%校验量
程）/56℃
1.3.2.模拟、线性　零点误差：±0.5%URL/56℃　总体误差：±(0.5%URL+0.5%校验量
程）/56℃
1.4. 静压影响　零点误差为±0.5%URL。可在线通过重新调零来修正。
1.5. 振动影响　在任意轴向上，200Hz下振动影响为±0.5%URL/g
1.6. 电源影响：小于±0.005%输出量程/伏特。
1.7. 负载影响：　没有负载影响，除非电源电压有变化。
1.8. 电磁干扰/射频干扰（EMI/RFI影响）　由20至1000MHz，场强达至30V/M时，
输出漂移小于±0.1%量程。
1.9. 安装位置影响　零点漂移至多为±0.25kPa。所有的零点漂移都可修正掉；对量程无影响。
2. 功能规格　 数字、智能：可用本机量程和零点按钮调整，或用HART手操器远程调整 　 模拟、线性：量程和零点连续可调
零点正、负迁移　零点负迁移时，量程下限必须大于或等于-URL；零点正迁移时，量程上限必须小于或等于+URL。校验量程大于或等于最小量程。
输出　数字、智能：　4～20mA DC，用户可选择线性或平方根输出,数字过程变量叠加在4～20mA DC信号上，可供采用HART协议的上位机使用。
微差压变送器的选型
HAKK-3851DR
微差压变送器
​​​​代码
量程范围KPa
​​2
0-0.125～1.5KPa
​​​​代码
输出
​​F
4-20mA
​​​​代号
结构材料
​​法兰和接头
排气/排液阀
隔离膜片
灌充液体
​22
316不锈钢
316不锈钢
316不锈钢
硅油
​代号
最大工作压力MPa
​​A-
1
​​​B-
4(特殊6.9）
​​​​代码
选项
​​M1
0-100%线性指示表
​​​M2
LCD显示表
​​​M3
LCD显示表
​​​B1
管装弯支架
​​​B2
板装弯支架
​​​B3
管装平支架
​​​D1
侧面泄放阀在压力室上部
​​​D2
侧面泄放阀在压力室下部
​​​不注
1/2NPT锥管螺纹接头
​​​C2
丁字形螺纹接头M20×1.5，带后部焊接Ф14引压管的球锥连接头
​​​d
隔爆型dⅡBT4
​​​i
本安型iaⅡCT6
​​​s
不锈钢三阀组
​​​技术参数1.精度：优于0.5% ；2.非线性失真：优于 0.5%；
3.额定工作电压：+24V±20% ，极限工作电压：≤35V ；
4.电源功耗：静态4mA，动态时相等与环路电流，内部限制25mA+10%；
5.额定输入：5A　．．．．．．1KA（38个规格）；
6.穿孔穿芯圆孔直径：8、9、12、20、25、30mm；
7.输出形式：两线制DC4～20mA；
8.输出电流温漂系数：≤50ppm/℃； 
9.响应时间：≤ 100mS；
10.输入/输出绝缘隔离强度：>AC3000V、1min、1mA；
11.输出负载电阻：RL=V+－10V/0.02　（Ω )；
注:(1)标准V+24V时负载阻抗为700Ω；
(2)RL=250Ω 转换1～5V的电阻 + 两根传输线路总铜阻。
12.输入过载保护:30倍1min；
13.输出过流限制保护：内部限制25mA+10%；
注:(1)国际标准输出过流限制保护：内部限制25mA+10%；
(2)可按客户要求定制：内部限制22mA+10%，24mA+10% 。
14.两线端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护能力：TVS抑制冲击电流35A/20ms/1.5KW；
15.两线端口设置有+24V电源反接保护；
16.输出电流设置有长时间短路保护限制；内部限制25mA+10%；
17.工作环境： -40℃－80℃，10%－90%RH；
18.贮存温度： -50℃－85℃；
19.执行标准：GB/T13850－1998；
20.系列型号，规格，接线示意图，产品外形，产品照片，安全注意事项。
八.能举例说明某品牌工业级别的0.5级精度的电流变送器主要特点有哪些吗？
1.专为电力自动化50/60Hz交流电流测量而设计的真有效值两线制变送器； 
2.采用单匝穿孔穿芯式结构，将电流互感器和电流变送器两部分组合为一体化设计； 
3.具有6大全面保护功能：
(1)、输入过载保护；
(2)、输出过流限制保护；
(3)、输出电流长时间短路保护；
(4)、两线制端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护；
(5)、工作电源过压极限保护≤35V；
(6)、工作电源反接保护。
4.两线制输出接线是当前模拟量串口中最先进的输出方式，具有6大优点；
(1)、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响，可用非常便宜的更细的双绞线导线；
(2)、在电流源输出电阻足够大时，经磁场耦合感应到导线环路内的电压，不会产生显著影响，因为干扰源引起的电流极小，一般情况利用双绞线就能降低干扰；
(3)、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差，对于4-20mA两线制环路，接收器电阻通常为250Ω（取样Uout=1～5V）这个电阻小到不足以产生显著误差，因此，可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远；
(4)、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接，不因电线长度的不等造成精度的差异；
(5)、将4mA用于零电平，使判断输送线开路或传感器损坏（0mA状态）十分方便。
(6),在两线输出口容易增设防浪涌,防雷器件,有利于安全防雷防爆。 
5.原副边高度绝缘隔离； 
6.高可靠性，高稳定性，高性价比； 
7.特别适用发电机、电动机、低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。
8.超低功耗，单只静态时0.096W,满量程功耗为0.48W,输出电流内部限制功耗为0.6W。保护功能(1)、输入过载保护；
(2)、输出过流限制保护；
(3)、输出电流长时间短路保护；
(4)、两线制端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护；
(5)、工作电源过压极限保护≤35V；
(6)、工作电源反接保护。
故障排除方法
是测量工艺管道或罐体中介质的压力差，并且通过数据的转换、开方将测量的差压值转换成电流信号输出。选择差压变送器需要知道差压值，介质，介质的工作压力，介质的工作温度，是智能还是模拟这些基础知识。
如果微差压变送器在使用过程中遇到问题，我们可以使用以下三个方法来解决。
1.检测法： 
1.1替换检测：将怀疑有故障的部分更换，判断故障部位。如：怀疑变送器电路板发生故障，可临时更换一块，以确定原因。
1.2分部检测：将测量回路分割成几个部分，如：供电电源、信号输出、信号变送、信号检测，按分部分检查，由简至繁，由表及里，缩小范围，找出故障位置　
1.3断路检测：将怀疑有故障的部分与其它部分分开来，查看故障是否消失，如果消失，则确定故障所在，否则可进下步查找，如：智能差压变送器不能正常Hart远程通讯，可将电源从表体上断开，用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯，以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。 
1.4短路检测：在保证安全的情况下，将相关部分回路直接短接，如：差变送器输出值偏小，可将导压管断开，从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧，观察变送器输出，以判断导压管路的堵、漏的连通性。
2. 调查法： 
回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、 误操作、误维修。
3. 直观法： 
观察回路的外部损伤、导压管的泄漏，回路的过热，供电开关状态等。
微差压变送器是引进国外先进技术和设备生产的新型变送器，差压变送器通常分为智能差压变送器,高静压差压变送器和微差压变送器三大类型.
订货须知
选型条件1、差压值 
2、介质 
3、介质的工作压力 
4、介质的工作温度 
5、是智能还是模拟
6，还需考虑过载最大值可达到多少压力，以便选择合适的产品，否则产品长期过载会损坏，危机产品寿命，
有的是2倍，有的是1倍，有的是1.5倍满量程压力，如zpm431的就是2倍满量程压力，总之实际应用中 
会过载到多少压力，是必须首要考虑的
7，实际需要的精度，一般有±0.1%FS ±0.2%FS(典型) ±0.5%FS可选 S，
8，稳定性的要求，±0.2%FS/年订购条件1)变送器型号可根据选型规格表按需要确定。
2）选型规格表中的数字、符号必须填写清楚、准确无误。
3）如有正负迁移，必须注明迁移量数值。
4）差压变送器如需配三阀组、节流装置，需另行注明。
5）变送器根据用户规定的量程校验。如果用户无规定，变送器调校至最大量程，这种校验将在室温、常压下进行。
6）需要标注工位号时，应在订货时注明。
7）选购远传变送器时，还应根据不同远传法兰选型表按需确定。
8）如果远传变送器要在真空场合和高温场合下使用，订货时要特殊标明。
9）接触介质O形密封环的材料有丁晴橡胶和氟橡胶等。