标题：拍击式均质器
拍击式无菌均质器简介
拍打式无菌均质器/均质机 本产品主要应用于：食品微生物分析；动物组织、生物样品、化妆品的均质处理；肉、鱼、蔬菜、水果、饼干；药品的微生物分析等特别适合微生物检测样本的制备。该工作仓采用优质不锈钢，可有效分离固体样品表面及内部微生物等样品，无菌均质袋有效隔离样品与设备接触具有均质柔和、无污染、无损伤、无升温、无需灭菌处理等优点。适当调整工作时间和拍击速度可对组织细胞实现柔和匀浆。
汗诺无菌均质器-均质机应用方法：
只需将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中，然后将样品袋放入拍击式均质器中即可完成样品的处理。有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品，确保无菌袋中混合全部的样品。处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析，没有样品的变化和交叉污染的危险。 
型号：HN-12N
技术参数：
【1】拍击时间：0.1～99分钟均质器(5张)
【2】最大功率：300W 
【3】有效容积：3～400ml 
【4】无菌均质袋规格：17×30cm
【5】温度范围：室温-60℃
【6】拍击间距：0～5mm可调 
【7】可多段编程：可设定任意参数组合
【8】参数存储：10组多段编程参数保存 
【9】设置范围：室温-60℃，可任意设定，带拍击箱内温度显示
【10】拍击速度：3～12次/秒，实际拍击次数显示，系统自动调节拍击速度
【11】消毒功能：拍击箱内消毒灯，可对工作腔预消毒（单次消毒周期5min,消毒波长253.7mi）
【12】可选配均质架
汗诺
无菌均质器-均质机独特的产品特点：
[1]
【1】大屏幕液晶显示。
【2】可储存三组工作程序。
【3】可调整的均质时间。
【4】均质速度可调节或固定。
【5】拍击器可调整前后距离。
【6】无菌一次性滤袋，保证卫生和安全。
【7】全开启式门，易于清洗。
【8】玻璃透明窗口易于观察 。
【9】样品与均质仪无接触，如无样品泄露则不需进行系统清洗。
【10】均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理，不需洗刷器皿
拍打式无菌均质器工作原理及使用注意事项
无菌均质器，又称拍打式匀浆机，拍打式匀浆器。主要用于生物技术领域的组织分散、医药领域的样品准备、食品工业的酶处理以及在制药工业、化妆品工业、油漆工业和石油化工等方面。
本仪器工作原理是：将原始样本（大的需要剪成约10×10mm块状），与某种液体或溶剂放入均质袋，经本仪器的锤击板反复在样品均质袋上锤击，产生压力、引起振荡、加速混合、从而达到溶液中微生物成分处于均匀分布状态。本仪器适用于脑、肾、肝、脾等组织及微生物的均质处理，广泛应用于食品、药品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域。
该装置设有全开启式玻璃透明窗口门，易于清洗，玻璃透明窗口易于观察。采用大屏幕液晶显示，工作时间和均质速度智能可调，拍击器也可任意调整前后距离。可有效的分离实验样品表面和被包含在内的微生物均一样品，样品使用一次性无菌均质滤袋隔离操作，保证卫生和安全，不与仪器接触，无样品泄露而不需进行系统清洗，具有方便快速、结果准确、均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理，不需洗刷器皿的特点，重复性好的要求。本产品也适合肿瘤组织(如肠癌、胃癌、肝癌、乳腺癌)的匀浆，既可得到大量的单细胞。必要时，可通过延长均质时间，对组织细胞实现柔软的破碎。
正确对待这些问题，可以使均质器更好的为您服务。 
1)电源插头必须插紧到位，出现松动可能影响电脑控制器造成死机，如出现死机现象，请关闭后侧电源开关，关机3分钟后重新启动。 
2)在锤击板工作时请不要随意打开均质器门，以免样品液溢出。应按“开/停”建，设备自动停止运行。当把门关上后，再按“开/停”建，设备自动完成余下工作。切勿颠倒操作。 
3)仪器长期不使用应切断电源，拨去插头。防止无菌均质器内部电子元器件老化。 
4)均质器门底部为防止均质袋意外破裂，便于清洗溢出物，底部设计为空的，可放置接水盘，所以仪器运转时请勿用手从底部伸入，以免纹伤手指。均质器工作时最好不要打开均质器门，造成不必要的损失。 
5)机器在运转前，请仔细查看均质箱内有无异物，以免工作时发生故障和损伤均质袋。 
6)硬块，骨状，冰状物等坚硬锐利的物质不宜使用，以免破坏均质袋。
7)仪器和均质袋的存放都应避免阳光的直接照射，特别是均质袋应存放在无阳光或避免紫外线照射的地方，以免老化。 
8)量少时，需加快速度时，均质物纤维比较坚韧时，则可用后面旋钮调节拍击板与可视窗的间距，来达到更好的均质效果。注意调整的距离，避免发生空击等损伤无菌均质器的情况发生。 
无菌均质器正确使用步骤为：
1、把需处理的试品放入无菌均质袋中。
2、打开均质器门(可全开启)，将无菌袋开口在关闭均质器门时夹住。
3、设定使用程序(如拍击速度、拍击时间等)，进行拍击均质工作。
4、实验完毕后，打开均质器门，取出样品。 
无菌均质器的使用如果做到以上几点，可以极大延长其使用寿命和使用效果。
拍击式均质器主要用于生物技术领域的组织分散、医药领域的样品准备、食品工业的酶处理以及在制药工业、化妆品工业、油漆工业和石油化工等方面。ASTORI拍击式均质器(2张)
韩国BNF KOREA公司出品的实验室高效拍击式均质器,均质机,高效拍打式匀浆器Digital Power Embosing Mixer 结合多项国际专利技术.
速度调节：1~10级
 踏板距离调节功能：厚/薄样品均可全部粉碎
 提示功能：（粉碎完成后，自动发出蜂鸣声）
 通过LCD确认运行状态、速度、时间的功能
 发动机速度自动调节功能
高效拍打式匀质器
仪器特点：
u 操作电源：220V 60Hz（-20V/+15V
u 操作温度：0℃~40℃
u 保存温度：0℃~50℃
u 操作湿度：35%RH~85%RH
u 消耗电量：3.6VA
u 控制电压
&Oslash; DC MOTOR控制驱动电压：DC电压不超过240V
u 辅助电压
&Oslash; Relay1 电压：Start 电压接点容量：100mA
&Oslash; Relay2 电压：End 电压接点容量：100mA
u 规格：W280*D440*H260
u 容量：400ml
u 重量：18Kg
u 速度调节：1~10级
u 踏板距离调节功能：厚/薄样品均可全部粉碎
u 提示功能：（粉碎完成后，自动发出蜂鸣声）
u 通过LCD确认运行状态、速度、时间的功能
u 发动机速度自动调节功能
&Oslash; 可连读& 1秒~60分钟，自由调节
&Oslash; 实现分：秒或小时：分等单位选择（可在内部进行变更）
&Oslash; Timer运行完成时，发出蜂鸣声（可调节时间）
&Oslash; 停电恢复时，按照剩余时间运行（时间记忆功能：每2分钟储存一次）
u 均质开始时，绿灯闪烁
u 均质结束时，红灯亮起
u Door Sensor功能（箱门手柄：start/stop功能，未关紧时红灯亮起）
u 箱门：强化透明窗口，可确认粉碎运行程度
u 踏板的压印功能，使得粉碎更加细致
仪器介绍：
  
① 显示屏：可以确定SPEED数值及设定时间。
②SPEED调节按钮：可以设定1~10 十个级别的SPEED LEVEL。
③TIME调节按钮：可以根据需要设定均质时间。
设定范围为00:00:01至01:00:00。
④LAMP：打开电源时灯亮；箱门打开时亮起红灯
均质开始时绿灯闪烁。
⑤START/STOP按钮：均质开始时/结束时按下此按钮。
  
① 电源on/off按钮：按下此按钮，电源通入。
② 保险丝：防止机器内部产生过电流，保证安全。
③ 与插座连接，用来供电。
④ 踏板调节螺丝手柄：转动手柄，可调节样品与踏板间的距离。
  
l 利用踏板进行均质处理，可实现短时间内细致粉碎。
l * 踏板进行基础安装，踏板颜色为深灰色。