标题：YM-H 绝缘子等值盐密测试仪
概述
YM-H绝缘子等值盐密测试仪是针对电力系统防污闪点检测而研制的用于测量绝缘子等值盐密度（以下简称“盐密”）和测量溶液的电导率的专用测量仪器。该仪器符合GB/T16434 – 1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》规定和要求。该仪器以单片机为核心，采用单键飞梭式菜单操作,省去一般仪器用的按键和量程选择开关，中文液晶式显示，实现了自动化测量。除具有测量盐密外，还可以测量溶液的电导率、温度等。整机以其测量精度高、读数直观、使用方便、灵活等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。
本说明书详细介绍了YM-H绝缘子等值盐密测试仪的特点和操作方法，以方便用户。[1]
技术参数
1. 测量范围盐 密：0.0000mg/cm&sup2;～ 9.9999mg/cm&sup2;（按X-4.5型绝缘子为准）；
温 度：0℃ ～ 50℃；
电导率：0 ～ 100000us/cm。&sup2;
2. 测量精度盐 密：分辨率0.0001位，满量程精度优于±2%；
温 度：分辨率0.1位，精度优于±0.5℃；
电导率：分辨率为所用电极量程的1/1000，满量程精度≤±2%。
3. 显示输出方式1) 液晶显示测量结果。
2) 通过打印机可直接输出测量数据。
3) 通过数据线上传到电脑进行处理。
4. 使用条件环境温度：0℃ ～ 50℃；
相对湿度: ≤80%；
电 源：AC220V ±10%。
软件原理
YM-H绝缘子等值盐密测试仪是以单片机为核心，采用精细分段、智能预测等测量方法；数字滤波克服了干扰，牛顿叠代法解决了电路的非线性和各步积累误差，浮点运算保证了运算精度和测量范围。
一键飞梭操作
操作方法
对应功能
顺时针旋转
在菜单状态下时下移菜单光标,在数据输入状态时使当前位数字增大
逆时针旋转
在菜单状态下时上移菜单光标,在数据输入状态时使当前位数字减小
按下
在菜单状态下时进入当前所选菜单工能,在数据输入状态时确认当前位数据,在其它状态下时进行确认操作

操作方法
1． 测量前的准备工作1）绝缘子污秽溶液的准备，需准备的材料：
去离子水(或蒸馏水)—— 电导率小于10μS/cm带刻度容器—— 用于定量量取去离子水(或蒸馏水)。使用前须用去离子水清洗干净。干净的滤纸 2） 绝缘子污秽取样：
首先量取适量去离子水（或蒸馏水），置于洁净容器中。去离子水（或蒸馏水）用量如下：标准普通型绝缘子每片用水量在300ml 。但是当被测绝缘子表面的面积与普通型绝缘子的不同时，可参照下表，根据绝缘子表面积大小按比例适当增减用水量。
绝缘子表面积与盐密测量用水量关系表
绝缘子表面积（cm&sup2;）
≤1500
1500～2000
2000～2500
2500～3000
用水量（ml)
300
400
500
600
然后将干净滤纸用上述去离子水（或蒸馏水）湿润，然后将绝缘子串上的某一片的污秽物擦拭下来溶解到上刚才准备好的去离子水（或蒸馏水）中制成悬浊液，反复几次，直至绝缘子表面完全干净（注意这个过程中擦拭下的污秽物必须全部收集下来，不能有所遗漏）。配制好污秽物悬浊液后，记下刚才绝缘子擦拭的表面积（表面积可根据绝缘子型号查本说明书附录，或用方格纸人工量）以及溶解污秽物所用的离子水（或蒸馏水）体积。
2. 仪器的准备YM-H绝缘子等值盐密测试仪使用专用电导电极，标配电极常数为K=0.800至1.200 之间（可按要求另配K=0.1和10.0的电极），使用时首先将传感器插头插入仪器传感器内，通电后可测量，不用再设置电极常数。结束工作时取出电导电极，必须先关闭电源，然后拔掉插头即可。电导电极在使用前应用蒸馏水或离子水浸泡，祛除电极表面的污物。用后也要用蒸馏水清洗干净，干后收藏。要保持电导电极的清洁。电导电极与仪器连接后，将电极浸入被测溶液中，浸入深度约为4cm，用电极轻搅被测溶液，达到热平衡后，稳定一段时间再进行电导率和盐密的测量。 
3. 初始值设定开机后，系统进入工作状态，打印机进入自检，首先应检查初始值与测量条件相符（绝缘子表面积默认值为1450 cm&sup2;；水的体积300ml；电极系数为所配电极标注的参数），若不符，可通过进入“参数设置”菜单修改各项参数，再进入相应状态，然后准备进行测量。
4. 测量设定好初始值后，将电极浸入被测液中搅拌均匀1分钟稳定一段时间后使用单键飞梭进入初始菜单的第一项“开始测试”，按下单键飞梭进行相应参数的测量，首先测量的是溶液温度，如果没有温度探头或探头无效，则仪器会要求手工输入当前溶液温度值，此时则应使用常规温度计手工测量溶液温度，然后输入到仪器中。然后自动进行电导率的测量，此时屏幕上会显示当前时间日期、温度、电导率、盐密等各参数，要注意的是这时电导率读数会动态变化，一定要等待电导率读数相对稳定时，再按下单键飞梭结束本次测量，结束时系统会提示是否记录和打印本次测量结果。
注意：测量结果已换算至20℃，当测量范围在2000—10000us/cm时，应换用电极常数为10.0的铂黑电极；当测量范围在1—200us/cm时，应换用电极常数为0.1的白电极。（此两种电极并不配备，如需要可另行购买）
5. 伞裙或绝缘子片数的选取6.支柱绝缘子110～500kV支柱绝缘子，带电绝缘子均应取上数第二片、中间一片、下数第二片三个单元裙段；非带电绝缘子应取任意位置的三片单元裙段。分别擦洗每个单元裙段的表面污秽，然后分别测量每个单元裙段的污液电导率，并计算各单元裙段的盐密，最后取各单元裙段盐密值的均值作为整支绝缘子的盐密。
7.盘形悬式绝缘子串110～500kV绝缘子串，带电绝缘子均应取上数第二片、中间一片、下数第二片三片绝缘子；非带电绝缘子应取任意位置的三片绝缘子。分别擦洗每片绝缘子的表面污秽，然后分别测量每片绝缘子的污液电导率，并计算各片绝缘子的盐密，最后取各片绝缘子盐密值的均值作为整串绝缘子的盐密。
8. 打印机的使用1）打印机更换纸卷：操作步骤如下：
关断仪器电源按动面板上的圆形开门按钮，前盖即可弹出取出剩下的纸芯将新热敏打印纸卷热敏涂层面朝上放入打印机纸仓。注意，所放的纸必须是热敏打印纸，且热敏涂层面必须朝上，否则将无法打出字迹。合上前盖。合上前盖时要让纸从出纸口中伸出一段，让胶轴将纸卷充分压住，否则无法打印。如果出现打印纸走偏现象，可以重新打开前盖，调整打印纸位置。打开电源，测试打印功能是否正常。 注意事项：由于打印机打印是耗电量非常大，如非必要请少用打印功能，特别是在现场使用的情况下，可以先将测试结果保存在机器内部，再通过数据线上传到计算机上，通过计算机来打印。电池电量较低时，打印机可能无法打印，表现为打印机动一下就不打了，这是正常现象，请充满电后再试。
9. 电池充电本仪器内置4.8V/2500mAH镍氢充电电池组，正常工作时仪器电源完全由电池供给，开机后显示屏会在屏幕右下角显示剩余电量，剩余电量低于一定值时仪器会自动关机，以避免电池过度放电损坏。电池电量用完后应及时进行充电，充电方法是先关机，在关机的状态下将三芯电源线一头插入面板上的AC220V电源座，另一头插入220V交流市电插座，仪器会自动开机，显示屏上会显示充电状态及充电进程。一般情况下，完全放完电的电池约需500分钟方可充满。充电是自动控制的，充满后会显示“充电完成”字样，您无需担心充电时间过长会损坏电池。屏幕显示“充电完成”后，将电源线拔下，仪器即可正常使用。仪器长时间不用时，应将电池充满，而且应每隔约2个月充一次电，以免因电池自放电过度而损坏。
10. 配套软件的使用本仪器可以保存最新的50条测试记录，如果要将测试记录传输到电脑以便进行数据处理，则需用到配套光盘中的软件。配套光盘的“ISDtester.exe”文件即为本仪器的配套软件，此软件无需安装，双击即可打开。下面介绍将测试记录传输到电脑并保存为Excel文件的步骤：
将配套的RS-232数据线一头插到电脑RS-232串行接口，一头插到本仪器的RS-232接口。打开本仪器电源开关。在电脑上双击运行“ISDtester.exe”软件，此时软件会自动寻找通信端口，连接仪器。软件连接到仪器后，此时软件底部的状态栏会显示仪器的型号、通信端口等信息，“读取历史记录”和“导出历史记录”按钮也已从灰色状态变为正常可用的状态。单击“读出历史记录”，即可将仪器中的历史数据传输到电脑上。单击“导出历史记录”，即可将记录保存为Excel格式的文件，以便进一步处理（注：必需安装有Excel软件才能导出）。11. 仪器的保养与维护1）电导电极的保养与维护
本电极是二个镀铂黑的铂片(铂黑电极)构成，其电极常数为0.80～1.20范围。电导电极的电极头容易损坏。测量时，小心勿碰撞容器，以免损坏。电导电极在测量很低电导率的溶液时，应选用溶解度小的中性玻璃，石英或塑料材质的容器。为防止镀铂黑电极使用时产生铂黑的惰化，必须在使用前与使用后浸在蒸馏水中。一旦发现镀铂黑的电极产生惰化，可用蒸馏水冲洗或重新配置铂黑电极。
附录
1. GB/T 1634-1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》中有关线路和发电厂、变电所污秽等。
污染
等级
污 湿 特 征
盐密（mg/cm&sup2;）
线 路
发电厂、变电所
0
大气清洁地区及离海岸盐场50Km以上无明显污染地区
≤0.03
/
Ⅰ
大气轻度污染地区，工业区和人口低密集区，离海岸盐场10—50Km地区，在污闪季节中干燥少雾（含毛毛雨）或雨后较多时。
>0.03-0.06
≤0.06
Ⅱ
大气中等污染地区，轻盐碱和炉烟污秽地区，离海岸盐场3—10Km地区在污闪季节中潮湿多雾（含毛毛雨）但雨量较少时。
>0.06-0.10
0.06-0.10
Ⅲ
大气污染较严重地区，重雾和重盐碱地区，近海岸盐场1—3Km地区，工业与人口密度较大地区，离化学污源和炉烟污秽300—1500Km的较严重污秽地区。
>0.10-0.25
0.10-0.25
Ⅳ
大气特别严重污染地区，离海岸盐场1Km以内，离化学污源和炉烟污秽300M以内的地区。
0.25-0.35
0.25-0.35
2. 污秽等级下的爬电比距规定
污染
等级
爬电比距（ cm / kV ）
输电线路
发电厂、变电所
220kV以下330
330 kV以下
220 kV以下
330 kV以下
0
1.39（1.60）
1.45（1.60）
/
/
Ⅰ
1.39-1.74
（1.60-2.00）
1.45-1.82
（1.60-2.00）
1.60
（1.84）
1.60
（1.76）
Ⅱ
1.74-2.17
（2.00-2.50）
1.82-2.27
（2.00-2.50）
2.00
（2.30）
2.00
（2.20）
Ⅲ
2.17-2.78
（2.50-3.20）
2.27-2.91
（2.50-3.20）
2.50
（2.88）
2.50
（2.75）
Ⅳ
2.783.30
（3.20-3.80）
2.91-3.45
（3.20-3.80）
3.10
（3.57）
3.10
（3.14）
注： 1）线路和发电厂、变电所爬电比距计算时取系统最高工作电压，上表（ ）内数字为按额定电压计算值。
2）计算各污级下的绝缘强度时仍用几何爬电距离。由于绝缘子爬电距离的有效系数需根据大量的人工与自然污秽试验的结果确定，目前难以——列出，见参考件3。
3）对电站设备0级（220KV及以下爬电比距为1.48CM/KV、330KV及以上爬电比距为1.55CM/KV），目前保留作为过渡时期的污级。
3. 发电厂、变电所设备的盐密测量建议
发电厂、变电所中运行的设置各种各样，具有代表性的一种是棒形支柱绝缘，其盐密测量方法可采取：
1) 测量盐密的取样设备为普通型悬式绝缘子，而变电设备取样应逐步过渡到以支柱绝缘子为主。在测量棒式支柱小绝缘子的盐密时，原则上也测上、中、下三个伞裙，取其平均值。每个伞裙从上一个伞裙的下边缘到下一个伞裙的上边缘。
2) 需测量变电所其它型式的绝缘子的盐密时，也要考虑与普通棒形支柱绝缘子的差别。例如直径大的套管的瓷表面的盐密则比支柱绝缘子的小。
3) 在支柱绝缘子测量盐密值（在普通支柱绝缘子上取样）确定污秽定级一般应： 
污秽等级
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
盐密（mg/cm&sup2;）
≤0.02
0.02-0.05
0.05-0.1
0.1-0.2
注：0级盐密值小于0.02
常用绝缘子表面积及泄露距离一览表
序号
绝缘子型号
上表面积
cm2
下表面积
cm2
总表面积
cm2
泄露距离
mm
生产厂家
1
FC70～FC120/146（127）
566
1083
1649
320
四川自贡塞迪维尔钢化玻璃绝缘子有限公司
2
BC8～BC12/146（127）
566
1083
1649
320
3
FC160/155（146，170）
825
1492
2317
380
4
BC160/155（146，170）
825
1492
2317
380
5
FC210/170
854
1458
2312
400
6
FC300/195
1020
2157
3177
485
7
FC7P～FC12P/146
611
1392
2003
400
8
BC8P～BC12P/146
611
1392
2003
400
9
FC70P～FC120P/146
881
1646
2527
450
10
BC80P～BC120P/146
881
1646
2527
450
11
FC16P/155（170）
895
1794
2689
450
12
FC160P/170（155）
1198
2541
3739
550
13
FC210P/170
1183
2536
3719
550
14
FC300P/195
1627
3718
5345
690
15
FC70D～FC120D/127（146）
1184
1203
2387
365
16
FC160D/146（155）
1500
1769
3269
380
17
FC210D/155（170）
1433
1468
2901
375
18
LXY-70
LXY4-70
648
862
1510
320
南京电气集团有限公司（原南京电瓷总厂）
19
LXY-100
548
862
1410
320
20
LXY-120
648
862
1510
320
21
LXY-160
LXY3-160
LXY4-160
773
1325
2098
380
22
LXY3-210
859
1459
2318
390
23
LXY-240
859
1459
2318
390
24
LXY-300
1097
2041
3138
485
25
LXHY-70
LXHY4-70
870
1378
2248
400
26
LXHY5-70
975
1601
2576
450
27
LXHY4-100
975
1601
2576
450
28
LXHY4-120
975
1601
2576
450
29
LXY3-210
859
1459
2318
390
30
LXY-240
859
1459
2318
390
31
LXY-300
1097
2041
3138
485
32
LXHY-70
LXHY4-70
870
1378
2248
400
33
LXHY5-70
975
1601
2576
450
34
LXHY4-100
975
1601
2576
450
35
LXHY4-120
975
1601
2576
450
36
LXHY3-160
LXHY4-160
993
1806
2799
450
37
LXHY5-160
LXHY6-160
1256
2415
3671
545
38
LXHY4-210
1256
2415
3671
545
39
LXAY-120
946
784
1730
360
40
LXZY-160
1256
2415
3671
545
41
LXZY-210
1256
2415
3671
545
42
LXZY-300
1811
3152
4963
635
43
XP-70
674
917
1591
295
大连电瓷厂
44
XP-100
670
807
1477
295
45
XP-160
681
891
1572
305
46
XP-210
874
1112
1986
335
47
XP2-210
950
1337
2287
370
48
XP1-300
127
1994
2121
485
49
XWP1-70
1162
861
2023
400
50
XWP2-70
1162
861
2023
400
51
XWP2-100
1288
1208
2496
450
52
XWP2-160
1551
1208
2759
450
53
XWP-210
1423
1360
2783
450
54
XDP-70C
336
382
718
160
55
XDP-70CN
336
382
718
160
56
XWP-7
1210
803
2013
410
57
X-4.5
645
805
1450
300
58
XP-7
685
715
1400
290
59
XP-10
645
805
1450
295
60
LXP-7
685
715
1400
290