标题：安卓飞秒
安卓飞秒激光定义
  由郑州艾格眼科医院设计，用于对各种屈光不正（近视、远视、散光）进行视觉质量提高和改善的激光手术方案，基于美国AMO公司IntraLase飞秒激光设备及相关技术与德国鹰视蓝调酷眼准分子激光设备及相关技术进行融合和优化，在屈光不正手术上，强调安全保证和卓越视觉，由于屈光手术存在一个“鱼与熊掌不可兼得”的问题，即如果要想视觉质量好就需要相对的增加切削量，安卓飞秒激光手术在这个矛盾问题上找到一个最佳的平衡点。在安全保证方面，使用ALLEGRO Oculyzer技术对早期难以发现的圆锥角膜问题进行预警发现，而在卓越视觉手术效果上则引入Wavefront-optimized、Wavefront-guided、Topo-guided、Asphericity-guided技术和安卓飞秒手术方案参数，对手术视觉质量进行优化处理，尤其在不规则散光、夜视力方面有长足的进步。对手术后的干眼问题上，则因为由于全程化的激光处理技术和急速切削（100度2秒）技术也得到目前最大限度的改善，根据郑州艾格眼科医院的临床数据，安卓飞秒激光手术，可以有效改善夜间视觉质量的有效率达到（98）%，不规则的散光有效处理率达到（95）%，混合散光手术有效处理率达到（98）%，术后干眼问题下降（72）%，远期眩光问题出现的比例不超过1%。 [1]
安卓飞秒技术参数
名称安卓飞秒激光技术治疗范围近视：75-1400度 
散光：50-800度 
远视：75-800度技术来源1、 (AMO) IntraLase 
2、 Erlangen, & ALLEGRO Oculyzer
角膜瓣制作技术【Abbott Medical Optics, Inc. (AMO)】IntraLase 制瓣激光类型intraLase制瓣深度90μm 至140μm任意值制瓣大小7.9MM至9.5MM 任意值，最小调节单位是0.1MM制瓣大小最小调节值0.1MM角膜瓣蒂位置45°-90°之间的任意数值角膜瓣边缘角度30°-90°任意数值制瓣过程可视性显微镜下直视、也可以视频下操作角膜切削技术WaveLight Laser Technologie AG, Erlangen手术能量的设定能量密度检测系统给出的客观标准切削激光类型ArF准分子激光切削光斑分布截边高斯光束角膜碎屑处理问题拥有独特的角膜碎屑纯净系统切削曲线波阵面像差优化的切削曲线切削方式小光斑高速飞点扫描激光能量400Hz切削速度6.0mm光区下，100度的治疗时间为2秒切削精确度0.95mm治疗最小调整量0.01D最小光区调整量0.1mm眼球跟踪系统1主动红外线制导技术眼球跟踪系统2被动NeuroTrack眼球运动跟踪系统眼球跟踪系统3自动定位瞳孔视轴中心；眼球跟踪系统4手动定位切削中心；眼球跟踪系统5激光同步触发技术；个体化应用技术1波阵面像差优化屈光手术Wavefront-optimized个体化应用技术2波阵面像差引导屈光手术Wavefront-guided个体化应用技术3Q值调整屈光手术Asphericity-guided个体化应用技术4角膜地形图引导屈光手术Topo-guided手术方案设计郑州艾格眼科医院独立研发方案（保密）[2]
安卓飞秒引用数据
引用的技术来源论文： 
1、WaveLight Laser Technologie AG, Erlangen的手术速度研究 Chris P. Lohmann医学博士著 
2、远视治疗的应用 Daniel S. Durrie, M.D. 著 
3、波阵面最优化模式的临床基本原理 Theo Seiler, M.D., Ph.D. 著 
4、波阵面最优化与波阵面引导LASIK的比较Guy M. Kezirian, M.D., F.A.C.S.著 
5、Q－值，准分子屈光手术中的新概念 胡世新著 
6、对于LASIK手术选择的进一步认识 Guy M.Dezirian,MD,FACS Westlake Village,Ca.著 
7、波前像差引导的准分子激光角膜原位磨镶术治疗偏中心切削Michael Mrochen, PhD 著 
8、角膜地形图引导处理角膜不规则 Mirko Jankov, MD, 著 
安卓飞秒激光的特性
安全的手术保障：
1.1 制瓣过程激光刀替代金属刀，制作的成功率几乎为100%； 　　1.2 瓣大小的切割最小变化值为0.1mm,切削深度最小变化值达到仅1μm， 
使得医生尽可能满足患者个体化治疗参数设计的需要，角膜瓣制作过程的最小变化值已经贴近现代科技的极限，如此的手术精准度使切削的过程十分精确，避免浪费角膜组织， 
1.3角膜边缘切口度达到90°，使角膜瓣的镶入面积达到最小，避免因为制瓣而伤到更多的角膜组织以及角膜组织中的腺体和神经组织，而且还可以避免传统手术出现的角膜瓣移位等问题； 
1.4多重定位技术，减少手术误差：主动红外线制导技术的眼球跟踪系统；被动NeuroTrack（神经发射式眼球跟踪）眼球运动跟踪系统；自动定位瞳孔中心；可手动定位切削中心；激光同步触发技术；准确的定位跟踪让患者更容易配合手术，不仅可以纠正患者不同体位以及眼球自旋问题引起的数据变化，同时还可以在患者的眼球有转动时以最短的时间实时跟踪，如果转动幅度过大或者眼球脱离了跟踪，激光系统将立即停止能量输出。 
1.5 ALLEGRO Oculyzer技术的应用，对以往很难发现的圆锥角膜等问题的早期患者有很好的预警性诊断，不会让“不合格”的患者接受手术，而给患者留下远期的“危险”。 
1.6 切削角膜的激光光斑0.95mm，且激光束呈现高斯分布 不会损伤非必要切削的角膜组织，哪怕是一个细胞 
1.7 400HZ的极速切削让手术速度提高至极限，每100度的近视仅需2秒即可完成，降低患者的配合难度。 
1.8 手术能量的设定是参考专用精确的能量密度检测系统给出的客观标准，不以操作调试人员的主观判断为依据，最大程度保证每次手术设定的能量客观，准确，以确保手术治疗结果的准确。 
1.9 角膜碎屑清洁系统，可以在术中有效地实时清洁角膜碎屑，使之不会影响后续激光能量，从而保证了手术质量和安全。同时由于手术使用的小光斑飞点扫描技术，使得手术患者的HAZE（角膜混浊）的发生率降低90%。 
卓越的视觉效果：
2.1 制作角膜瓣的形态与角膜原曲率一致，呈现一个弧线，而不是一个直线，不会因为人为因素引入散光； 
2.2 角膜切削的曲线是一个波阵面像差优化的切削曲线，术后角膜的曲率吻合原生态； 
2.3 可以使用目前所有的个体化技术，提供最全面的解决方案：波阵面像差优化屈光手术Wavefront-optimized；波阵面像差引导屈光手术Wavefront-guided；Q值调整屈光手术Asphericity-guided技术；角膜地形图引导屈光手术Topo-guided。让不同状况的屈光问题患者都有很好的选择空间和最适合自己的解决方案； 
2.4 能为大瞳孔以及夜视力需求较高的患者带来最大的益处，因为安卓飞秒切削的光区达到8.0mm，而且由于波差优化技术的应用，不会因为能量的衰减而使光区范围“缩水”。 
2.5 对于视轴中心与瞳孔中心距离较远的患者，可以利用安卓飞秒激光技术所设计的偏中心切削功能，人为定位视轴中心，为患者提供最佳术后效果。 
2.6 借助WaveLight Laser Technologie AG, Erlangen的技术，使得安卓飞秒激光是目前唯一被证实具有有效减少高阶像差引入的技术，使用内置波阵面像差优化的模式进行治疗，其平均引入的高阶像差的总量只有12%。[3]
研发历程：
安卓飞秒激光对技术的关注 
自02年艾格眼科集团（武汉艾格）的成立，集团就对国外新兴飞秒激光技术进行关注，并多次出国参与相关技术会议，获取第一手的技术资料； 
2007年完美的第4代飞秒激光（60KHZ）产品进入中国后，艾格集团于郑州市成立郑州艾格眼科医院，并成功引入该产品，同时匹配入威视S4设备，在屈光不正的治疗中不断累积经验； 
2009年武汉艾格眼科医院引入同样配置设备，郑州艾格眼科医院为了追求准分子激光的先进技术，又引入鹰视蓝调酷眼设备替换威视S4设备，艾格眼科医院通过对1万例的飞秒患者进行手术效果对比，研究和改良，不断的对手术设计的方案进行优化，在鹰视公司工程师的大力帮助下于2012年6月完成了全部的优化工作，并将整个技术和服务命名为“安卓飞秒激光”。 
未来的安卓飞秒激光研发展望 
艾格眼科集团的医疗团队并不会满足目前技术和已经获得的成就，独立研发的新的引导技术也已经开始，理论的设计方案已经开始，在完成了新的技术方案后，将会与国外的眼科科研机构合作完成临床应用的数据。新的引导技术方案发展趋势是逐步让近视手术的操作性更具数字化的操作调节，而不再过度的依赖某个医生的经验和感觉，在手术切削过程中更加的精确使误差更小并且引入更多的个体化技术使得患者的治疗方案更加富有人性化。[4]