标题：气体涡轮流量计
产品概述
LYLWGQ型气体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表，与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体  涡轮流量计的流量和总量。气体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的气体涡轮流量计可以应用于制药行业。
一体化气体涡轮流量计结构为防爆设计，可以显示流量总量，瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池，单功能积算表电池使用寿命可达5年以上，多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
一体化表头可以显示的流量单位众多，有立方米，加仑，升，标准立方米，标准升等，可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿，对压力和温度参数变化不大的场合，可使用该仪表进行固定补偿积算。
产品特点
压力损失小，叶轮具有防腐功能；
采用先进的超低功耗单片微机技术，整机功能强、功耗低、性能优越。
具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%
仪表系数可由按键在线设置，并可显示在LCD屏上，LCD屏直观清晰，可靠性强
采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护，保护时间大于10年
采用高性能MCU中央处理器，完成数据采集处理显示输出、累积流量瞬时流量同
屏显示方便的人机界面实现， 以标准485形式进行数据传输。
采用全硬质合金（碳化钨）屏蔽式悬臂梁结构轴承，集转动轴承与压力轴承于一体，大大提高了轴承寿命，并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。
采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构，（涡轮采用2Cr13）防腐性能好。
容易维修，有自整流的结构，小型轻巧，结构简单，可在短时间内将其组合拆开，
内部清洗简单。
有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长
下限流速低,测量范围宽，
现场显示型液晶屏显示清晰直观，功耗低，3V锂电池供电可连续运行5年以上，
耐腐蚀，适用于酸碱溶液
仪表分类
按仪表功能分类可分为3大类1、气体涡轮流量传感器/变送器:
该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能，仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号（4-20mA）；仪表价格低廉，集成度高，体积小巧，特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品，防爆等级为：ExdIIBT6.。  气体涡轮流量传感器/变送器应用场合：可作为工况流量信号的采集仪表，将流量信号远传至上位机
2、智能一体化气体涡轮流量计
一体化智能仪表，采用双排液晶现场显示，具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。
应用场合：
1.在温度、压力相对稳定的工况现场，作为工业控制仪表
2.在温度、压力相对稳定的工况现场，用户可根据仪表示值气体方程自  智能一体化气体涡轮流量计行运算到标况流量
3、智能温压补偿一体化气体涡轮流量计
HLWQ-D型气体涡轮量计内置温度、压力传感器和智能流量积算仪，通过微处理单元对实时采集的流量、温度、压力信号按照气  智能温压补偿一体化气体涡轮流量计态方程进行温度压力补偿，自动进行压缩因子修正，然后将标准状态下的体积流量直观的显示出来
应用场合：精确计量或贸易结算
技术参数
公称口径：现场安装图(3张)管道式：DN4～DN200
插入式：DN100～DN2000
精度等级：　管道式：±0.5级，±1.0级
插入式：±1.5级、±2.5级
环境温度：　-20℃～50℃
介质温度：　测量液体：-20℃～120℃
测量气体：-20℃～80℃
大气压力：　86KPa～106KPa
公称压力：　1.6 Mpa 、2.5Mpa 、6.4Mpa 、25Mpa
防爆等级：　ExdIIBT4
连接方式：　螺纹连接、法兰夹装、法兰连接、插入式等
直管段要求：气体：上游直管段应≥10DN，下游直管段应≥5DN
液体：上游直管段应≥20DN，下游直管段应≥5DN
插入式：上游直管段应≥20DS，下游直管段应≥7DS（DS为管道实测内径）
显示方式：　（1）远传显示： 脉冲输出、电流输出(配显示仪表)
（2）现场显示：8位LCD显示累积流量，单位(m3)
4位LCD显示瞬时流量，单位(m3/h)、电池电量、频率、流速
（3）温度压力补偿型：
A、显示标准瞬时流量及标准累计流量
B、显示当前压力、温度、电池电压
输出功能：
（1）脉冲输出，p-p值由供电电源确定
（2）4～20mA两线制电流输出
（3）单位体积脉冲输出及传感器原始脉冲输出
（4）带有RS485通迅接口
供电电源：
（1）DC5～24V
（2）标准型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上
（3）温压补偿型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用四年以上
传输距离：　传感器至显示仪距离可达500m
3．1 基本参数：
3．1．1 表1
仪表口径及连接方式
25、40、50、80、100、150、200、250采用法兰连接
25、40可采用螺纹连接
精度等级
±1.5%R、±1%R
量程比
1:10；1:20；1:30
显示方式
宽屏显示器同时显示瞬时流量、日累积流量、总累积流量
温度、压力、时间、日期、电池电量
仪表材质
表体：304不锈钢；叶轮：防腐ABS或优质铝合金；显示器：铸铝
温度、压力传感器
内置
被测介质温度（℃）
-30℃～+80℃
环境条件
介质温度：-30℃～+80℃，相对湿度5%～90%，大气压力86～106Kpa
通讯信号
三线制工况脉冲、三线制标况脉冲
三线制4-20mA、RS485协议、IC卡信号
供电电源
内置锂电池、外供24VDC双供电
传输距离
≤1000m
信号线接口
内螺纹M20×1.5
防爆等级
ExdIIBT6
防护等级
IP65
3．1．2 精度等级：1.0级、1.5级
3．1．3 使用条件：
· 环境温度：-30℃～+ 60℃ ；
· 大气压力：86KPa～106KPa；
· 介质温度：-30℃～+ 80℃ ；
· 相对湿度：5%～95%
3．2 测量范围及工作压力：表2（注：表2所示测量范围均为工作状态下流量范围）
型号规格
公称通径（mm）
流量范围（m/h）
始动流量（m/h）
工作压力（MPa）
安装形式
ZY-25A
25（1"）
0.7-7
0.6
4.0
法兰（螺纹）
ZY-25B
1.5-15
1.0
4.0
ZY-25C
3-30
2.0
4.0
ZY-40A
40（1.5"）
4-40
2.5
4.0
法兰（螺纹）
ZY-40B
8-80
3
4.0
ZY-50A
50（2"）
10-100
3.5
1.6
法兰
ZY-50B
15-150
4
1.6
法兰
ZY-80
80（3"）
15-300
4
1.6
法兰
ZY-100
100（4"）
20-400
5
1.6
法兰
ZY -150
150（6"）
50-1000
8
1.6
法兰
ZY-200
200（8"）
100-2000
20
1.6
法兰
ZY-250
250（10"）
150-3000
30
1.6
法兰
ZY-300
300（12"）
200-4000
40
1.6
法兰
3．3仪表选型
1.选型说明
用户在选型时，应根据管道公称压力、介质最高压力、介质温度、介质组分情况、流量范围及信号输出要求合理选择流量计的型号规格。
为使流量计的使用性能最佳，流量计的使用流量范围应在（20%～80%）Qmax范围内比较合适。
2.选型谱表
表3
型 号
说 明
LY-LWGY
□
—□
/□
/□
类型
D
智能温度压力补偿型气体涡轮流量计
仪表口径
25A/B/C
25mm
40A/B
40 mm
50A/B
50 mm
80
80 mm
100
100 mm
150
150 mm
200
200 mm
250
250 mm
300
300 mm
传感器材质
N
基本材质，优质铝合金。（最高耐压：1.0MPa）
S
不锈钢材质。（高压防腐型）
特殊结构
A
氧气专用结构（脱油脱脂处理）
B
压缩空气专用结构（高流速设计）
口径及流量范围选型对照表
DN（mm)
液体
气体
蒸汽
20
0.8-10
5-40
8-80
25
1-12
7.2-60
10-120
32
1.5-20
12-100
15-200
40
2-30
18-150
20-300
50
3-50
30-300
30-450
65
6-80
50-420
60-800
80
10-130
70-600
100-1300
100
20-200
120-1000
200-2000
125
30-300
180-1500
300-3000
150
45-450
240-2000
450-4500
200
90-900
480-4000
900-9000
250
120-1200
700-8000
1200-12000
300
180-2000
900-10000
1600-16000

安装连接图
  江苏进源测控气体涡轮  江苏进源气体涡轮技术参数工作原理概述　气体智能涡轮流量计是我公司按照 ISO9951 标准并结合国内外流量仪表先进技术而研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的精密计量仪表，它出色的低压和高压计量性能，多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性，使 得 流量计成为一种特别优秀的能准确计量气体累积量的商业贸易计量仪表。
广泛应用
气体涡轮流量计广泛应用于石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体以及其它各种无腐蚀性气体的计量或流量控制等场合。
主要特点
满足 ISO9951标准的技术要求，表体长度为3DN（DN为流量计口径），并经高、低水平扰动试验；·可检测被测气体的温度、压力和流量，并显示标准状态下（P b =101.325KPa,T b =293.15K ）的气体体积累积量；
·流量范围宽 ，重复性好，精度高，压力损失小，起始流量低；·具有五段仪表系数设定及自动修正的功能；·采用专利一体化整流器 ( 实用新型 专利号 ZL 03210043 · 4) ，对流量计的前后直管段安装要求低 （前为≥ 2DN ，下游无要求）；·内置式压力、温度传感器，安全性能高、结构紧凑、外形美观(外观专利号：ZL 0333226 2·7)·对压力、温度传感器的故障能自行诊断，并直接显示在 LCD屏和上位机中；·一节锂电池可连续使用两年以上，并具有电池欠压两级报警输出功能，更适合与 IC 卡管理系统的配套使用；·智能流量积算仪可以任意角度定位（转动角度为 350°），使流量计在各种安装条件下的读数更方便，更直接；·特有时间显示及实时数据存储之功能，无论什么情况，都能保证内部数据不会丢失，可永久性保存；·仪表具有RS-485通讯接口功能，并配备功能强大、界面丰富的数据管理软件系统，可打印各种自动生成的图表；·仪表具有防爆及防护功能，防爆标志为 ExdⅡBT4, ExiaⅡCT4, 防护等级为 IP55 。
气体涡轮流量计的安装
(1)气体涡轮流量计属于精密测量仪表，在运输、仓储和操作时必须小心装卸。[1]
(2)在流量计装入管道前，撕去法兰进出口处的粘带，并用吹起的方法检验叶轮转动是否灵活平稳。
(3)流量计开始安装前，特别是安装在新管路或经维修的管路上时，首先应清扫管路，去除所有的渣、铁锈及其它的管路碎屑。
(4)管路液压静力试验后，任何留在管线里的液体都会损坏涡轮流量计的内部零件。如果液压静力试验是必要的话，涡轮流量计必须要用一个管段来代替，确保在液压静力试验后没有液体留在涡轮流量计的上游管线里。
(5)流量计应水平安装。带有润滑系统的流量计在安装时应保证润滑瓶开口朝上。公称直径DN≤200气体涡轮流量计可以垂直安装。安装使用时，气流方向应从上至下。
(6)任何情况下，在涡轮流量计的上游应安装一段公称直径与流量计的公称直径相同的直管段，长度要求≥2DN;同时其下游也必须安装一段与流量计的公称直径相同的直管段或弯管，并且要求其总长≥2DN。
(7)在气体涡轮流量计入口管上游的渐缩管或渐扩管的开口角度不能超过30。。为了保证气体政策输送，便于对流量计进行维护，要在流量计安装管道上设置旁通管道。
(8)气体涡轮流量计宜缓慢地加压和启动，快速打开阀门的冲击负载通常会损坏叶轮。
(9)如果需要在涡轮流量计附近的管线上做焊接工作，则必须将涡轮流量计拆下来进行。否则，会阴管道温度过高而导致流量计的永久性破坏。
(10)安装气体涡轮流量计时，注意使气体流动方向与表壳上箭头所指的方向一致，安装失误会导致对涡轮流量计的破坏。
(11)管道必须没有震动，管道内的气流不能有大的脉动和杂质，没有灰尘和液体，进入管路的外来物质会严重地损坏涡轮流量计，当预计气体流中可能存在损坏流量计的外来物质时，建议在涡轮流量计上游管道安装过滤器。
(12)对于安装在户外的气体涡轮流量计，为了防风雨，应对其提供适当的保护措施。
(13)建议气体涡轮流量计的实际使用流量应在流量计的最大额定流量的20%—80%范围内。气体涡轮流量计允许短时过载，但实际最大流量不能超过气体涡轮流量计允许最大流量的20%，而且持续时间不能超过半小时。
(14)流量计安装时务必保证涡轮流量计入口和出口的连接同轴对准，且各螺栓力均匀，以免影响密封效果。为了得到准确的测量结果，必须保证没有密封件从法兰伸入管线。
工作原理
气体涡轮流量计采用涡轮进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速，再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量，其输出信号为频率，易于数字化。图中感应线圈和永久磁铁  涡轮流量计原理图一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时，磁路的磁阻发生变化，从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形，送到计数器或频率计，显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率－电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量，叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量计的输出是频率调制式信号，不仅提高了检测电路的抗干扰性，而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量计的时间常数可达0.01秒。
气体涡轮流量计广泛应用于石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体等。
应用场合
发电及热电联产、供热行业；航空、航天、造船、核能及兵器行业；机械、冶金、煤矿及汽车制造行业；石油、化工行业；医药、食品及烟洒制造行业；森工、农垦及轻工行业等。