标题：仪器分析
概述
简介英文：instrument analysis
  仪器分析是指采用比较复杂或特殊的仪器设备，通过测量物质的某些物理或物理化学性质的参数及其变化来获取物质的化学组成、成分含量及化学结构等信息的一类方法。仪器分析与化学分析(chemical analysis)是分析化学(analytical chemistry)的两个分析方法。
仪器分析的分析对象一般是半微量(0.01-0.1g)、微量(0.1-10mg)、超微量(<0.1mg)组分的分析，灵敏度高；而化学分析一般是半微量(0.01-0.1g)、常量(>0.1g)组分的分析，准确度高。
仪器分析大致可以分为：电化学分析法、核磁共振波谱法、原子发射光谱法、气相色谱法、原子吸收光谱法、高效液相色谱法、紫外-可见光谱法、质谱分析法、红外光谱法、其它仪器分析法等。详细分类见右图。
基本特点1、灵敏度高：大多数仪器分析法适用于微量、痕量分析。例如，原子吸收分光光度法测定某些元素的绝对灵敏度可达10^-14g。电子光谱甚至可达10^-18g，相对灵敏度可在??－1，ng?－1乃至更小。 
2、取样量少：化学分析法需用10^-1～10^-4g；仪器分析试样常在10^-2～10^-8g。 
3、在低浓度下的分析准确度较高：含量在10-5%～10-9%范围内的杂质测定，相对误差低达1%～10%。
4、快速：例如，发射光谱分析法在1min内可同时测定水中48个元素，灵敏度可达ng?－1级。
5、可进行无损分析：有时可在不破坏试样的情况下进行测定，适于考古、文物等特殊领域的分析。有的方法还能进行表面或微区（直径为?级）分析，或试样可回收。
6、能进行多信息或特殊功能的分析：有时可同时作定性、定量分析，有时可同时测定材料的组分比和原子的价态。放射性分析法还可作痕量杂质分析。
7、专一性强：例如，用单晶X衍射仪可专测晶体结构；用离子选择性电极可测指定离子的浓度等。
8、便于遥测、遥控、自动化：可作即时、在线分析控制生产过程、环境自动监测与控制。
9、操作较简便：省去了繁多化学操作过程。随自动化、程序化程度的提高操作将更趋于简化。
10、仪器设备较复杂，价格较昂贵。
(编者注：因乘法幂次不好显示，编为：“^"，即10^-1为10的负一次方，以下类同）
分析方法发射光谱法：依据物质被激发发光而形成的光谱来分析其化学成分。使用不同的激发源而有不同名称的光谱法。如用高频电感耦合等离子体(ICP)作激发源，称高频电感耦合等离子体发射光谱法；如用激光作光源，称激光探针显微分析。
原子吸收光谱法：基于待测元素的特征光谱，被蒸气中待测元素的气态原子所吸收，而测量谱线强度减弱  重要意义程度（吸收度）求出样品中待测元素含量。应用较广的有火焰原子吸收法和非火焰原子吸收法，后者的灵敏度较前者高4～5个数量级。
原子荧光分光光度法：通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下所产生的荧光发射强度来测定待测元素。 
红外吸收光谱法：主要用于鉴定有机化合物的组成，确定化学基因及定量分析，近年来已用于无机化合物。
紫外可见分光光度法：适用于低含量组分测定，还可以进行多组分混合物的分析。利用催化反应可大大提高该法的灵敏度。
荧光分光光度法：对某些元素具有较高的灵敏度和选择性。
红外傅里叶变换光谱法：光信号以干涉图形式输入计算机进行傅里叶变换的数学处理，具有信噪比大、灵敏度高等特点。
核磁共振波谱法：利用有机分子的质子共振鉴定有机化合物和多组分混合物的组分以及无机成分的分子结构分析。
电子自旋共振法：以磁场对离子、分子或原子所含未成对电子的作用所引起的磁能级分裂为基础的分析方法。
曼光谱法：可测定分子结构，使用可调激光器的曼光谱仪用于微量分析，也可用于无机物和单晶的结构分析。
射线荧光光谱法：具有谱线简单,基体影响小,选择性高,测定范围宽等优点。可对原子序数大于9的所有元素作无损分析。电子探针微区分析可分析原子序数大于4的所有元素，应用于微粒矿物岩石分析，金属材料中元素的分布，各种物相中元素的分配。
发射光谱法

发展历程
概述经过19世纪的发展，到20世纪20～30年代，分析化学已基本成熟，它不再是各种分析方法的简单堆砌，已经从经验上升到了理论认识阶段，建立了分析化学的基本理论，如分析化学中的滴定曲线、滴定误差、指示剂的作用原理、沉淀的生成和溶解等基本理论。
20世纪40年代以后，一方面由于生产和科学技术发展的需要，另一方面由于物理学革命使人们的认识进一步深化，分析化学也发生了革命性的变革，从传统的化学分析发展为仪器分析。
不同分析法  实验室现代仪器分析涉及的范围很广，其中常用的有光学分析法、电化学分析法和色谱法。光学分析法是基于人们对物质光谱特性的认识而发展起来的一种分析测定方法。17世纪牛顿将白光分成了光谱以后，科学家对光谱进行了研究。19世纪前半期，人们已经把某一特征谱线和某种物质联系了起来，并提出了光谱定性分析的概念。在此基础上，德国化学家本生和物理学家基尔霍夫合作设计并制造了第一台用于光谱分析的光谱仪，实现了从光谱学原理到光谱分析的过渡，产生了一种新的分析方法即光谱分析法。19世纪后半期，人们又对光谱定量分析的可能性进行了探讨。1874年，洛克厄通过大量实验得出结论，认为光谱定量分析只能依据光谱线的强弱。到20世纪，用光电量度法测定了光谱线的强度，后来，光电倍增管被应用于光谱定量分析。与此同时，光谱分析中的另一种方法即利用物质的吸收光谱的吸收光度法，也得到了发展。
电化学分析法是利用物质的电化学性质发展起来的一种分析方法。
电重量分析法首先兴起的是电重量分析法。美国化学家吉布斯把电化学反应应用于分析化学中，用电解法测定铜，后来这种方法被广泛应用于生产中。电重量分析法存在着耗时长、易氧化等缺点，化学家在研究中把物质的电化学性质与容量分析法结合起来，发展了一种新方法，这就是电容量分析法。电容量分析法中发展较早的是电位滴定法，其后，极谱分析法和库仑分析法也相继发展起来。
色谱分析法色谱分析法是基于色谱现象而发展起来的一种分析方法。1906年，俄国植物学家茨维特认识到所谓色谱现象和分离方法有密切联系，而且对分离有重大意义。他用这种方法分离了植物色素，并系统地研究了上百种吸附剂，奠定了色谱分析法的基础。20世纪30年代，具有离子交换性能的合成树脂问世，解决了一系列疑难问题，提高了色谱分离技术。由于单纯的分离意义不大，20世纪50年代，人们开始将分离方法和各种检测系统联接起来，分离分析同时进行，于是人们设计和制造了大型色谱分析仪。除了上述的方法以外，现代仪器分析法还有磁共振法、射线分析法、电子能谱法、质谱法等等。
仪器分析  仪器分析室仪器分析是根据被测组分的某些物理的或物理化学的特性，如光学的、电学的性质，进行分析检测的方法，因此，它实际上已经超出了化学分析的范围和局限，成为生产和科学各个领域的工具。
分析化学中的分析是分离和测定的结合，分离和测定是构成分析方法的两个既相独立又相联系的基本环节。分离是使物质纯化的一种手段，而纯化的背后是物质的不纯，是物质具有混合性。我们知道，化学家所说的物质，指的是物质本身，是某种单质或化合物。这里所说的物质本身，意思是以纯粹的形式存在的物质，没有其他物质混合于其中的物质，也就是人们通常所说的纯物质。可是，无论是天然存在的还是人工制造的物质，都不是绝对纯的，绝对纯是达不到的，绝对纯只能在理论中或思想上存在。因此，在化学分析中，首先遇到的矛盾就是纯与不纯的矛盾。
基本途径分离是纯化物质的一种手段。分离一般有两条基本途径：一条是将所要分析的物质从混合物中提取出来，另一条则是将杂质提取出来。这两条途径是同一原理的两种不同的实现方式，它们互为正反，互为表里。在分析化学发展的历史中，产生了许多分离方法。在古代，在酿造业中应用了蒸馏、结晶等分离手段；在近代，产生了各种各样的分离方法，如沉淀分离、溶剂萃取分离、离子交换分离、电解分离等。分离是有限度的。有些混合物由于性质非常相似，分离非常困难，如果不分离，共存的组分又互相干扰。在化学分析中，常常从分离操作中演变出其他方法，如掩蔽方法。
在仪器分析的发展史上，试样和试剂有不同的发展形式和内容。在早期，需要分析的是自然物，如矿石和植物，这些就是试样，而与其发生作用，从而进行鉴别的主要是火。后来，被分析的是溶液，与之发生变化的也是溶液，这时，试样和试剂都是溶液。人们最早使用的试剂是一种叫五倍子的植物浸液，被用于测定矿泉水中的铁。随着实践和认识的发展，大量植物浸液应用于化学分析之中，形成了天然植物试剂系列。在应用天然试剂的过程中，人们也在研究如何制备化学试剂。世界上第一个人工制备的分析化学试剂是黄血盐溶液，由此开创了化学试剂的新领域，拓宽了分析化学的研究范围。
创新变革随着生产、生活和科学的发展，作为被分析的试样，其外延扩大了，从单一的自然物发展为自然物和人工产物。试样的内涵深化了，要求分析的内容不再局限于物质的定性组成，还要求分析各组分的含量。与此同时，试剂的种类越来越多，应用范围也越来越广。一种试样可以用多种试剂进行分析，一种试剂也可用于分析多种试样，同时还产生了类似于系统分析中组试剂的一般性试剂。在当代，被分析的试样既有各类混合物，也有一些纯净的化合物，既要求进行元素分析，还要求进行结构分析、生物大分子的测定等等。试剂也有很大发展，应用于分析化学的试剂，有各种物理化学试剂、有机试剂和生化试剂，还研究和制备了一系列相对于某种分析方法的专用试剂、特效试剂和特殊试剂。
  仪器分析设备在分析过程中，又产生了一种关系，这就是灵敏度和准确度的关系。灵敏度是被测组分浓度或含量改变一个单位所引起的测量信号的变化。若考虑分析时存在噪声等因素，灵敏度实际上就是被测组分的最低检出限。准确度是测量值的可靠程度，实质上是测量值与真值的接近程度，一般用误差来表示。在分析中，既要求分析方法具有一定的灵敏度，又要求具有一定的准确度。就具体的分析方法来说，灵敏和准确常常发生矛盾。有的分析方法有较高的准确度，却不够灵敏；有的分析方法灵敏度较高，但却不够准确。前者如重量分析法，后者如比色分析法。现代科学技术的发展，要求高准确度和高灵敏度，现代仪器分析正是适应这种要求而发展起来的。在分析化学发展的初期，人们只是在实践中掌握了一些简单的分析、检验方法，当时既没有化学理论，也没有分析方法的理论。随着分析、检验实践的进步和发展，各种分析和检验方法被应用于生产、生活和科学研究之中，并对这些方法进行了概括和总结，形成了分析化学理论，分析化学才真正成为一门科学。
在仪器分析的发展中，理论和方法的相互作用，需要中介和桥梁，这就是技术。理论要起指导作用，要转化为方法，需要特定的仪器、设备和试剂。而制作和使用仪器或工具，正是通常所说的技术的特点。例如，光谱学原理早在牛顿时期就已初步形成，到18世纪已经发展成熟，利用光谱线特征进行物质的鉴定的思想也已有人提出，但是，直到19世纪中期，才实现了光谱分析。其原因在于，到这个时候，才应用光谱学原理制作出了可用于分析的光谱仪。技术是实现和实施方法的保证，仪器分析方法尤其如此。
现代仪器分析现代仪器分析应用了现代分析化学的各项新理论、新方法、新技术，把光谱学、量子学、富里叶变换、微积分、模糊数学、生物学、电子学、电化学、激光、计算机及软件成功地运用到现代分析的仪器上，研发了原子光谱（原子吸收光谱、原子发射光谱、原子荧光光谱）、分子光谱（UV、IR、MS、NMR、Flu）、色谱（GC、LC）、分光光度法、激光光谱法、拉曼光谱、流动注射分析法、极谱法、离子选择性电板、火焰光度分析等现代分析仪器，计算机的应用则极大地提高了仪器分析能力，因此现代分析仪器灵敏度高，选择性好、检出限低、准确性好，在数据处理和显示分析结果，实现了分析仪器的自动化和样品的连续测定。
未来发展趋势现代科学技术的发展、生产的需要和人民生活水平的提高对分析化学提出了新的要求，为了适应科学发展，仪器分析随之也将出现一下发展趋势：
1.方法创新 进一步提高仪器分析方法的灵敏度、选择性和准确的。各种选择性检测技术和多组分同时分析技术等是当前仪器分析研究的重要课题。
2.分析仪器智能化 微机在一起分析法中不仅只运算分析结果，而且可以储存分析方法和标准数据，控制仪器的全部操作，实现分析操作自动化和智能化。
3.新型动态分析检测和非破坏性检测 离线的分析检测不能瞬时、直接、准确地反映生产实际和生命环境的情景实况，布恩那个及时控制生产、生态和生物过程。运用先进的技术和分析原理，研究并建立有效而使用的实时、在线和高灵敏度、高选择性的新型动态分析检测和非破坏性检测，将是21世纪仪器分析发展的主流。目前，生物传感器和酶传感器、免疫传感器、DNA传感器、细胞传感器等不断涌现；纳米传感器的出现也为活体分析带来了机遇。
4.多种方法的联合使用 仪器分析多种方法的联合使用可以使每种方法的优点得以发挥，每种方法的缺点得以补救。联用分析技术已成为当前仪器分析的重要发展方向。
5.扩展时空多维信息 随着环境科学、宇宙科学、能源科学、生命科学、临床化学、生物医学等学科的兴起，现代仪器分析的发展已不局限于将待测组分分离出来进行表征和测量，而且成为一门为物质提供尽可能多的化学信息的科学。随着人们对客观物质认识的深入，某些过去所不甚熟悉的领域（如多维、不稳定和边界条件等）也逐渐提到日程上来。采用现代核磁共振光谱、质谱、红外光谱等分析方法，可提供有机物分子的精细结构、空间排列构成及瞬态变化等信息，为人们对化学反应历程及生命的认识提供了重要基础。
总之，仪器分析正在向快速、准确、灵敏及适应特殊分析的方向迅速发展。
相关书籍
一、图书信息书 名: 仪器分析
作　者：许金生
出版社： 南京大学出版社
  
出版时间： 2009-8-1
ISBN: 9787305039454
开本： 16开
定价: 28.00元
内容简介仪器分析自20世纪30年代后期问世以来，不断丰富分析化学的内涵并使分析化学发生了一系列根本性的变化。随着科技的发展和社会的进步，分析化学将面临更深刻、更广泛和更激烈的变革。现代分析仪器的更新换代和仪器分析新方法、新技术的不断创新与应用，是这些变革的重要内容。因此，仪器分析在高等院校分析化学课程中所处的地位日趋重要。许多地方高校为了使自己培养的人才能从容迎接和面对新世纪科学技术的挑战，已将仪器分析列为化学等专业学生必修的专业基础课。故编写适应地方高校有关专业使用的仪器分析教材是教材改革的重要内容之一。
2001年，全国新世纪地方高等院校专业系列教材编委会聘请许金生教授主编这本《仪器分析》，并同意由全国7所院校中9名长期从事仪器分析教学和科研的教师参加编写。
本书旨在以教材改革的形式实施教育部颁发的《基础教育课程改革（试行）》方案，并着眼于地方高等院校的层次特色和分类属性，提供一部内容新颖，适应地方高校本科人才培养要求，便于教学的仪器分析教材。
本书的编写力求科学严谨，简明实用；对基本理论的阐述尽量做到深入浅出，言简意明；在内容的安排上避免繁复的数学推导，侧重分析方法的理论依据和实际应用；在描述手法上，采用图文并茂的方式，介绍仪器的基本结构、性能、使用方法及注意事项，并适当简介仪器分析的动态和进展。
图书目录绪论
第一章 光学分析法导论
第一节 光学分析法的依据及分类
第二节 电磁辐射
第三节 原子光谱和分子光谱 
思考题与习题 
第二章 紫外一可见分光光度法
第一节 概述 
第二节 光的吸收定律——Lambert—Beer定律
第三节 紫外一可见分光光度计
第四节 紫外一可见分光光度法分析条件的选择
第五节 测定方法及其应用 
思考题与习题 
第三章 红外分光光度法
第一节 概述 
第二节 红外分光光度法的基本原理 
第三节 红外分光光度计
第四节 红外吸收光谱分析技术及其应用 
思考题与习题
第四章 原子发射光谱法
第一节 概述 
第二节 原子发射光谱法的基本原理 
第三节 原子发射光谱分析仪
第四节 原子发射光谱的分析方法 
思考题与习题 
第五章 原子吸收光谱法
第一节 概述 
第二节 基本原理 
第三节 原子吸收光谱仪
第四节 原子吸收光谱分析方法 
第五节 原子吸收光谱法的特点、应用及发展 
思考题与习题
第六章 电分析化学法导论
第一节 电分析化学方法分类
第二节 电分析化学的基本概念和术语
第三节 电极一溶液界面的传质过程 
第四节 电分析方法的特点及应用
思考题与习题
第七章 电位分析法
第一节 电位法测定溶液pH值
第二节 离子选择性电极
第三节 直接电位分析法
第四节 电位滴定法
思考题与习题
第八章 电解和库仑分析法
第一节 电解分析法
第二节 库仑分析法
思考题与习题
第九章 极谱及溶出伏安分析法
第十章 色谱法导论
第十一章 气相色谱法
第十二章 高效液相色谱法
第十三章 其他义器分析法简介
部分习题参考答案
参考文献
后记
二、图书信息书 名: 仪器分析
作　者：曾元儿  出版社： 科学出版社
出版时间： 2010年8月13日
ISBN: 9787030194886
开本： 16开
定价: 29.00元
内容简介本书为21世纪高等医学院校分析化学系列教材之一，仪器分析是分析化学最为重要的组成部分，也是分析化学的发展方向，包括光谱分析法、色谱分析法和质谱法。光谱分析法包括紫外-可见分光光度法、荧光分析法、原子吸收分光光度法、红外分光光度法和核磁共振波谱法；色谱分析法包括经典液相色谱法、气相色谱法和高效液相色谱法。各章附有思考题和习题，内容简明扼要，重点突出，理论联系实际，符合课程教学要求。 本书供全国高等学校中药类和药学类专业使用，亦适合化学、食品等其他相关专业使用，还可供有关科研单位或药品质量检验部门的科研、技术人员参阅。 
三、图书信息书名：仪器分析（第2版）[1]
书号：9787302054214
作者：刘密新  
定价：36元
出版日期：2002-1-1
出版社：清华大学出版社
内容简介
本书是在清华大学出版社1991年出版的《仪器分析》的基础上，重新审定编写而成的。全书共分10章，包括电化学分析法、原子发射光谱法、原子吸收光谱法、紫外-可见吸收光谱法、红外光谱法、核磁共振波谱分析、气相色谱法、液相色谱法、质谱分析法和其他仪器分析方法。作为其他分析方法介绍的有X荧光光谱法、电于能谱法、感应耦合等离子体质谱法和激光拉曼光谱法。本书对以上各种仪器分析方法的基本原理、仪器结构、实验方法和技术以及实际应用都作了比较详细的介绍。
经专家审查后，本书已列为北京市精品教材。
本书可供大专院校有关专业作为教学用书和参考书，也可供有关专业技术人员和分析工作者参考。
目录
1电化学分析法1
1.1电化学分析法的基础知识1
1.1.1化学电池1
1.1.2电极电位2
1.1.3电极的极化6
1.2电位分析法7
1.2.1参比电极7
1.2.2指示电极8
1.2.3电位法测量仪器14
1.2.4电位分析法15
1.3电质量分析法和库仑分析法18
1.3.1电质量分析法18
1.3.2库仑分析法21
1.4伏安分析法24
1.4.1极谱分析法25
1.4.2循环伏安分析法35
1.4.3电流型生物传感器37
习题39
参考文献40
2原子发射光谱法41
2.1概述41
2.2理论42
2.2.1原子光谱的产生42
2.2.2原子谱线的强度45
2.3仪器47
2.3.1主要部件的性能与作用47
2.3.2原子发射光谱仪的类型63
2.4分析方法66
2.4.1定性分析66
2.4.2半定量分析67
2.4.3定量分析68
2.5原子发射光谱的干扰与校正69
2.5.1光谱干扰69
2.5.2非光谱干扰70
习题72
参考文献73
3原子吸收光谱法74
3.1概述74
3.2理论75
3.2.1原子吸收光谱的产生75
3.2.2原子吸收光谱的谱线轮廓75
3.2.3积分吸收与峰值吸收77
3.2.4原子吸收测量的基本关系式77
3.3原子吸收光谱仪79
3.3.1光源79
3.3.2原子化器81
3.3.3分光器83
3.3.4检测系统84
3.4干扰效应及其消除方法84
3.4.1干扰效应84
3.4.2背景校正方法85
3.5原子吸收光谱分析的实验技术89
3.5.1测定条件的选择89
3.5.2分析方法91
3.6原子荧光光谱分析法91
3.6.1原子荧光光谱的产生及其类型92
3.6.2原子荧光测量的基本关系式93
3.6.3原子荧光分析仪器93
3.6.4原子荧光光谱分析的应用94
习题94
参考文献95
4紫外\|可见吸收光谱法96
4.1概述96
4.2紫外\|可见吸收光谱的产生97
4.2.1分子结构与紫外\|可见吸收光谱97
4.2.2影响紫外\|可见吸收光谱的因素101
4.3吸收定律104
4.3.1吸收定律104
4.3.2吸收定律的适用性106
4.4紫外\|可见分光光度计109
4.4.1紫外\|可见分光光度计的基本结构109
4.4.2紫外\|可见分光光度计的工作原理111
4.4.3分光光度计的校正113
4.5分光光度测定方法114
4.5.1单组分定量测定114
4.5.2多组分混合物中各组分的同时测定116
4.5.3分光光度滴定116
4.5.4差示分光光度法117
4.5.5导数分光光度法118
4.5.6双波长分光光度法119
4.6紫外\|可见分光光度法的应用120
4.6.1定性分析120
4.6.2定量分析121
4.6.3平衡常数的测定121
4.6.4配合物结合比的测定123
4.7分子荧光、磷光和化学发光125
4.7.1荧光和磷光的产生126
4.7.2发光参数128
4.7.3影响物质发光的因素130
4.7.4荧光定量关系式133
4.7.5荧光和磷光分析仪器133
4.7.6荧光和磷光分析的应用134
4.7.7化学发光简介135
习题136
参考文献137
5红外光谱法138
5.1概述138
5.1.1红外光谱法概述138
5.1.2红外光谱区域及其应用138
5.2红外吸收的基本原理139
5.2.1双原子分子振动的机械模型——谐振子振动140
5.2.2振动的量子力学处理141
5.2.3分子振动方式与振动数143
5.2.4振动耦合145
5.3红外光谱仪146
5.3.1红外光谱仪的组成146
5.3.2色散型红外光谱仪147
5.3.3傅里叶变换红外光谱仪148
5.3.4红外光谱测定中的样品处理技术151
5.4红外光谱与分子结构的关系156
5.4.1官能团的特征吸收频率157
5.4.2影响官能团吸收频率的因素164
5.5红外光谱的应用165
5.5.1红外谱图解析165
5.5.2定量分析应用167
习题168
参考文献169
6核磁共振170
6.1核磁共振的基本原理170
6.1.1核磁共振的产生170
6.1.2弛豫过程172
6.1.3核磁共振参数173
6.2核磁共振波谱仪177
6.2.1脉冲\|傅里叶变换核磁共振波谱仪177
6.3实验方法和技术182
6.3.1样品的制备182
6.3.2记录常规氢谱的操作183
6.3.3记录常规碳谱的操作183
6.3.4记录二维核磁共振谱184
6.3.5多重共振185
6.3.6动态核磁共振实验186
6.4核磁共振氢谱与有机化合物结构的关系188
6.4.1化学位移188
6.4.2耦合常数192
6.4.3谱图解析192
6.5核磁共振碳谱与有机化合物结构的关系195
6.5.1化学位移 196
6.5.2耦合常数197
6.6二维核磁共振谱198
6.6.1同核位移相关谱198
6.6.2异核位移相关谱200
6.6.3总相关谱201
6.6.42D INADEQUATE201
6.7核磁共振的应用202
6.7.1核磁共振用于鉴定有机化合物结构202
6.7.2核磁共振用于有机化合物定量分析209
6.7.3固体高分辨核磁共振谱210
6.7.4核磁成像211
习题212
参考文献215
7气相色谱法217
7.1概述217
7.2气相色谱的基本理论218
7.2.1气相色谱常用术语218
7.2.2塔板理论221
7.2.3速率理论222
7.2.4分离条件的选择224
7.3气相色谱仪228
7.3.1载气系统228
7.3.2进样系统228
7.3.3检测系统228
7.3.4记录和数据处理系统234
7.4气相色谱柱234
7.4.1气固色谱填充柱234
7.4.2气液色谱填充柱236
7.4.3毛细管柱238
7.5定性与定量分析241
7.5.1样品制备241
7.5.2定性分析241
7.5.3定量分析244
7.6毛细管气相色谱249
7.6.1毛细管气相色谱的特点249
7.6.2毛细管气相色谱进样系统251
7.6.3毛细管气相色谱的一些特殊检测器252
7.7气相色谱应用及进展253
7.7.1衍生化技术253
7.7.2裂解色谱技术254
7.7.3顶空进样技术254
7.7.4二维气相色谱254
习题255
参考文献256
8液相色谱法257
8.1概述257
8.2高效液相色谱的理论基础258
8.2.1液相色谱的速率方程258
8.2.2峰展宽的柱外效应260
8.3高效液相色谱法的主要类型及分离原理261
8.3.1液液分配色谱法261
8.3.2液固吸附色谱法263
8.3.3离子交换色谱法263
8.3.4离子对色谱法264
8.3.5离子色谱法265
8.3.6空间排阻色谱法266
8.3.7高效液相色谱分离类型的选择267
8.4高效液相色谱仪268
8.4.1高压泵269
8.4.2梯度洗脱装置269
8.4.3进样装置270
8.4.4色谱柱270
8.4.5检测器271
8.5高效液相色谱固定相276
8.5.1液液分配色谱法及离子对色谱法固定相276
8.5.2液固吸附色谱法固定相278
8.5.3离子交换色谱法固定相279
8.5.4排阻色谱法固定相279
8.5.5手性固定相280
8.6高效液相色谱流动相281
8.6.1流动相选择的一般方法281
8.6.2液液分配色谱流动相282
8.6.3液固吸附色谱流动相285
8.6.4离子交换色谱流动相285
8.6.5空间排阻色谱流动相286
8.7制备液相色谱287
8.7.1制备液相色谱和分析型液相色谱的差异287
8.7.2液相色谱制备方法288
8.8毛细管电泳289
8.8.1毛细管电泳的基本原理290
8.8.2毛细管电泳的特点291
8.8.3毛细管电泳的分离模式291
8.8.4毛细管柱技术294
8.8.5毛细管电泳检测器294
8.9液相色谱的应用及进展295
8.9.1高效液相色谱分离条件的优化295
8.9.2二维色谱及联用技术296
8.9.3毛细管电泳和微流控芯片的最新进展297
习题297
参考文献298
9质谱分析法299
9.1概述299
9.2有机质谱仪300
9.2.1有机质谱仪的结构与工作原理300
9.2.2气相色谱\|质谱联用仪313
9.2.3液相色谱\|质谱联用仪316
9.2.4其他类型的质谱仪322
9.2.5质谱仪的性能指标323
9.3质谱解析的基础知识325
9.3.1EI质谱中的各种离子325
9.3.2常见有机化合物的质谱330
9.3.3EI质谱的解释334
9.3.4软电离源质谱的解释339
9.4质谱分析方法340
9.4.1GC\|MS分析方法340
9.4.2LC\|MS分析方法343
9.5质谱技术的应用345
习题345
参考文献347
10其他仪器分析方法348
10.1X射线荧光光谱分析348
10.1.1X射线荧光光谱分析的基本原理348
10.1.2X射线荧光光谱仪350
10.1.3定性定量分析方法355
10.2电子能谱分析357
10.2.1电子能谱分析的基本原理357
10.2.2电子能谱仪359
10.2.3电子能谱分析的应用361
10.3无机质谱分析365
10.3.1感应耦合等离子体质谱仪的组成及工作原理365
10.3.2ICP\|MS的分析方法及应用367
10.4拉曼光谱法369
10.4.1拉曼光谱法简介370
10.4.2拉曼及瑞利散射机理371
10.4.3拉曼光谱参数372
10.4.4拉曼光谱仪375
10.4.5拉曼光谱的应用376
习题377
参考文献378
缩略语379