标题：数字体温计
简介
这是新一代既安全又实用的温度计，不用再担心使用传统水银温度计时因玻璃破碎而引起水银中毒等不良后果（尤其孩子），而且能在很短的时间内准确测试出体温，测量精度达0.1度，因其安全、环保，所以列为家居必备之用品。可用于口腔量法、腋下量法及直肠量法。
其不足之处在于体温数值准确度受电子元件、电池供电状况及磁场等因素影响，不如玻璃体温计。
发展历程
在伽利略（1564~1642）的时代，西方的医生们看病，也像现在一样，常常需要先了解病人的“热度”。但由于没有专门的测温仪器，他们只能用自己的手接触病人的身体来做出判断。由于手的感觉并不可靠，更谈不上精确，因此，如何客观地测量体温就成为医生们需要解决的一个难题。年轻的伽利略想帮助医生解决这个问题。他运用自己掌握的科学知识，设计了下面的装置。
把一根带有长颈的玻璃瓶倒过来，插入装有水的容器中，（图1），让玻璃瓶中的空气排出一部分，水就沿细管上升到某一位置。用手握住玻璃瓶，瓶内空气受热膨胀，管内水面下降，根据管内水面位置的高低，就可以测出病人的体温。世界上第一支体温计就这样诞生了，这大概是伽利略28岁左右的事情。
  图1
伽利略发明的温度计，应用的是气体受热膨胀的物理知识。以后，科学家们又根据液体受热膨胀的现象，发明了水银温度计等其他各种温度计。
真正把体温测量用于临床诊断，是1858年德国医生冯德利希提出并实施的。他让病人用嘴含着水银温度计，不时低头去看上边的温度。他不敢叫病人把温度计拿出来，因为把温度计拿出来，它一遇到冷空气，指示的温度就降下来了(图2)。
  图2
后来，有个英国医生阿尔伯特，想出了个好办法：在温度计的水银管里造一处狭道。这样，体温计放在嘴里，水银柱就上升，取出体温计以后，水银柱并不下落，而是在狭道那里断开，使狭道以上的部分始终保持体温读数。这样，便诞生了医用温度计。
随着电子技术的发展，到了20世纪70年代，便出现了电子体温计：把体温计的探头触到患者的腋下，电表上立刻显示出体温来。先进的电子体温计是用液晶数码来报告体温的，它能准确地报告到小数点以下的两位数字。
20世纪80年代初，又出现了一种会讲话的体温计，把探头触到病人腋下，电子设备便能用语言来报告体温。
到了20世纪80年代中期，由于液晶技术有了长足的进步，又出现了“膜状液晶体温计”。用它测量体温时，只要将轻巧得像纸一样的温度计贴在病人的额头，上边立即用数字显示病人的体温。在体温正常时，数字呈绿色，低烧时是黄字，高烧时出现的是红字（图3）。医护人员随时可以观察病人体温的变化。
  图3
1988年初，报刊上发表了这样一则科学新闻：“美国科学家研制出一种能测量体内温度的一次性使用体温表。”这条消息说，体温表的外形像胶囊，表面涂了一层硅，里面装有电池.测量体内温度时，病人将体温表像吃药一样吞下去，它在消化道慢慢移动，将体内温度用信号发射给外面的监视器。医生们说，这种体温表在酷暑或严寒中抢救病人时尤为需要。
1988年，我国计量科学研究院制成新型电子呼吸脉搏体温计，利用它可以对医院中整个病区的病人进行集中遥测，把病人的体温、呼吸、脉搏情况存储到计算机里，实现测量的自动化。
组成及原理
  组成及原理数字体温计由感温头、量温棒、显示屏、开关、按键以及电池盖组成。
数字体温计是利用温度传感器输出数字信号，然后通过显示器（如液晶、数码管、LED矩阵等）显示以数字形式的温度，能记录、读取被测温度的最高值。
数字体温计最核心的元件就是感知温度的NTC温度传感器。传感器的分辨率可达±0.01℃，精确度可达±0.02℃，反应速度<2.8秒，电阻年漂移率≤0.1[%](相当于小于0.025℃)。
操作指南
使用方法1 ．体温计使用前，应先用酒精对体温计头部进行消毒。
  数字体温计使用说明2 ．按压开关，蜂鸣器马上发出蜂鸣音，显示器如图A 所示，时间约2 秒钟。
3 ．然后显示器显示上次侧量的温度如图B （假如上次测量为36.5 ℃ ），井持续2 秒钟左右。然后显示器可能显示如C图所示．“℃ ”符号闪烁，表示体温计己处于待侧状态。（如此时室温高于32 ℃ ，体温计将显示室温而不显示如D 图所示，同时“℃ ”符号不断闪烁）
4 ．将体温计用来量体温。量体温时显示出的温度值逐渐上升，同时“℃ ”符号不断闪烁。
5 ．当体温上升速度在16 秒内小于0.1 ℃ 时，“℃”符号停止闪烁，同时体温计发出约5 秒钟的蜂鸣提示声，这时体温计测量完毕，可以读取显示出的体温值。
注意: “℃ ”符号闪动停止后，如果体温计依然与被测部位相接触．温度值很有可能还在上升。建议在蜂鸣提示后．尽可能再多测量一些时间。

身体各部位测量方法
腋下时间：5-10分钟　
发热温度：37℃以上　
使用前先将体温计的水银汞柱甩到35℃以下。将体温计水银端放在腋下最顶端(即腋窝深处)，用上臂将体温计夹紧，以免脱位或掉落;测量5—10分钟;取出体温计，读取温度数据后，用卫生纸擦拭体温计，以便下次或他人使用。　
读数方法：一手拿住体温计尾部，即远离水银柱的一端，使眼与体温计保持同一水平，然后慢慢地转动体温计，从正面看到很粗的水银柱时就可读出相应的温度值。读数时注意千万不要用手碰体温计的水银端，这样会影响水银柱而造成测量不准。
耳内或是前额时间：数秒钟　
发热温度：38℃以上　
另外有利用红外线量测技术量测耳内鼓膜的耳内温度计以及量测前额的前额温度计。如果体温计的玻璃碎了，体温计里的水银会给人体带来损害，一种新的体温计由塑料制成，可用于婴儿或年幼的儿童。正常的体温是37摄氏度。
测量原理：液体的热胀冷缩 
体温计的特点：(1)能脱离被测物体读数(2)装有的水银多(3)有缩口(4)分度值为0.1℃
缩口：使测量后，水银不能退后玻璃泡，从而可以脱离被测物体读数。
口腔时间：3-5分钟
发热温度：37.5℃以上
口腔温度的采集是借由病患将温度计正确且安全的放置到口腔的能力。也就是排除了小孩或是无力抵抗咳嗽、虚弱的人或是会呕吐的人。(这在反应快速的电子式温度计来说比较没有问题，但在水银式温度计中就是一个重要的课题，因为水银式温度计需要长的时间来反应温度)其他应该注意的地方是，当病患在使用口腔式温度计前如果有饮用热饮或是冰饮，那就必须考量其他的温度测量方法。
直肠（肛门）时间：1-3分钟 
发热温度：38℃以上 
在直肠温度的量测时，特别是由另一人来量测时，应该要使用润滑剂来帮助。虽然直肠温度最为准确，但是要考量这样的行为在某些国家或是文化中是令人难为情的。另外如果置入温度计的方式不正确则会让病人感到不舒服甚至疼痛。婴儿通常都使用直肠温度量测，然而还是要借由护士来操作比较妥当。[2]
注意事项
1．请勿摔打和弯曲体温计
2．体温计的消毒应采用医用酒精或一次性塑料薄膜套，不能用高温消毒。
3．请勿让体温计接触化学溶剂或稀释剂。
4．请勿让阳光直射体温计。
5．除了更换电池，请勿拆卸体温计
6．安全性检查：按下开关，体温计发出蜂鸣音，同时显示器显示“188.8”，则表示正常，否则为不正常。
7．保养：每次使用完毕，请将体温计擦拭干净放入透明外壳中，待下次使用。
8．远离磁场、强电环境。
更换电池
  更换电池1.当体温计显示屏右下角出现电源提示符并且一直闪烁时，或屏幕显示“Err”时，需更换体温计电池。
2.按F 图所示，打开电池盖用镊子按G 图所示将电池取出。
3.换上一个LR / SR 一41 型1.5V 普通纽扣电池。 
4 加体温计长期不用，请将电池取出。
注意：装电池时请留心电池的正极：“+”向上，“-”向下
切记：吞食电池会有生命危险！勿将电池投入火中，否则会引起爆炸。请将电池放于儿童不拿到的地方。如果吞食了电池，请立即送往医院诊治。
。
如何选购
1、外观检查。
数字体温计一般做得小巧美观，表面光洁，无疵点。　2、通电检查。
将开关钮置于通位，察看显示标记是否和使用说明书上的一致，断开电源再接，观察是否同样显示正确标记，如果经多次电源通断试验，正确标记显示均相同，并且显示的腋下温度都基本一致，说明该数字体温计的重复性是好的。如果显示异常（温差过大），则说明数字体温表的电池电量耗尽，或某处接触不良。
3、准确度检查。
按下开关接钮，液晶显示器上出现"188.8"标记。将体温表放于舌下1分钟，当"C"标记停止闪烁并有蜂鸣提示音时，显示的读数即为体温，这是口腔体温。反复多测几次，口腔体温应当相同，如果不相同，则该表重复性不好，不能选用，也不需要做准确度检查，如果口腔体温完全相同，则可以进行腋下测温，当"C"标记停止闪烁并有蜂鸣提示音时，显示的读数即为腋下体温。同样，多测几次，腋下体温数值相同。一般口腔温度比腋下温度高1度左右，如果测试的口腔温度比腋下温度高得太多或太少，则可认为该数字体温计准确度不令人满意。
4、如果体温计放于舌下1分钟后，取出"C"标记仍在继续闪烁，则需断掉体温计的电源5分钟后再接通电源，重新进行测量。一般情况下，从口中取出体温后，显示不会再闪烁。如果仍断续闪烁，该表定有问题，不能选用。
5、是不是正规厂家生产的，标准二类医疗器械，有没有售后服务，有没有电话地址，等等外包装信息，也可以到相关公司官网上查询。