标题：EtherScope ES网络通二代无线型
词条前言
如果你是网络管理员，当你接到用户的电话，反映他们不能通过无线接入网络，或者接入速度过慢。EtherScopeES网络通二代无线型（以下简称ES网络通二代）可以帮助您迅速解决问题。ES网络通二代具备支持a/b/g无线局域网和10/100/千兆以太网光口，能够使您从接入点的双方向透视您的无线网络，从而快速解决故障。
  
产品概述
1.快速解决各种无线网络问题——通过802.11a/b/g网络，扫描2.4GHz和5GHz的频率，从而透视RF。
2.定位最高网络占用者——测量网络占用情况，找出需要更多无线网络的用户，并判断哪些无线接入点负担过重。
3.发现未授权设备——发现非正常、未授权的接入点，通过信号强弱和方向工具迅速判断这些接入点的位置，无论他们是在大厦内部还是外部。
4.计划无线网络的扩展规模——通过站点调研能力判断目前无线网络的覆盖情况。
5.对EAP认证进行故障诊断——监测每个无线用户在EAP认证过程中是否，何时，以及在哪里出现问题。
6.快速浏览无线传输数据——浏览所有无线结构和用户装置，监测信号数据，判断网络利用情况。另外，无限网络评估统计功能帮助您对WLAN进行故障诊断。
7.简便易用——ES网络通二代拥有彩色界面，触摸屏，内容直观易懂，使您在使用过程中只需进行简便的操作，就能快速解决问题。
  
产品功能
对RF覆盖和性能问题进行故障诊断
1.RF评估
是否同信道干扰造成了网络问题？是否信号强度不足以支持所有的用户？无线ES网络通二代对2.4GHz和5GHz频率进行连续不断的扫描，从而使您能够了解无线局域网的覆盖范围和性能.您也可以从下拉菜单中选择您需要评估方法，其中包括信号强度，信噪比，带宽利用率，以及其他一些有用的测量方法。通过ES网络通二代，您可以迅速判断您的接入点配置是否合理，RF传输功率是否正确。
  
2.无线网络透视
您知道是谁正在使用无线网络并判断他们的位置吗？那些无线用户是否集中在楼宇的某一个区域，因此降低了网络性能？无线ES网络通二代可迅速判断所有的无线接入点，发现那些集中在某一个区域的客户端。它强大的无线网络透视能力帮助您更正确的部署和扩展无线接入点。
  
3.找出占用最多带宽的用户
使用ES网络通二代的无线功能，您可以轻松的判断出谁是最大带宽的占用者，找出最繁忙的接入点和无线需求最大的用户。
ES网络通二代可以提供FCS错误分析，串扰，重传等评估方法，使您发现不正常流量，并定位出这些不正常流量源，从而迅速解决他们。
    
加强无线安全
1.发现未授权设备
无线安全是无线网络拥有者最大的顾虑，而无线安全策略也难以执行。无线ES网络通二代能够对无线环境进行定期的检查，自动发现恶意接入点，未经授权的无线网桥、移动客户端和adhoc网络，并可以快速响应和解决问题。
  
2.定位非正常设备
通过无线ES网络通二代的定位功能，那些非正常设备和非法入侵网络将被自动跟踪。通过声音和图像指示器，你能迅速定位这些入侵设备。
  
3.验证授权和加密
无线ES网络通二代能够发现用户设备是否遵循正确的授权程序。它的登录测试工具能够测试和跟踪EAP认证，会模拟用户端登录接入点，并跟踪和记录认证过程。发现EAP认证是否正常进行，或者在何时何地出现故障。
  
规划无线网络扩展：现场勘测
接入点的部署，是否导致您的RF环境变化了？您的无线网络覆盖范围是否足以支持所有的用户？它是否能保证用户上网浏览的连续性？当无线网络部署后，无线ES网络通二代能够立刻获取RF基线覆盖数据，并与历史数据进行比较。这些信息指导您对无线接入点传输能力进行微小的调节，重新部署接入点，或者在RF环境变化影响整个公司网络之前增加新的接入点。
  
网络分析报告
ES网络通二代以XML格式进行报告，并记录网络评估信息，测试点调查数据以及发现的网络问题名单。这些记录可用于进行网络的实时状况报告和历史参考。
  
ES网络通二代增强型局域网测试套包
ES网络通二代增强型局域网测试套包具有更快速更深入的分析能力，它包括ES网络通仪表、OVC控制台软件和OPV-PE协议分析专家软件，该产品套包在现场故障诊断的基础上又增加了网络长期监测和协议分析的能力。OVC网络监测软件可快速发现和持续监测网络设备，并进行文档备案。OVC将设备信息清楚地进行分类，帮助您快速发现何处有故障，并找到故障设备，从而快速解决故障。OPV-PE软件提供协议分析能力，通过PC上的网卡接入网络，进行数据分析。它的专家分析系统可以快速发现问题，并给出修正建议。增强的七层解码能力，可以分析出最难查找的故障和应用问题。
  
技术指标
一般规格
重量（含电池）：0.86kg
尺寸：19.1×15.2×4.4cm
显示LCD：液晶触摸屏，640×480像素，TFT（有源）彩色面板，触摸板
LED指示灯：6个（包括电源LED指示灯）
电源
电池：锂离子7.2V直流（额定），4.2A，可拆卸/可充电
电池寿命：正常情况下4小时，待机模式下10小时
外接交流适配器/电池充电器：交流输入90至264V交流电，48至62Hz，1.5A；直流输出15v直流电，1.2A（隔离输出）
自动充电器：12V“打火机”充电器，带有充分伸展后达6英尺（1.8m）的螺旋电线和LED电源指示灯
端口
通信和配件端口： 1个USB（支持带外NIC以用于远程控制）、1个PCMCIA/Cardbus（PC卡II型）、1个SFP架、1个CompactFlash（卡类型I/II）、1个DB-9串行接口、耳机插孔、麦克风插孔、Kensington锁孔
RJ-45/铜缆端口： RJ-4510/100/1000BASE-T以太网。LAN选件必须能够激活铜缆端口。
光纤端口：小型可插拔(SFP)，符合MSA。光纤选件必须能够激活光纤端口。
支持的SFP模块： 1000BASE-LX，SX，ZX，BX，100BASEFX。MS-SX、MS-LX、以及MS-100FX型号的收发器需要4.0或更高版本的EtherScope软件。
SFP：连接器双工LC
环境和安全
操作温度：0°至+50°C（32°至122°F），相对湿度最高95%
电池充电：10°至+40°C（50°至104°F），相对湿度最高95%
贮存温度：-20°至+60°C（-4°至140°F）
冲击和振动：符合3类设备的MIL-PRF-28800F要求
安全： CSA加拿大和美国，CE，FCCPart15ClassA，C-TICKN10140；通用AC适配器的UL和CSA认证。EMC符合EN61326，A类，标准C
铜缆介质（有线/增强型）
电缆类型：非屏蔽双绞线LAN电缆（100和120OhmUTP）箔制屏蔽双绞线LAN电缆（100和120OhmScTP）
电缆长度： 1至305米（3至1000英尺），具体取决于所选缆线类型
长度解析：±[读数的5%+1米（3英尺）]，带开路、短路，带布线图适配器，或终止时发射=20%
接收等级： 100至5000mVp-p
数据链路信号：500至4000mVp-p
测量终端缆线：缆线检验功能测试单独的双绞线，该缆线终止于大多数设备制造商的以太网端口，例如集线器、交换机或NIC。除了电缆识别器布线图和办公室定位器ID外，所有电缆测试在数据链路信号中都是可操作的。
布线图/办公室定位器兼容性：检测短路、开路和接头错线组合。与FlukeNetworks电缆识别器布线图适配器/办公室定位器兼容。
容错性：分析仪上的RJ-45以太网连接设计为最高可承受100伏电压。
光功率计（有线/增强型）
接收输入功率、传送输出功率、温度、电压、TX偏压电流：可实时访问SFP操作参数的数字诊断监控，符合SFP多源协议（MSA）和SFF-8472。
ProVision测试
兼容的远程设备：EtherScopeMetroScope、LinkRunnerPRO/Duo（带反射器）、第1层环回、802.3ah设备。要进行16K巨型帧测试，需要使用具有v5软件的EtherScope或LinkRunnerDuo。
测试配置：每一种测试都由若干个按序运行的套件组成。使用一到四台对等设备时，每个套件可测量多达八个流（包括上游和下游）；使用一到四个反射器时，每个套件可测试多达四个流（往返）。
测试持续时间：每个套件的运行时间均介于1到24小时之间。各个套件可以按顺序运行，测试时间长度几乎不受限制。
测试：并行测量吞吐量，延迟，抖动，损耗/BERT
应用端口：由用户定义，按流进行划分
帧内容：所有0、所有1、交替1和0、伪随机位序列（PRBS）、增量字节、HFPAT、LFPAT、MFPAT、LCRPAT、SCRPAT
帧长：48、64、128、256、512、1024、1280、1518、2024、9000、RFC-2544扫描、巨型帧扫描或用户定义大小的扫描，包括大小高达16000的巨型帧
速率（bps）：最高为1000Mbps（可按流选择）
802.1Q设置：每一个单独流或所有流的VLANID、QoS（带CoS和ToS）、QinQVLANID以及优先级。所有流的可编程TPID、DEI、CFI以及VID。
IPTOS设置：IP优先级/TOS参数、区分服务码点（DiffServeCodePoint）
通过/失败限制：吞吐量（上、下游分别设定），延迟，抖动，损耗/BERT
摘要显示：所有数据流和测量的摘要矩阵表；IP/Mac地址、VLANPriority/TOS、状态、以bps和fps表示的Tx和Rx速率、发送和丢失的帧、丢帧率、出错间隔时间，以及当前、平均及最大的延迟和抖动。
详情显示：以表格（按帧大小），图形（按帧大小）或趋势分析（按当前时间间隔或所有帧大小的总测试持续时间）来显示单独的测量数据。
丢帧统计数据：以下项目的总数，当前值以及最大值：已发送和丢失的帧，损耗率，BER，出错间隔，出现严重错误间隔
数据导出：每当达到测试持续时间的测量间隔时，均会将对吞吐量、已发送/已接收的帧、损耗、延迟以及抖动的测试结果加盖时间戳，并将其保存到CD卡上。
RFC2544性能测试
兼容的远程设备：EtherScopeMetroScope、LinkRunnerPRO/Duo（带反射器）、第1层环回、802.3ah设备
RFC-2544合规性测试：吞吐量、延时、丢帧、背靠背
其它性能测试：丢帧率、抖动、FrameBERT
帧内容：所有0、所有1、交替1和0、伪随机位序列（PRBS）、增量字节、HFPAT、LFPAT、MFPAT、LCRPAT、SCRPAT
帧长：64、128、256、512、1024、1280、1518、9000RFC-2544扫描、巨型帧扫描或用户定义大小的扫描，包括大小高达16000的巨型帧
应用端口：用户定义
速率（bps）：最高达1000M
802.1Q设置：VLANId、优先级
IPTOS设置：IP优先级/TOS参数、区分服务码点（DiffServeCodePoint）
吞吐量设置：持续时间、最大速率、测量精度、通过/失败限制
延时设置：持续时间、速率、重复次数、通过/失败限制
丢帧率设置：持续时间、速率、步长、通过/失败限制
丢帧率设置：持续时间、速率、步长、通过/失败
背靠背设置：最小和最大持续时间、速率、重复次数、通过/失败限制
丢帧率：持续时间、速率、通过/失败限制
抖动设置：持续时间、速率、通过/失败限制
FrameBERT设置：持续时间、速率、通过/失败限制
服务器响应工具
TCP端口响应：DNS名称、IP地址、端口名称、端口号、端口响应情况
TCP跟踪路由：跳跃总数、路由器名称、IP地址、RTT平均值以及占RTT总数的百分比
网络吞吐量选项
兼容的远端设备：EtherScope、MetroScope、LinkRunnerPRO/Duo（带反射器选件）、OptiViewv3IntegratedNetworkAnalyzer、OneTouchSeriesII
帧内容：所有0、所有1、交替1和0、伪随机位序列(PRBS)
帧长：64、128、256、512、1024、1280、1518，所有尺寸扫描
速率（bps）：12336至1000M
持续时间（秒）：1至64，800（18小时）
结果：发送和接收帧，上行和下行方向的速率和百分比丢失
结果格式：表格、图形、基于xml的报告
流量生成器
流量类型：广播、多播或单播、FCS错误
帧类型：第1层FLUKE、第2层FLUKE，第3层FLUKE、BenignEthernet、BenignLLC、NetBEUI、BenignIP、IP/ICMPEcho、IP/UDPEcho、IP/UDPDiscard、IP/UDPChargen、IP/UDPNFS、IP/UDPNetBIOS
帧长：48、64、128、256、512、1024、1280、1518、9000，由用户定义，最高为16000B
速率：使用率>0-100%，1–1488095帧/秒
服务性能工具
所测试设备的类别：DHCP服务器、DNS服务器、电子邮件服务器（SMTP，POP3）、FTP服务器、NT文件服务器、Web服务器、WINS服务器、由用户定义的服务器
测试控制：重复次数、间隔时间
添加设备，按照：IP地址或主机名称（Web服务器需添加URL）
DHCP服务器通过与失败标准：Ping响应时间、服务器响应时间
DHCP服务器BOOTP参数（可选）：子网掩码、域名服务器、WINS服务器、NetBIOS范围、POP3服务器、路由器/默认网关、客户端DNS域名、NetBIOS节点类型、SMTP服务器、Web服务器DNS服务器通过/失败标准：Ping响应时间、服务器响应时间
电子邮件服务器通过/失败标准：Ping响应时间、SMTPSYN/ACK响应时间、SMTP响应时间、POP3SYN/ACK响应时间、POP3响应时间
电子邮件服务器操作方式：仅限连接，仅限登录，发送/接收
FTP服务器通过/失败标准：Ping响应时间、SYN/ACK响应时间、连接时间、断开时间、删除文件时间、写入速率，读取速率
FTP服务器操作方式：服务器响应、读取、写/读/删除
NT文件服务器通过/失败标准：Ping响应时间、SYN/ACK响应时间、连接时间、断开时间、删除文件时间、写入速率，读取速率
NT文件服务器操作方式：服务器响应、读取、写/读/删除
Web服务器通过/失败标准：Web服务器名称查寻时间、Ping响应时间、SYN/ACK响应时间、首次回复时间，接收时间，接收速率
WINS服务器通过/失败标准：Ping响应时间、服务器响应时间
用户定义服务器通过/失败标准：Ping响应时间，SYN/ACK响应时间
结果格式：表格、图形、基于xml的报告
802.3ah客户端
功能：远程设备发现，向上循环（保持1活动），向下循环。可在其它MS功能处于活动状态时在后台运行。
显示屏：远程环回能力、OAM状态OAM模式链路状态、OAM最大尺寸，远程状态
IPTV测试
配置：多播组IP、端口号、加入、离开、RTSPURL、设定、播放、暂停、拆卸
结果：IGMP延迟、已发送数据包的总数、连接时间、数据包接收率、RFC-4445MDI延迟因素、以及MPEG-2流的媒介丢失率
仪表设置
TCP/IP：DHCP，静态
TCP/IP管理：DHCP，静态（使用单独购买的USB以太网适配器进行管理）
802.1Q：S-VLAN、C-VLAN、TPID、优先级、DEI、VID
IP服务类型（TOS）：IP优先级次序、DSCP
安全性：802.1X；802.1X、WEP、WPAPSK、802.11iPSK、WPA、WPA2
802.1XEAP类型：TLS、GTC、MD5、MSCHAPV5、PEAPGTC、PEAPMD5、PEAPMS-CHAP-V2、PEAPTLS、TTLSPAP、TTLSCHAP、TTLSMSCHAP、TTLSMSCHAP-V2、TTLSEAP-MD5、TTLSEAP-GTC、TTLS-EAP-MSCHAP-V2、TTLSEAP-TLS、EAPFAST
活动测试：用户自定义测试显示在详细的视图主页和下拉导航菜单中。
SNMP：v1，v2，v3（带SHA和MD5验证、DES加密）
以太网：自动协商、强制设置、MAC地址
设备安全：适用于远程UI的密码控制，ProVision和RFC2544测试，SNMP设置，以及802.1X
常规：用作远程、高级远程NAT/Proxy（代理）设置、用户首选项
组名称：WLAN为一个或多个设备指定别名
工具
LAN：Ping、跟踪路由、跟踪交换机路由、流量生成器、web浏览器、telnet、SSHtelnet、终端、FTP、TFTP、xDP端口监视工具（CDP，LLDP、服务性能工具、取出CF卡、锁定屏幕、报告
WLAN：Ping、跟踪路由、web浏览器、telnet、SSHtelnet、终端、FTP、TFTP、无线吞吐量、报告
无线LAN适配器卡
规格遵循标准：IEEE802.11a，11b，11g
合格证：FCCpart15、Telec、CTICK、ETSI、EN301893、EN60950
互操作性：遵循WECA标准
界面：32位Cardbus
室外操作范围：最高为515米（1690英尺）
室内操作范围：最高为85米（279英尺）
数据传输速率：802.11a：最高为54Mbps，802.11b：最高为11Mbps，802.11g：最高为54Mbps
输出功率：峰值功率18dBm
架构模式：BBS
外置天线接头插座：HiroseMS-147
无线局域网定向天线
频率范围：2.4–2.5和4.9–5.9GHz
最小增益：在2.4GHz频带中为5.0dBi，在5GHz频带中为7.0dBi
外置天线接头插头：HiroseMS-147
其他信息
ES2-LAN：10/100/1000双绞线，ES网络通二代有线型ES网络通主机，支持10/100/1000Mbps以太网分析功能
ES2-LAN-SX：10/100/1000双绞线，1000光纤网络，ES网络通二代有线型扩展套包ES-Lan，加上SX光纤功能
ES2-LAN-SX-I：10/100/1000双绞线，1000光纤网络，ITO，ES网络通二代有线型扩展套包，带ITOES2-LAN，加上SX光纤选件，ITO吞吐量测试选件
ES2-WLAN：802.11a/b/g无线网络，ES网络通二代无线型ES网络通主机，加上CardbusWLAN适配器，支持802.11a/b/g无线网络分析功能
ES2-PRO：10/100/1000双绞线，802.11a/b/g无线网络，ES网络通二代有线和无线增强型ES-LAN，加上CardbusWLAN适配器，支持802.11a/b/g无线网络分析功能
ES2-PRO-I：10/100/1000双绞线，802.11a/b/g无线网络，ITO，ES网络通二代有线无线增强型，带ITOES2-PRO，加上ITO吞吐量测试选件
ES2-PRO-SXLX-I/S：10/100/1000双绞线，802.11a/b/g无线网络，ITO，1000光纤网络，ES网络通二代有线无线型扩展套包加上SX光纤选件，LX光纤SFP光口模块，ITO吞吐量测试选件，备用电池，外部充电器，USBmini键盘，WireViewoutletIDs#2-#6，便携包
ES2-PRO-PE：10/100/1000双绞线，802.11a/b/g无线网络，PE，ES网络通二代PE测试套包ES-PRO，加上OPV-PE协议分析专家软件
ES2-PRO-OVC：10/100/1000双绞线，802.11a/b/g无线网络，OVC-500，ES网络通二代OVC测试套包ES-PRO，加上OPVConsole控制台软件（500个节点）
ES2-PRO-OVC/PE：10/100/1000双绞线，802.11a/b/g无线网络，OVC-500，PE，ES网络通二代OVC/PE高级测试套包ES-PRO，加上OPV-PE协议分析专家软件和OPVConsole控制台软件（500个节点）
ES2-PRO-INTAIR：10/100/1000双绞线，802.11a/b/g无线网络，InterpretAir，ES网络通二代InterpretAir无线分析软件套包ES2-PRO，加上InterpretAir无线分析软件
ES2-PRO-IA-AA：10/100/1000双绞线，802.11a/b/g无线网络，InterpretAir，ES网络通二代Wi-Fi高级无线分析软件套包
ES2-LAN-CIQ100：10/100/1000双绞线，ES网络通二代CabileIQ100工具包ES2-LAN，加上CableIQ电缆鉴定测试仪