标题：高压兆欧表
高压兆欧表
由中大规模集成电路组成。输出功率大，短路电流值高，输出电压等级多，是电力、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。  高压兆欧表
技术参数：
1.使用条件
环境温度：0℃~+45℃
  
相对湿度：≤85%RH
2.输出电压等级、测量范围、分辨率、误差以及电压带载能力及短路电流
输出电压等级500V,1000V,2000V,2500V
测量范围：0～19999MΩ
相对误差：≤±4%±1d
分辨率：0.01 MΩ，0.1 MΩ，1.0 MΩ,10.0 MΩ
电压负载：2500V/20 MΩ
电压跌落约：10%
短路电流：>1.6mA
3.电源适用范围及功率损耗
直流：7－9V（6节5#可充电电池）外接交流220V电源进行充电。
功耗：静态功耗≤160mW；最大功率≤2.5W
主要特点：
①表不需人力作功，由自带充电电池供电，量程可自动转换，一目了然的面板操作
LDC显示，使得测量十分方便和迅速
②测试阻值量程宽，重量轻
③输出功率大、带载能力强，抗干扰能力强
使用方法：
1.测量前，应将兆欧表保持水平位置，检测仪表是否正常，左手按住表身，右手摇动兆欧表摇柄，转速约120r/min，指针应指向无穷大（∞），否则说明兆欧表有故障。 
2.测量前，应切断被测电器及回路的电源，并对相关元件进行临时接地放电，以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。 
3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端（L、E、G）。测量回路对地电阻时，L端与回路的裸露导体连接，E端连接接地线或金属外壳；测量回路的绝缘电阻时，回路的首端与尾端分别与L、E连接；测量电缆的绝缘电阻时，为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响，应将电缆的屏蔽层接至G端。 
4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好，两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离，以免影响测量精度。 
5.摇动兆欧表时，不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路，以防触电。 
6.摇动兆欧表后，各接线柱之间不能短接，以免损坏。
7、电子兆欧表多采用倍压电路，五号电池或者九伏电池供电工作时所需供电电流较大，故在不使用时务必要关机（即便有自动关机功能的建议用完后就手动关机）以上只是一点点关于兆欧表的使用方法。
维护及选择
如果用万用表来测量设备的绝缘电阻，那么测得的只是在低压下的绝缘电阻值，不能真正反映在高压条件下工作时的绝缘性能。数字兆欧表与万用表不同之处是本身带有电压较高的电源，电压为500～5000V。因此，用数字兆欧表测量绝缘电阻，能得到符合实际工作条件的绝缘电阻值。 
1.数字兆欧表的使用维护 测量前要先切断被测设备的电源，并将设备的导电部分与大地接通，进行充分放电，以保证安全。用数字兆欧表测量过的电气设备，也要及时接地放电，方可进行再次测量。 测量前要先检查数字兆欧表是否完好，即在数字兆欧表未接上被测物之前，打开电源开关，检测数字兆欧表电池情况，如果数字兆欧表电池欠压应及时更换电池，否则测量数据不可取。将测试线插入接线柱“线（L）和地（E）”，选择测试电压，断开测试线，按下测试按键，观察 显示是否数字是否显示无穷大。将接线柱“线（L）和地（E）”短接，按下测试按键，观察是否显示“0”。如液晶屏不显示“0”，表明数字兆欧表有故障，应检修后再用。 必须正确接线。数字兆欧表上一般有三个接线柱，分别标有L（线路）、E（接地）和G（屏蔽）。其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分，E接被测物的外壳或大地，G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。接线柱G是用来屏蔽表面电流的。如测量电缆的绝缘电阻时，由于绝缘材料表面存在漏电电流，将使测量结果不准，尤其是在湿度很大的场合及电缆绝缘表面又不干净的情况下，会使测量误差很大。为避免表面电流的影响，在被测物的表面加一个金属屏蔽环，与数字兆欧表的“屏蔽”接线柱相连。这样，表面漏电流IB从发电机正极出发，经接线柱G流回发电机负极而构成回路。IB不再经过兆欧表的测量机构，因此从根本上消除了表面漏电流的影响。 接线柱与被测设备间连接的导线不能用双股绝缘线或绞线，应该用单股线分开单独连接，避免因绞线绝缘不良而引起误差。为获得正确的测量结果，被测设备的表面应用干净的布或棉纱擦试干净。 测量具有大电容设备的绝缘电阻，读数后不能立即断开兆欧表，否则已被充电的电容器将对兆欧表放电，有可能烧坏兆欧表。应在读数后应首先断开测试线， 然后再停止测试，在兆欧表和被测物充分放电以前，不能用手触及被试设备的导电部分。 测量设备的绝缘电阻时，还应记下测量时的温度、湿度、被试物的有关状况等，以便于对测量结果进行分析。 
2 数字兆欧表的选择数字兆欧表的选择，主要是选择它的电压及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高，须选用电压高的兆欧表进行测试；低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高，为保证设备安全，应选择电压低的数字兆欧表。
兆欧表的使用：
1、选用符合电压等级的兆欧表。一般情况下，额定电压在500V以下的设备，应选用500V或1000V的摇表；额定电压在500V以上的设备，选用1000V~2500V的摇表。
2、只能在设备不带电，也没有感应电的情况下测量。
3、测量前应将摇表进行一次开路和短路试验，检查摇表是否良好。将两连接线开路，摇动手柄，指针应指在“∞”处，再把两连接线短接一下，指针应指在“0”处，符合上述条件者即良好，否则不能使用。 
4、测量绝缘电阻时，一般只用“L”和“E”端，但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时，就要使用“G”端，并将“G”端接屏蔽层或外壳。这样就使得流经绝缘表面的电流不再经过流比计的测量线圈，而是直接流经 G 端构成回路，所以，测得的绝缘电阻只是电缆绝缘的体积电阻。
5、线路接好后，可按顺时针方向转动摇把，摇动的速度应由慢而快，当转速达到每分钟120转左右时（ZC-25型），保持匀速转动，并且要边摇边读数，不能停下来读数。 
6、摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前，严禁用手触及。测量结束时，对于大电容设备要放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可。 
7、一般最小刻度为1M欧，测量电阻应大于100K。
8、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻，摇测过程中，被测设备上不能有人工作。此外要定期校验其准确度。
兆欧表基本参数：
500V DC：额定电阻：100MΩ
第一有效测量量程及公差：指示刻度的±5%在0.1 ~ 50MΩ
第二有效测量量程及公差：指示刻度的±10%在0.05 ~ 0.1MΩ和50 ~ 100MΩ
1000V DC：额定电阻：2000MΩ
第一有效测量量程及公差：指示刻度的±5%在2~ 1000MΩ
第二有效测量量程及公差：指示刻度的±10%在1 ~ 2MΩ和1000 ~ 2000MΩ
结构说明（表2）
表2：结构图说明序号名 称功 能(1)地端（EARTH）接于被试设备的外壳或地上(2)线路端（LINE）高压输出端口，接于被试设备的高压导体上(3)屏蔽端（GUARD）接于被试设备的高压护环，以消除表面泄漏电流的影响(4)双排刻度线上档为绿色：500V/0.2GΩ～20GΩ，
1000V/0.4GΩ～40GΩ，
2500V/1 GΩ～100 GΩ，
5000V/2GΩ～200 GΩ。
下档为红色： 500V/0～400MΩ，
1000V/0～800 MΩ，
2500V/0～2000 MΩ，
5000V/0～4000 MΩ。(5)绿色发光二极管发光时读绿档（上档）刻度。(6)红色发光二极管发光时读红档（下档）刻度。(7)机械调零调整机械指针位置，使其对准∞刻度线。(8)波段开关可实现输出电压选择，电池检测，电源开关等功能（9）充电插孔输入为直流15V(10)测试键按下开始测试，按下后如顺时针旋转可锁定此键(11)状态显示灯可显示高压输出，电源工作状态，充电状态等信息