标题：氧化锌测试仪
氧化锌测试仪概述：
氧化锌测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器，广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测（带电测试）和实验室（停电检修）的测试中。符合中华人民共和国电力行业标准《DL474.5—92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要术。本仪器采用微电脑进行采样、控制等先进技术，可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。并显示电压、电流的波形及打印输出。采用大屏幕液晶显示，汉字菜单提示操作，使人机交换功能更强。同时提供现场的接线显示。本仪器具有接线简单、测量精度高、可靠性强等特点。
氧化锌测试仪技术指标：
1．测量参数及范围 试验电压： KV　　三次谐波电压： KV  氧化锌测试仪图片　　全电流（峰值）： 0－20 mA
三次谐波电流： 0－20 mA
阻性电流（峰值）： 0－20 mA 
阻性电流峰值： 0－20 mA
容性电流（峰值）： 0－20 mA
避雷器功耗： 0－8W
除显示上述各测量值外，还可显示电压及全电流的波形。
2．测量误差：
试验电压： ±2%
全电流： ±2%
阻性电流： ±5%
容性电流： ±5%
避雷器功耗： ±5%
3．输入信号：
电压信号（PT的低压测）： AC 5 ~ 200V
电流信号： AC 0 ~ 20mA
4．工作电源：
AC 220V±10% 50Hz
5. 电池连续工作时间：               8小时以上
6. 电池充电时间：                   6小时以上
7. 仪器尺寸：                           34cm×22cm×20cm
8. 仪器重量：                           5kg(不含电缆箱)
氧化锌测试仪操作模式：
1． 有线模式：
仪器输入PT二次电压作为参考信号，同时输入MOA电流信号，经过傅立叶变换可以得到电压基波U1、电流基波峰值Ix1p和电流电压角度Φ。因此与电压同相分量为阻性电流基波峰值（Ir1p），正交分量是容性电流基波峰值（Ic1p）：
Ir1p=Ix1pCOSΦ Ic1p=Ix1pSINΦ
考虑到δ=90°—Φ相当于介损角，直接用Φ评价MOA也是十分简捷的：没有“相间干扰”时，Φ大多在81°~86°之间。按“阻性电流不能超过总电流的25%”要求，Φ不能小于75.5°，可参考下表对MOA性能分段评价：
性能<75°75°~77°78°~80°81°~83°84°~89°>89°Φ劣差中良优有干扰
实际上Φ<80°时应当引起注意。
接地:
测量前先连接地线，测量完最后拆接地线！如果接地点有油漆或锈蚀必须清除干净。
参考电压
参考电压信号线一端插入参考电压插座，另一端接被测相PT二次低压输出：小黑夹子接中性点(x)，小红夹子接待测相电压(a/b/c)。外施法测量时接升压变压器的测量绕组。如果PT距离较远，可使用加长线。靠近两个小夹子处各有一只0.1A保险管，用于防止意外烧断PT保险丝。0.1A保险管损坏后应更换相同规格保险管。
电流信号
先将泄漏电流信号线插头插入仪器，后将另一端夹子夹到（或通过绝缘竿搭到）被测相MOA放电计数器上端。试验室内可将无放电计数器的MOA放到绝缘板上，由MOA下端取电流信号。靠近夹子处有一只0.1A保险管，用于防止错接PT。保险管损坏后应更换相同规格保险管。电流信号不能使用加长线。
2． 感应模式：
在MOA底座上设置电场感应传感器，其感应电流超前电场强度（母线电压）90°，经过积分运算后与电场强度或母线电压同相位，因此可以用电场感应传感器的信号作为测量参考。仪器输入电场感应传感器信号，同时输入MOA电流信号，经过傅立叶变换可以得到电场基波E1、电流基波峰值Ix1p和电流电场角度Φ。与电场同相分量为阻性电流基波峰值（Ir1p），正交分量是容性电流基波峰值（Ic1p）。
使用B相感应信号作参考
因为A/C两个边相对B相底座的电场影响抵消，应将感应板设置到B相MOA底座上与A/C相相对称的位置，可以得到B相正确的相位信息。A/C相MOA底座电场受B相影响，不要将感应板设置到A/C相MOA底座上。
3.  无线模式：
使用无线传输终端把PT二次电压信号传送到仪器的电压采集部分。从而代替连接PT的长线。
无线传输终端
小黑夹子接中性点(x)，小红夹子接B相。靠近两个小夹子处各有一只0.1A保险管，用于防止意外烧断PT保险丝。0.1A保险管损坏后应更换相同规格保险管。
电流信号
先将泄漏电流信号线插头插入仪器，后将另一端夹子夹到（或通过绝缘竿搭到）被测相MOA放电计数器上端。试验室内可将无放电计数器的MOA放到绝缘板上，由MOA下端取电流信号。靠近夹子处有一只0.1A保险管，用于防止错接PT。保险管损坏后应更换相同规格保险管。电流信号不能使用加长线。
4.  三相同测：
接地:
测量前先连接地线，测量完最后拆接地线！如果接地点有油漆或锈蚀必须清除干净。
参考电压
参考电压信号线一端插入参考电压插座，另一端接B相PT二次低压输出。靠近两个小夹子处各有一只0.1A保险管，用于防止意外烧断PT保险丝。0.1A保险管损坏后应更换相同规格保险管。
电流信号
先将泄漏电流信号线插头插入仪器，后将另一端的四个夹子夹到（或通过绝缘竿搭到）A,B,C相MOA放电计数器上端和地端。靠近夹子处有一只0.1A保险管，用于防止错接PT。保险管损坏后应更换相同规格保险管。电流信号不能使用加长线。
氧化锌测试仪操作步骤：
打开电源开关, 屏幕出现开机界面
约几秒后出现如下所示主菜单（图）。
主菜单的具体操作说明如下：
l         线路编号：按“功能”键将光标指向“线路编号”，按“确定”键进入；按“功能”键选择要调整的位置，此位置下会有一个小光标；按 “增大”、“减小” 键进行选择，所有位调整完成后，按“确定”键。
l         PT变比：按“功能”键将光标指向“PT 变比”，按“确定”进入；按“功能”键选择要调整的位置，此位置下会有一个小光标；按 “增大”、“减小” 键进行选择，所有位调整完成后，按“确定”键。
l         测试相序：按“功能”键将光标指向“测试相序”，按“确定”进入；按“功能”键选择要调整的位置，此位置下会有一个小光标；按 “增大”、“减小” 键进行选择，所有位调整完成后，按“确定”键。其中A,B,C表示单相测量,X表示三相同测.
l         补偿角度：调整方法同上，一般相间干扰的影响大约在2°~ 5°，由于准确测算干扰量有一定困难，一般不提倡硬性补偿，而是将其设置为0.0°,可以按规程要求，纵向比较一段时间内数据变化趋势。如果需要调整边相校正角，可参考后面“测量原理”的有关章节.如果选择三相同测,角度自动补偿.
l         日期：调整方法同上，用“功能”键选择要调整的项目年、月、日、时、分、秒，用“增大”、“减小”键进行调整，全部调整完后，按“确定”键。
l         模式 ： 按“确定”将会在有线,感应,无线三种模式之间切换.
l         查看：按键盘“功能”键将光标指向“查看”，按“确定”进入（如图六所示）；按 “增大、减小、功能” 键选择要查看的数据，按“确定”键显示该组数据； 
l         测量：按“功能”键使光标指向“测试”，按“确定”进入测量，出现图七所示测量画面。
显示： 转换显示画面，显示全部测试信息，或简要显示。如果是三相同测,按“增大”,“减小”可以循环显示三相的信息
打印：可将测量的数据打印出来，但不存储
存储：存储当前数据，选择好数据的存储位置，按“确定”键保存。
退出：退出测量，回到系统主菜单。
7．数据上传：将随机携带的数据通讯打包软件安装到计算机上，用串行通讯线将仪器与计算机的RS-232串口相连。打开仪器电源，在计算机上运行通讯程序，在计算机上点击所需功能，可完成有关的操作。
氧化锌测试仪测量原理：
1．测量原理
输入电流电压经过数字滤波后，取出基波，然后用投影法计算出阻性电流基波峰值Ir1p=Ix1p.cosφ，因基波数值稳定，故目前普遍采用Ir1p衡量避雷器性能。
总电流基波峰值Ix1p在电压基波U1（E1）方向投影为Ir1p，在垂直方向投影为Ic1p，φ为电流电压基波相位角，其中包含选定的补偿角度(图七)。因此，用φ和Ir1p均能直观衡量MOA性能。
2．相间干扰
现场测量时，一字排列的避雷器(图八)，中间B相通过杂散电容对A、C泄漏电流产生影响，使A相φ减小，阻性电流增大，C相φ增大，阻性电流减小甚至为负，这种现象称相间干扰(图九)。
一种方法是补偿相间干扰：假设Ia、Ic无干扰时相位相差120°，假设B相对A、C相干扰是相同的；
将电压取B相，电流取C相，测得φ1=φcb；再将电流取A相，测得φ1=φab；则C相电流与A相电流之间的相位差φca=φcb-φab；
选择校正角Dφ=(φca -120°) / 2，将此值在主菜单中置入仪器即可；
选择好相序，仪器会根据所选相序自动进行角度补偿（A相加Dφ，B相不要补偿即选0，C相减Dφ）
也可不必补偿相间干扰(即补偿角度为0)，从阻性电流的变化趋势判断避雷器性能。
如果允许，可以只给待测相加电，以取得绝对数据。而试验室测量不必考虑相间干扰。
3．避雷器性能判断
避雷器性能可以从阻性电流基波峰值Ir1p判断，但从电流电压角度Φ判断更有效，因为90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的25%，对应的φ为75°；
无相间干扰时：
性能<75°75°～ 79°79°～ 83°83°～ 89°Φ差中良优
有相间干扰时，产生误差：
A相B相C相-2°～ -4°（认为0）+2°～ +4°
实际测量时应考虑此误差影响，尽管有此相间干扰误差，但判断MOA性能还是可行的。如仅用Ir1p判断，在90°附近会有若干倍的变化，此时不如直接查看角度更合理。
4． 实际应用过程中注意:
由于本仪器可以三相同侧，自动补偿，所以使用时候特别方便。上边所说的相间干扰等问题在三相同侧的时候已经由仪器自动计算出来，不需要试验人员计算。总之，使用本仪器时候，只要接好测试线，打开仪器测试就可以。所有的问题仪器已经解决了。
氧化锌测试仪数据说明：
Ux ：工频电压有效值，此电压为实测电压；          
U1 ：工频电压基波有效值；
U3 ：工频电压三次谐波有效值；           
U5 ：工频电压五次谐波有效值；
Ix ：全电流有效值；
Ic : 容性电流有效值；
Ir ：阻性电流峰值；
Ir1：阻性电流基波峰值；
Ir3：阻性电流三次谐波峰值；
Ir5：阻性电流五次谐波峰值；
Ir7：阻性电流七次谐波峰值；
Ic1p：容性电流基波峰值。
Ir1p：阻性电流基波峰值。由于Ir1p比较稳定，有确切来源，应以Ir1p为主要的阻性电流判据。
P  ：有功功率；
Φ ：基波电流超前基波电压的相位差。
波形Ux，Ix为工频电压和全电流的真实波形，它既能反映电压和电流的相位差，又能反映电源质量。
氧化锌测试仪注意事项：
1. 从PT二次取参考电压时，应仔细检查接线以避免PT二次短路。
2. 电压信号输入线和电流信号输入线务必不要接反，如果将电流信号输入线接至PT二次侧或者试验变压器测量端，则可能会烧毁仪器。
3. 在有输入电压和输入电流的情况下，切勿插拔测量线，以免烧坏仪器。
4. 仪器损坏后，请立即停止使用并通知本公司，不要自行开箱修理。仪器工作不正常时，请首先检查电源保险是否熔断。更换型号一致保险后方可继续实验。如果问题较复杂，请直接与我公司联系。
5.本仪器不得置于潮湿和温度过高的环境中。