标题：德威尔差压表
德威尔（Dwyer）简介
美国德威尔仪器仪表制造有限公司(Dwyer Instruments,Inc.)是一家对差压、温度、液位和流量的测量,变送和控制等方面拥有众多精密仪器仪表产品并且在价格上有强竞争力的仪器仪表制造公司。德威尔拥有众多著名独特的品牌系列，例如，Magnehelic、Photohelic差压仪表和Spirahelic压力仪表，Rate-Master、Mini-Master和Visi-Float流量仪表，Slack-Tube和Flex-Tube压力计，Dwyer超微差压开关，还有Flotect流量/液位开关，Hi-Flow控制阀，Self-tune温度控制仪和Iso-Verter信号转换/隔离器等等著名品牌。现在公司把德威尔(Dwyer)产品分为Mercoid，W.E.Anderson，Proximity Controls和Love Controls四大部分，这些产品广泛应用于暖通，空调，食品，制药，生物工程，智能楼宇，电厂，化工，水处理，环境监测，工业制造等领域。建立于1931年的美国德威尔仪器仪表制造有限公司(Dwyer Instruments,Inc.)在1955年时把制造总部从伊利诺斯州的芝加哥市迁移到印地安那州的密歇根市并建立起新的更大，更加完善的制造工厂和辅助设施。以后公司又在印地安那州的瓦卡瑞萨，南怀特里，肯斯卜瑞，沃尔肯特建了四个工厂—接着又在加利福尼亚州的阿纳海姆，明尼苏达州的费格斯、费尔斯，密苏里州的堪萨斯城，和波多黎各的那加波建立了制造工厂。除了制造和销售高质量和精密仪器仪表，德威尔(Dwyer)建立了标准并且完善的客户服务系统——包括具有竞争力的价格，知识渊博、礼仪周到的技术支持来保证持续的长期的合作关系。
德威尔差压表简介
概述德威尔圆盘刻度式差压表均采用Magnehelic电磁连接原理进行测量，性能可靠，防振，隔膜驱动。其中，Magnehelic，Capsuhelic，Photohelic，Capsu-Photohelic采用4英寸的表盘显示差压，而Minihelic和Mini-Photohelic差压表则采用2-1/2英寸的表盘。德威尔Capsuhelic差压表/开关主要用于测量空气和气体中的低差压，也适用测量兼容性液体。标准Capsuhelic和Capsu-Photohelic差压表/开关均采用铝质主体，在测量水基液体时采用铜质主体。新的Mini-Photohelic差压表/开关中装有Minihelic II型差压表和两个带SPDT开关的设定点。除了用来测量差压外，德威尔Photohelic和Capsu-Photohelic带有光电继电器实现对高限和低限的电气控制。所有以上仪表通常用于测量和控制烟气系统、空调系统和洁净室的压力，流速和流量；用于监视燃烧室的抽气，用于指示节流孔板和文丘里管两侧的压力降，用于测量气泡系统中的液位，烟气罩中的排气流速，医疗设备中血压和呼吸压力，以及电子设备中冷却气体的压力，等等。德威尔2000系列Magnehelica差压表  2000系列差压表2000系列Magnehelica差压表精度可以达到2%满刻度以内，以及多达81种量程范围选择，可以满足各种应用需要。2000系列差压表采用德威尔简单、无磨损的Magnehelica活动部件，可迅速指示空气或非腐蚀性气体的低压-正压、负压（真空）或差压皆可。其设计抗冲击、防震，且具有抗过压能力。它没有液体差压表的蒸发、冻结现象，也不会导致中毒或水准问题。2000系列差压表广泛用来测量风扇、鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉体通风、孔板造成的压降，发泡系统的液位和流体放大器的压力或液压系统的压力，还能检测气体-空气比率控制和自动阀门，及监测药学护理设备的血液和呼吸压力等领域。德威尔3000系列Photohelic差压表/开关  3000系列差压表/开关3000MR与3000MRS系列Photohelic开关/差压表利用固态技术，将高精确、高重复性的差压开关和大尺寸模拟显示差压表的功能结合在一起，差压表采用的是耐用的、经时间考验Magnehelic®设计。很容易用面板上的旋钮设置开关。差压表读数不会受开关操作的影响，即使失电，差压表也会精确地显示。固态技术的应用大幅度减少了尺寸和重量。部件可以嵌 入式安装在 4-13/16˝（122mm）的孔中或者用提供的部件进行表面安装。
3000MR型号采用了镀金纯银触点的多功能继电器，这种继电器非常适用于无源电路。对于 开关频繁的场合，选择带有双刀双掷固态继电器的3000MRS 型号。所有型号都提供低限和高限控制，并且包括 18-inch（ 45 cm）为安装电缆。德威尔 4000系列Capsuhelic差压表  4000系列差压表4000系列Capsuhelic差压表是用来快速、准确地指示差压，也可以直接读出流量，过滤器压降，液位以及很多需要测量压力真空，差压的场合。Capsuhelic采用了 DWYER 经过时间考验的Magnehelic差压表设计，它包括一个简化的、无摩擦的活动部件，这使得满刻度读数最低达到0.5 英寸水柱。这个差压表内部整合的膜盒收受测量压力。它能够在承受高达500 psig 的压力系统下，读出甚至小于0.1英寸水柱的差压。膜盒带动的Capsuhelic差压表不需要填充液体,填充液体可能限制室外应用范围。Capsuhelic差压表可在外部调整零点和量程，在通常情况下，不需要拆开压力表。德威尔A3000系列Photohelic微差压表  A3000系列微差压表A3000系列Photohelic微差压表采用经时间验证的Magnehelic设计，将高重复压力开关和精密压力表相结合。价格便宜的Photohelic用来测量和控制空气和兼容气体的正压、负压和差压。标准型其额定值为25psig(1.7bar)，带有35（2.4）或80（5.5bar）psig选项。单压36000S型测量达到6000psig(413bar)的压力，其额定值为9000psig(620bar)。对于高/低限控制，其内部有两个光电晶体管驱动的DPDT继电器。通过仪表前面的旋钮使设定点指示器的调节控制很容易。单个设定点死区仅一个指针宽--小于满量程的1%。所有设定点可以互锁（结合在一起）形成一个可变的死区，是控制风扇、阻尼器以及水泵等的理想选择。仪表的读数是连续的，不受开关动作的影响，甚至在断开电源的情况下，也是不会受影响。压力范围从低量程0~.25″(0~6mm)W.C.到高量程300psig(21bar)之间可选。单向正压可达6000 psig(413bar)。 
德威尔43000系列Capsu-Photohelic差压表/开关  43000系列差压表/开关Capsu-Photohelic差压表/开关是具有多功能、高重复性的差压开关和高精度差压表的组合，差压表采用了经时间考验的Magnehelic的设计。Capsu-Photohelic采用了封装传感元件，能够测量液体及气体的压力达到500psig（34bar），当测量水或水基液体时还可选用铸铜外壳。两个光电管带动双刀双掷继电器用于高/低限制控制，在仪表前部的旋钮很容易调整设定点。每个设定点的死区只有一个指针宽度——小于满量程的1%。两个设定点可以连锁来预防死区的变化。德威尔MP系列Mini-Photohelic 差压开关/表  MP系列差压表/开关MP系列Mini-Photohelic 差压开关/差压表采用了经时间考验的MinihelicII的设计和两个结合起来的定点单刀双掷开关。Mini-Photohelic 是用来测量和控制不易燃和非腐蚀气体产生的正压、负压或者差压。差压表读数独立于开关操作。可通过位于差压表前部和后部的 LED 指示器来观察开关状态。位于设备背部的按键可调节设定点。这个十分紧凑的开关/差压表能理想地应用于通风罩、除尘器、气流输送和洁净室。德威尔2-5000系列MinihelicⅡ型差压表  2-5000系列差压表2-5000MinihelicⅡ型差压表采用表盘式设计，尺寸小巧，价位低并能确保足够精度，产品容易读数，可安全操作的压力达30PSIG。直径2-5/8″的单孔即可实现产品的面板安装。标准压力连接是适合于I.D.管道的带毛刺装置；1/8″外螺纹的可选连接。产品的过压保护是通过与隔膜相连的气膜来实现的。事故发生时的过大压力也不会损坏产品。具备可变透镜的产品，可以最低价格服务于应用。 具备尼龙玻璃和聚碳酸酯透镜的产品，可应用于恶劣的环境并承受较高的压力。具备5%精度、低价格的产品可广泛用于OEM领域和应用领域。OEM应用包括炉灰清洗，医疗呼吸治疗设备，空气取样器，薄片流体罩和电子空气制冷系统。作为一个空气过滤表，产品可作为末端装置用于大型固定发动机，压缩机，通风设备，空气处理装置。MiniheliⅡ型差压表可替代Minihelic型差压表用于要求更高精度灵敏度的高、低差压范围应用场合。3000SGT系列Photohelic开关/差压表/变送器  3000SGT系列差压表/开关/变送器3000SGT系列Photohelic开关/差压表/变送器将几个最重要的控制功能结合于一体。这个多功能仪器采用行业认可推举的标准的德威尔Magnehelic差压表，对低压空气进行可靠的测量。它可以在精度 ±2% 内测量正压、负压或差压，这个经受了时间考验的差压表将空气或者兼容气体的压力可靠地模拟显示在4 英寸直径，80°的刻度盘上。压力表的操作是完全独立的，甚至在失电时，也能够照常工作。
另外，增加两个低/高限制控制（ 或者压力开关）的双刀双掷继电器，能直接驱动 10 amps @ 28VDC 或 120/240 VAC。每个设定点死区为一个指针宽度 － 小于满刻度的 1%，正好足够保证确定位置，避免震荡 。内部吸持线圈使用户能够连接两者对变化的死区单独控制，这样最适用于洁净室和建筑物的正压系统、采暖、通风空调系统，自动空气过滤器或自动空气校准和其它更多的用途。通过与红色指针和前部旋钮，可在整个压力量程范围内自由调整设定点。
最后，Photohelic开关/差压表/变送器包括一个单独的4-20 mA 2-线变送器，10-35 VDC 电源下运行。在后部有单独零点和量程调节。对于100-240V交流电输入到24 - 28V直流输出最好选用A-700 电源转换器，变送器能很好的应用于驱动变速风机和风扇。气门位置，也很适合用在电脑 VAV 系统或在走带式记录仪中连续采集数据。除了将所有这些控制功能结合在一个部件上能明显的降低成本和空间以外 ，只用一套气动连接管件替代了三、四个连接节约了时间和材料。