标题：洗纹身机
洗纹身机工作原理
激光洗纹身机原理:激光洗纹身机主要是利用激光的爆破效应，穿透人 激光洗纹身机(6张)
体表皮，到达真皮层的色素团，被相应的色素吸收；由于激光的作用时间 
极短（仅几个纳秒） 能量极高（每个脉冲的能量最高达650mJ左右）， 
色素团在瞬间吸收了高能量的激光后迅速膨胀，破裂成细小颗粒，随即被 
体内的巨噬细胞吞噬后排除体外；色素逐渐变淡，最后消失，达到治疗目 
的。由于正常皮肤组织对1064nm的激光没有吸收，从而保持细胞框架的完整，绝无形成疤痕的条件。
激光洗纹身机操作及维护
操作方法：1,通电：
连接好电源线接通电源。
2,开机：
确认急停开关的按钮在抬起位置。
将钥匙插入锁开关中，旋至开机状态，此时机内消耗水泵运转，系统进入待机状态。
3,激光输出：
轻按第一个键开机，使系统进入准备状态。
按第四个 频率键选择设置1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hz 至合适程度。
按第二个第三个键调节能量至合适程度。
枪头对准待治疗部位后，踩脚踏即输出激光，松开脚踏时激光停止输出。
【注意】当系统处于工作状态时，避免枪头对准危险部位（如人眼）以免不小心踩到脚踏，激光输出造成事故，每次治疗的时候要先离开脚踏。
4,关机
按第一个键屏上显示由准备转为待机，让系统处于待机状态，30秒钟后关机。
将锁开关旋至关机位置关机。
将电源线拔下使断电，电源指示灯熄灭。 
【注意】严禁在系统处于工作状态下更换光头。简要维护1,清洁输出镜头：
瞄准器后部装有输出镜头，建议每次治疗完毕，检查镜头表面是否有飞溅物附着。如有，请将输出镜头取下，用棉签沾取无水乙醇轻轻擦拭。
2,建议在使用1—2个月后给机器换水一次，这样可增加机器的使用寿命。
警告
严禁在开机状态下检查和清洁输出镜头
1, 补充冷却水：
一般使用2—3个月后，注意从水位观测孔观察冷却水水位。如果冷却水水位低于水线（停机状态下），请用注射器从有孔塞的孔向水箱内注水到水位线位置。
【注意】冷却水必须是蒸馏水！推荐使用医院用制剂蒸馏水或其他品牌纯净水，切记不可用自来水或其它不合格的外来水。
2, 特别说明
本机在软件程序上设有抗干扰措施，开机时，由暂停状态转换为准备状态时或外界的干扰过大时，计算机可能自动复位，系统重新启动。
意外断电时，本机的软件程序设有保护功能，一般一分钟后再开机。
影响洗纹身效果的因素
纹身是否好洗去取决于纹身图案的大小, 位置和所用的色料质量, 去除面 
积比较大,颜色重的图案，据大多数纹身师介绍,黑色的易洗去,彩色的难去 
点,要多次洗除.这就是光凝固法 "在采用 Q 开关掺钕钇铝石榴石激光技术 
的基础上，利用不同波长的激光就能有选择地进行手术，使皮肤不受损伤" 
里纳尔迪说 "光射入真皮，将颜料颗粒变成粉末，使它们之间跳高加大， 
然后被巨噬细胞吸收和清除" 如果纹身的图案颜色较深，可以重复多次， 
不断变换光的波长。由专业纹身师纹的图案比较容易去掉。因为他们植入 
皮肤的颜色深浅相同,另外一个就是专业纹身店所用的纹身针,针嘴是一次 
性的，色料和色料杯也都是每次更换，这样就能排除感染的危险.
治疗特点
1、电脑宽屏多彩液晶显示。　 2、能量可调，治疗范围广。
3、独特的冷却方式，使工作时间更长。
4、固体宝石调Q开关，使单脉宽更窄。
5、安全高，痛感轻，不损伤正常皮肤，不留疤痕。
治疗原理：
利用激光的选择性光热解作用，使激光瞬间产生的高能量被色素颗粒吸收，致使其膨胀，破裂，同时部分色素颗粒随表皮移行至体表被清除，绝大部分被巨噬细胞运行至淋巴结或重新被巨噬细胞吞噬。而周围正常的细胞组织，由于不吸收固定波长的激光，则不形成任何损伤。
治疗范围：　一、Q开关1064nm激光可有效祛除黑色纹身、纹眉、眼线，雀斑，外伤性色素沉着等。
二、Q开关倍频532nm激光适合治疗红色或棕褐色纹身，纹眉，唇线，眼线。并有效淡化红色或棕褐色各类浅层斑。
技术参数：
激光类型 ND:YAG激光 电源 220V 50HZ 6A 
激光波长 1064nm 532nm 重复频率 1-5HZ 
脉冲能量 ≥1200mj 外型尺寸 540x300x330(mm) 
脉冲宽度 6-8ns 总重量 11kg 
注意：许多公司专门靠夸大技术参数提高机器的说服力，本公司技术参数为实际参数 
这款机器自带配件：
1. 铝合金包装1只
2. 激光头2支
3. 超能激光防护眼镜一副
4. 电源线1条
5. 脚塌开关1支
6. 灌水漏斗1只
7. 机器钥匙1套
8. 说明书1份
9. 教学光盘1张
10.保修收据1张
激光洗纹身机在手术中的注意事项
1、治疗时，操作者手握激光手柄尽可能地与治疗部位形成90度直角，保证激光垂直出光，减少激光能量损失；洗眉、眼线、唇线，出光光点应叠加平移形成直线；洗斑痣应取小面积分遍分次治疗，每治疗一小部分，则要求该部位做到渗血现象。
2、由于激光瞬间高能量的照射，浅表皮的一部分色素当即被弹出体外，深层组织内的另一部分则均匀排布到了表皮，所以术后短时间内纹色又有回复；治疗纹色纹层很深的组织时，由于黑色素对激光能量的强烈吸收，可能会产生局部红肿、水疱、甚至形成渗血点出血，这些均属于组织的正常炎症反应，而局部炎症轻重程度则因人而异，炎症缓解后触摸该组织可能出现瘙痒、组织发硬的感觉。一般而言，术后3-7天内所有不良感觉将自行消失，个别人因体质原因有可能会持续1-3个月的时间。
3、激光治疗时应考虑的光学因素；波长、光斑面积、能量密度、照射角度能量密度=能量光斑面积。能量密度越大，击碎色素的能力越强；不同的波长穿透皮肤的深度不同，在波长一定的情况下，光斑面积越大，穿透皮肤的深度越深。
4、用1064nm激光治疗黑色及蓝色色素时，在治疗纹色纹层很深的组织时，由于黑色素对激光能量的强烈吸收，可能产生较强的色素爆裂并伴随强声响。较浅表的色素团因吸收能量会爆出表皮。少数角质层较薄的人容易出现渗血点。激光治疗第一遍，当时组织的颜色会变得很浅，但十几分钟之后又会有所恢复，这也是组织的正常反应。巨噬细胞的吞噬作用及运输功能将持续较长时间，在此期间组织的纹色将逐渐变浅，建议第二次治疗（在第一次治疗一个半月后进行）。洗眼线因眼睛敏感容易出现眼泪，泪水将吸收激光从而影响效果，一般做两次。
5、用1064nm激光治疗黑色及蓝色色素时，术后毛发脱色并有可能脱落，但将在二周左右时间内重新长出新的毛发且可能暂时较原来更浓密，会逐渐趋于正常。治疗部位有渗血、轻微水肿。消肿后可能有痒的感觉，触摸时可能有组织发硬情况，这些均属组织的正常反应，所有不良感觉将在二周至一个月左右时间内彻底消失，时间长短因人而异。
6、用532nm激光治疗棕、红色色素时，由于人体组织的血红蛋白对532nm波长有一定的吸收作用，所以经激光照射后皮肤表面发白，表皮坏死并产生色素脱失或色素沉着。
7、用532nm激光治疗棕、红色色素时，皮下毛细血管等组织吸收532nm激光后会发生破裂形成皮下淤血，出现“紫癜”现象，严重者可导致结痂，恢复时间因人而异大约在20－60天左右。
8、在治疗时，操作者一定要确保对操作者和受术者的眼球保护好，激光对眼球的伤害是不可逆的！
﹡必须给患者提供严格、有效的眼睛保护。如用湿润的纱布或厚棉片遮挡、眼睑板罩保护等。操作者应湿润的用纱布或厚棉片遮挡受术者眼球，洗眼线时，必须按我公司培训指法在操作熟练后进行洗眼线手术！如使用眼睑板、眼罩保护眼球用于手术，则操作者应具有眼科临床经验，在使用上述器械时务必严格做好消毒处理。否则眼球保护不当，等会引起受术者极大不适，轻者引起角膜炎症、重者造成角膜脱落、甚至失明。
﹡激光防护镜也不能完全防护直射的激光或由玻璃、反射镜、光滑金属表面反射的激光。因此严禁佩带防护镜直视上述直射激光和反射光。　﹡决不能直视手枪头瞄准的末端口以及任何反射来的激光束！
9、仪器操作先从低能量开始，能量不够时可逐渐递加，同时要询问顾客的感受，若一次治疗后效果不满意可以重复进行操作。