标题：便携式直流高压发生器
英文
便携式直流高压发生器Portable DC High Voltage Generator
别名
便携式直流高压发生器又称为直流高压发生器、直高发、直流发生器、高压发生器、高频直流高压发生器、交  直流高压发生器、中频直流高压发生器。
简介
便携式直流高压发生器采用中高频整流滤波技术，解决了普通中低频高压发生装置波纹系数较大，波形不平稳的缺点。该系列产品符合国家新颁布电力行业标准ZBF24003-90《直流高压发生器通用技术条件 DL/T 848.1—2004》的要求，广泛用于电气设备直流耐压试验和泄漏电流试验，并且特别设置了测试氧化锌避雷器1mA下的电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流功能。 最新研究、设计、制造的新科技产品，适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验，是新世纪最理想的换代产品。 
新一代直流高压发生器采用高频倍压电路，率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术，闭环调整，采用了电压大反馈，使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术，并根据电磁兼容性理论，采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式，并能承受额定电压放电而不损环。 
便携式直流高压发生器仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件，使仪器更可靠、更稳定，倍压筒体用德国技术研制生产，高频变压器经有关专家特殊设计、体积小，容量大，过载能力强，便于现场作业试验。展望未来，将继续积极开拓市场。以质量和信誉为生命，不断提高科技水平，研制出尖端的优质产品，以满足用户的需要，努力开拓，再铸新世纪的辉煌。
便携式直流高压发生器采用了高频倍压电路，应用了最新的PWM高频脉宽调制技术，闭环调整，采用了电压大反馈，使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术，并根据电磁兼容性理论，采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式，并能承受额定电压放电而不损坏。
便携式直流高压发生器采用故障取样专用的传感器，动作时间为纳秒级，光隔离元件也为纳秒级，动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样，反应时间为纳秒级，通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关，全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断，保证在输出短路的情况下，不损坏功率器件
技术指标
◇电源：AC 220V±10%，50Hz±1% 
◇输出电压精度：<1% 
◇输出电流精度：<1% 
◇纹波系数：≤0.5% 
◇0.75倍输出电压精度：<1%，且可锁存数据
◇系列产品输出电压：60～400kV
◇系列产品输出电流：2～10mA
1. 技术条件 　电源：AC220V±10%，50Hz±1% 　输出电压指示精度：<1级 　输出电流指示精度：<1相册(6张)级 　纹波系数：≤0.5% 　0.75倍输出电压指示精度：<1级，带锁存 　2. 使用条件 　相对湿度：25℃时不大于85%，无凝露 　直流高压发生器工作方式：间断使用30分钟 　环境温度：- 10 40℃ 　海拔高度：1500m以下 　【仪器特点】
1、 体积小、重量轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全，便于野外使用，是新世纪最理想的可靠产品。 
2、 采用最先进技术、工艺制造，率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制，采用大功率IGBT器件，利用高频技术提高频率，频率高达100kHz，从而使输出高压稳定度更高，波汶系数更小。 
3、 精度高、测量准确。电压、电流均为数字显示，电压分辨率为0.1kv，电流分辨率为0.1uA，控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值，使用时无需外加分压器，接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流，高压端采用圆形屏蔽数字表显示，不怕放电冲击，抗干扰性能好，适合现场使用。 
4、 电压调节稳定度高，全量程平滑调压，输出电压调节采用进口单个多圈电位器，升压过程平稳，调节精度高，并设计有粗调和细调功能。电压调节度优于0.1%，电压、电流测量误差小于1.0%，脉动因数优于0.5%。 
5、 负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强，保护完善可靠，使操作安全，各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。 
6、 增设了高精度75%VDC-1mA的功能，做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键，在做避雷器氧化锌试验时，当电流升到1000uA时，就打开0.75的按钮，这时，电压表、电流表所显示的值就是75%的数据，做完后应立即将升压的旋钮回到零位上，同时，将细调电压旋钮回到零位上，并应立即按绿色按钮，切断高压并关闭电源开关。再做其它试验。 
7、 方便的过电压整定设置功能，采用了数字拨盘开关，能将整定电压值直观显示，使你操用更随意，显示数值单位为kv。 8、 倍压筒可分节结构，现场使用，灵活方便，一机多用，经济实惠。
使用注意事项
1、使用直流高压发生器的工作人员，必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。
2、使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定，并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时，应先将两个电源断开点明显断开。
3、试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回路接地线应按本说明书（图6）所示，一点接地。
4、对大电容试品的放电应用F专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品，应先将放电棒逐渐接近试品，到一定距离空气间隙开始游离放电，有嘶嘶声，当无声音时可用放电棒放电，最后直接接上地线放电。
5、直流高压200KV及以上时，尽管试验人员穿绝缘鞋，且处在安全距离以处区域，但由于高压直流离子空间电场分布扩印影响，会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等，否则会有轻微电击现象，此现象在干燥地区和冬季较为明显，但由于能量较小，一般不会对人体造成伤害。
6、系列直流高压发生器控制箱电源为交流AC220V±10%，50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源，则必须人为将电源有一点与大地联接。
技术引用标准
IEC 60-1： 1989 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求
GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求
IEC 60-1： 1994 高电压试验技术 第二部分：测量系统
GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术 第二部分：测量系统
DL 474.2-92 现场绝缘实验实施导则 直流高电压试验
ZBF 24002 现场直流和交流耐压试验电压测量装置的使用导则
直流高压发生器保护的设定
仪器设置了过压保护，过流保护及内部功率保护，其中过压保护，过流保护可由外部人为设定，而功率
在仪器出厂时已确定，不能由外部确定。
（1） 过压保护
在试验时，如果不需要设定时，可将电压整定旋钮顺时针旋到最大，这时过压保护在超过额定输出电压动作，过压保护指示灯亮。 如果需要设定过压保护值时，在试验前，可先不接被试品，将电压整定旋钮顺时针旋到最大，然后按前述操作过程升压至所需电压值，再将电压整定旋钮逆时针旋到过压保护值时且过压保护指示灯（黄色）亮，此时过压保护值即设定。然后关掉电源开关，用接地棒将高压接地放电，接上试品即可试验，此时试验电压超过设定值时将自动切断高压，过压保护动作。
（2） 过流保护
在试验时，如果不需要设定时，可将电流整定旋钮顺时针旋到最大，这时过流保护在超过额定输出电流动作，过流保护指示灯（黄色）亮。如果需要设定过流保护值时，在试验前，可先接上被试品，将电流整定旋钮顺时针旋到最大，然后按前述操作过程升压至所需电流值，再将电流整定旋钮逆时针旋到过流保护值时且过流保护指示灯（黄色）亮，此时过流保护值即设定。然后关掉电源开关，用接地棒将高压接地放电，接上试品即可试验，此时试验电流超过设定值时将自动切断高压，过流保护动作。
简单"故障"排除
1、电源开关打开时，控制箱上的数显表不亮 　请检查电源连线及所有保险管，保险管若有损坏时，请按保险管座旁标注的安培数更换新管。 　2、若打开电源开关，数显表亮，高压显示灯（绿）不亮，加不上高压。 　① 故障显示"回零"灯亮 　没有回零位，请逆时针转动高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至"回零"灯灭，即可加高压。 　② 故障显示"其它"灯亮有两种现象，1、接地保护，2、断线保护 　a. 可能接地线未接好，或地线不可靠接地。请接好可靠的地线，关闭电源，重新启动。 　b.可能为连接控制箱与高压塔的电缆未接好，接好电缆请关闭电源，重新启动。或电缆线两端焊接头脱焊时会出现此故障,请焊好电缆两端的焊头，关闭电源，重新启动。 　C.可能控制箱内某一线头脱焊断开，请重新焊接好，关闭电源，重新启动。 　3、一切正常，但在未升到额定输出电压的 过程中保护 　①故障显示"过流"灯亮 　a. 试品短路，或泄漏电流过大。 　b. 大电容负载时，升压过快。关闭电源，重新启动，减慢升压速度。 　② 故障显示"过压"灯亮 　过压保护整定旋钮未置于最大处，请顺时针旋转到最大处，关闭电源，重新启动。 　4、当试品高压下发生短路时，由于短路电流大，有可能把所有的故障显示灯均点亮，，这属正常，请排除试品故障后重新启动。 　5、试品故障排除后，故障显示灯依然亮，加不上高压。 　电源开关兼为故障保护重置开关，请关闭电源开关，重新启动，即可升压。 　6、如发现电压表数字波动很大时，请查连接电缆线两头航空插头7脚屏蔽网头和中心屏蔽线头是否脱焊断开，如断开请焊接好。 　定义 　1额定输出电压 　在规定的工作条件下，直流高压发生器高压输出端经限流电阻接到被试品，当被试品上通过额定输出电流，且直流高压脉动符合要求时的最大直流电压称为额定输出电压。 　2额定输出电流 　在规定的工作条件下和规定的连续运行时间内，直流高压发生器在输出电压及其脉动均符合要求的条件下，能够输出的最大电流称为额定输出电流。 　3额定输出功率 　额定输出电压与额定输出电流同时出现时，此两额定值的乘积称为额定输出功率。 　4直流高压脉动 　脉动是指对直流高压算术平均值的周期性脉动。脉动幅值是指最大值和最小值之差的一半。脉动因数则是脉动幅值与算术平均值的比值。 　5直流高压随机波动 　直流高压随机波动是直流高压输出端随交流电网电源电压的影响而波动。 　随机波动幅值是指直流高压算术平均值的随机变化。 　6直流高压电压漂移 　直流高压电压漂移是指电源电压不变，直流高压发生器在阻性负载的条件下，直流高压调节器放在额定电压位置时，一定时间内直流高压的漂移值。
直流高压使用条件
相对湿度：25℃时不大于85%，无凝露 　直流高压发生器工作方式：间断使用30分钟 　环境温度：- 10 40℃ 　海拔高度：1500m以下
仪器运输贮存注意的几个问题
1、 设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。 　2、设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。 　3、运输设备途中，仪器面板应朝上。 　4、 设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。 　5、 设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。
直流高压发生器电路图
  ZGF数字式直流高压发生器应用最新电力电子技术，采用日行先进的PWM调制技术及大功率MOSFET器 件，通过中频倍压整流而成；该发生器具有纹波系数小、输出稳定可靠，体积小、重量轻的特点，且具有可靠、灵敏的内部保护功能，其原理框图如图1所示。