标题：微机继保仪
英文
微机继保仪 Microcomputer relay protectioninstrument
别名
微机继保仪:微机继电保护测试仪、微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪!
发展历史
微机继保护仪是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器，以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成，体积笨重，精度不高，已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展，微机继电保护测试仪已广泛运用于线路保护，主变差动保护，励磁控制等各个领域，变电站综合自动化已成为主流。所以，微机继保仪必将成为现代继电保护工作人员的必不可少的试验工具。现代微机继保仪可分为两种形式，一种是采用传统的OCL功放，体积大，重量在25Kg左右，比较笨重，功放管工作在放大区，时间长了容易损坏，且动态范围窄，精度不高。另一种是采用开关电源，功放采用数字功放，体积小，重量轻，效率高，是继产品相册(3张)电保护测试仪的发展方向。
性能指标
1、10个通道同时输出，即同时输出不同频率、相位的三路电压及三路电流、一路3U0，电压0-120V，电流0-40A/三相。
2、微机继电保护测试仪采用8.4寸TFT（800*600）真彩液晶显示屏，可依据现场采光环境设置界面颜色，提供直观图象显示，便于观测。
3、下位机采用精简稳定的Windows ce嵌入式操作系统，Windows界面操作风格，应用程序简小，运行速度快，系统稳定，界面风格友好快捷。
4.微机继电保护测试仪率先在业界采用快捷键方式操作实验，全一体化设计，主机内置鼠标，键盘，也可外接鼠标跟键盘，更加方便用户的使用习惯．
5、采用最新美国TI公司的DSP及大规模可编程器件FPGA，1448点波形模拟，使测试仪具备更佳瞬态响应，及更良好的幅频特性，并是国内独家使用16位串口DA，进一步提高输出精度
6、可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动，同期微机继电保护测试仪的继电器等分别以手动或自动方式进行测试，可以模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验及保护装置的整组实验，可测试高压线路保护（单、双端测试）、自动重合闸、中间继电器、同步继电器、过激磁保护、反时限正负序过流保护、定时限正负序过流保护、复压闭锁过流保护、频率及低周减载保护、逆功率保护、失步保护、定予接地保护、负序零序及相间功率保护、故障回放。具备GPS触发功能。
仪器用途
1．二次调度中所有单个元件的测试(电流、电压、时间、差动、平衡、负序、距 离、功率方向、反时限、频率、同期、重合闸等继电器)。
2．整组传动，能摸拟各种简单或复杂的瞬时性，永久性，转换性故障，可在基 波上叠加暂态直流分量。
3．能随意叠加各次谐波，叠加初始角及含量在线可控。
4. 可分相输出不同频率交流量、交直流两用。
5. 专用低周单元,可方便测试微机低周低压减载保护。
6．各种保护时间特性的自动扫描。功率及阻抗保护特性曲线的扫描。
7．微机主变保护差动比例及谐波制动特性的自动测试。
8．整组距离、零序、过流保护自动测试。
9．用户可编程测试单元，以满足特殊试验用途，例备自投装置的测试。
10．电机失磁失步、反激磁、逆功率及同期等各种保护的测试。
引用标准
中华人民共和国电力行业标准DL/T 624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》。
仪器技术参数
主要技术参数：
项 目 技术参数 电压源 最大输出电压 6×125V最大输出功率 6×80VA分辨率 1mV精度 ≤0.2(5V-110V),≤0.5(<5V或>110V) 谐波失真 ≤0.1% 其它 各相输出幅值、频率、相位独立可调，并可以作为直流电压输出，短路自动保护。 电流源 最大输出电流 6×30A或1×180A 最大输出功率 6×350VA或1×1600VA分辨率 1mA精度 ≤0.2(1A-30A),≤0.5(0.2A-1A) 谐波失真 ≤0.1% 其它 各相输出幅值、频率、相位独立可调，并可以作为直流电流输出，过载自动保护。 相位 范围 -360°——+360° 精度 0.1° 频率 范围 0-1000Hz分辨率 50μHz漂移 5ppm开关量输入 输入端口数量 8对 响应时间 100μs计时范围 1ms-999,999.999s输入方式 空接点（ON<5KΩ,OFF>10KΩ）或带电位， 
耐压250VDC 其它 防抖动时间可设置 开关量输出 输出端口数量 4对 输出方式 空接点，耐压250VDC，容量250VA GPS触发器 脉冲精度 误差<1uS 同步性 <100uS触发模式 内置GPS触发器或外接触发器 尺寸 440mm×180mm×330mm（宽×高×深）重量 16Kg 供电电源 单相220VAC(±15%)，频率50/60Hz，功率2.5KW/15A 1、交流电流源:
相电流输出（有效值）： 0--30A/相，精度0.2%
三相并联输出(有效值)： 0--90A/三相同相位并联输出
相电流长时间允许工作值(有效值)： 10A
每相最大输出功率 ：420VA
三相并联电流最大输出功率 ：900VA
三并电流最大输出允许工作时间 ：10s
频率范围： 0--1000Hz 精度：0.001Hz
谐波次数： 2--20次 相位：0--360° 精度：0.1°
2、直流电流源:
电流输出： 0--±30A/相 ：精度 0.2%
3、交流电压源:
相电压输出（有效值）： 0--125V/相 精度：0.2%
线电压输出（有效值）： 0--250V
相电压/线电压输出功率 ： 75VA/100VA
频率范围： 0--1000Hz 精度：0.001Hz
谐波次数： 2--20次 相位：0--360° 精度：0.1°
工作原理：
微机继保仪分为主回路和辅回路两个回路，主回路采用大旋钮调节，辅回路采用小旋钮调节，主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量，并且每切换一种输出的同时，仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出，测量可外附万用表测量。　继电保护测试仪器主回路原理　输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端，通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2（兼职升流器），升流器分三个抽头输出，一个抽头为AC0-250V输出，额定电流为3A；该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压；第二个抽为15V（10A），该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0-10A交流电流，一路经电阻输出0-500mA交流电流，一路经继电器转换可输出0-10A或0-500mA直流电流；第二个抽头为10V（100A）大电流端，该抽头穿过传感器一次侧直接输出100A电流，该回路带负载能力较强，但输出稍有过载，不能长时间处于大电流状态下。热继电器校验仪　继电保护测试仪器辅回路　继电保护测试仪器辅回路与主回路一样，AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量，通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压，此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关，调节小旋钮即可输出。　测量回路　由大旋钮调节的主回路输出量交流“0-250V”、“0-500mA”、“0-10A”、“0-100A”，直流“0-350V”、“0-500mA”、“0-10A”通过设备内线路板上继电器转换，每切换一个档，便函可监视所对应的输出量。其中“0-500mA”档包括在“0-10A”档中。使用时，在“0-10A”两下即是“0-500mA”监视。　时间测量　设备内置6位数显秒表，电秒表可内部启动，也可外部启动。内部启动时，按下“输出控制”开关，即可启动秒表，通过接点短接设备面板上停表端子即可停止秒表。秒表单独设有电源开关，不用时可将秒表关掉。　声光提示　电路设备内置声光提示电路，在被测断电器接点动作时，可将接点接入试验箱声光提示插孔，试验箱内发出报警声或发光，提示断电器接点动作情况。
试验注意事项
1. 测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统，请勿过于频繁地开关主机电源。
2. 装置面板或背板装有USB插口，允许热拨插USB口设备（如U盘等），但注意拨插时一定要在数据传输结束后进行。
3. 装置配有专用自还原CF卡，避免因为非法关机，删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标等导致的操作系统损坏。如确需在本机内存放数据，请将数据存在D盘。使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒，也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。
4. 外接键盘或鼠标时，请勿插错端口，否则Windows操作系统不能正常启动。
5. 请勿在输出状态直接关闭电源，以免因关闭时输出错误以致保护误动作。
6. 开入量兼容空接点和电位（0～250VDC），使用带电接点时，接点电位高端（正极）应接入公共端子COM端。
7. 使用本仪器时，请勿堵住或封闭机身的通风口，一般将仪器站 立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。
8. 禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插 孔。否则，测试仪将被损坏。
9. 如果现场干扰较强或安全要求较高，试验之前，请将电源线（3芯）的接地端可靠接地或装置接地孔接地。
10. 如果在使用过程中出现界面数据出错或设备无法连接等问题， 可以这样解决：向下触按复位按钮键，使DSP复位；或退出运行程序回到主菜单，重新运行程序，则界面所有数据均恢复至默认值。[1]
引用标准
中华人民共和国电力行业标准DL/T 624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》。