标题：电池综合测试仪
电池综合测试仪简介
电池综合测试仪 BTS-2002　功能介绍：　常见的可充电电池包含锂电池，镍镉电池，镍氢电池，以及密封铅酸蓄电池等　针对这些可充电电池的生产检测需要，深圳宏大电子设备有限公司研制了专用的可充电池综合检测仪，本测试仪可以对电池的一些基本参数做一个定量的精确的测量，可以测量电池的开路电压，内阻，充电，放电性能，电池容量特别针对锂电池的功能还有过充电保护，过放电保护，过电流保护，短路保护等功能，并测出过相应的数值，极大的方便了电池的生产和售前售后服务工作，采用非常简单的几个步骤就可以直观的判断电池的性能和好坏，同时也具有快速筛选的功能，可以设定测量参数的上限和下限，可以容易的从一批电池成品中快速检测出不良电池，提高了生产效率。另外，也附加了一些特别的功能，使之具有一些通用仪器设备的特征，扩大了设备的使用灵活性，以及具有用范围广泛的特点。
适用范围
电池综合测试仪所具有的基本功能包括：　1， 电池静态参数快速检测　1.1电池电压检测（对于已经处于保护状态的锂电池，可自动唤醒）　1.2电池内阻检测　1.3电池可充电性能检测　1.4电池可放电性能检测　1.5电池过电流大小检测（仅针对锂电池）　1.6电池短路保护功能检测（仅针对锂电池）　1.7电池内部识别电阻 1（或热敏电阻）检测　1.8电池内部识别电阻 2（或热敏电阻）检测　1.9以上可检测数值大小的部分，可分别设定上限和下限加以快速筛选。　1.10 对于通讯码片的电池可进行通讯码测试（目前仅针对 DS2502 兼容码片）　2， 电池容量检测　针对所选择的电池类型和电池串联个数以及电池容量，自动选择最合适的电压和电流，进行一次完整的充电和放电测试，在放电过程中，计算电池的真实容量，给电池的性能判别提供有力的参考依据。　3， 可单独选择的电池充电功能　选择此项功能，本测试仪可以作为一个多功能的智能充电器使用，针对各种类　型的各种组合方式可充电电池组充电（最多可对 4 节串联的锂电池，12 串的镍氢电池，6 串的免维护电池进行快速充电），极大的方便了电池使用和测试的方便，在充电的同时，实时显示充电时间，以及已经充入的电量(以 mAH 为单位显示)。　4， 可单独选择的电池放电功能　选择此项功能，本测试仪可以单独对一个电池作放电，同时控制放电截止电压，避免了通常采用电子负载或者电阻放电带来的容易过放电的弊端，非常方便的适合工厂对电池产品的测试，操作也很方便，只需要选择电池类型，电压和容量就可以启动智能放电程序，安全的对电池进行放电操作。　5， 数控电流电压源功能　选择此项功能，本仪器可作为一台精密数控直流电源使用，最大输出10V，最大输出 2A 的直流电源，可以直接设定输出电压和限制电流，可以很方便的用在电池特殊充电，测试，以及给其他设备供电的功能，扩大的仪器的适用范围。　6， 数控电子负载功能　选择此项功能，本仪器可作为一台精密电子负载使用，可以设定工作在恒流，恒压，恒电阻，以及恒功率模式下运行，在恒压之外的运行模式下，还可以设定截止电压(cut off)，以方便电池的放电测量，可以让负载电压低于设定截止电压的时候，自动切断工作电流，避免电池的深度放电对电池的损害。除此之外，也可以将本仪器用于其他需要电子负载的场合，如充电器测试，开关电源的老化测试等等。　7， 电压和内阻表功能　选择此项功能，本仪器可以作为一个普通3位半数字电压表和数字毫欧表使用，可以连续的指示输入电压和电池的内阻，以及附加的两个 ID 电阻值，可以直接代替专用内阻表使用，用于快速的电池筛选和检测。
校准
选择此项功能，可以在不开外壳的情况下，对仪器作校准处理，以随时保持较高的测量精度，可以校准的项目包括，电压测量，内阻测量，充电电流测量，　放电电流测量等等，此项功能选择需要输入校准密码，避免无关人员的误操作。　9，读码功能（目前仅针对 DS2502 兼容码片，适用于所有 MOTO 手机电池）　选择此项功能，能够读出 DS2502 兼容码片的所有内部数据，可是实时观察任　何一个地址的数据，并看到最后的 CRC 校验数据，通过比较最后两个字节的CRC 校验数据，可以判断传输数据是否出错。电池综合测试仪是一个通称，根据电池的形态及电池组装后的成品分类，测试仪又可分为：电芯测试仪，成品电池测试仪，手机电池测试仪，笔记本电池测试仪，移动DVD电池测试仪，蓄电池测试仪，都可以做综合性能测试。新产品增加可连接电脑功能，可以通过电脑设置参数，并且可以保存，打印测试数据，记录容量测试结果数据，以及绘制容量测试曲线等功能。
仪器特性指标
仪器使用环境： 1) 温度： 0-40℃ 2）使用高度： 海拔2Km内使用3）相对湿度： 40-80%湿度测量范围：1） 电池电压测量范围： 0-10V（RG-2002）最小分辨率1mV2） 电流测量范围：0-12A 最小分辨率1mA3） 内阻测量范围：0-1000mΩ 最小分辨率0.1mΩ4） 识别电阻测量范围：0.1-999.9K 最小分辨率0.1K5） 容量测量范围：0-10000mAH 最小分辨率1mAH测试速度：1）静态测试（测试所有功能）： 1-2秒2）容量测试（IC电流充放电）： 3-4小时测量精度：1） 电压测量精度：±（结果×0.1%+3mV） (电压0-9.99V)2） 电流测量精度：±（结果×2.0%+3mA） (电流0-1.99A) ±（结果×0.5%+3mA） (电流2.00-12.00A)3） 内阻测量精度：±（结果×1%+1mΩ）4） 识别电阻测量精度：10KΩ±1%5） 电池容量测量精度：10AH±2%内部数控电压源指标：1） 输出最高电压：10V(RG-2002)2） 输出最大电流：2A3） 纹波电压： <20Mv4） 负载调整率： <10%5） 相应时间： 1S内部数控电子负载指标：1） 最高电压：10V(RG-2002)2） 最大电流：2A（连续) 10A（10秒）3） 最大功率：40W（连续）80W（10秒）电源电压：220V±10% 50Hz 消耗功率：最大50W仪器尺寸：300mm×300mm×100mm 仪器重量：4.0Kg  
电池综合测试仪的作用

电池电压,负载电压(压差) 内阻,充电作用,过放电流, （热敏)短路保护时间,识别(热敏)电阻(R1,R2) 短路保护恢复 , 作用,容量测试(包括充,放电测试;过充,过放电压测试) 码片读码
1,电池电压 V1:最小分辨率为 1mV[(0.001V),最高可显示小数点后 3 位数]; 电池电压 V1 测量精度:10V±0.3[%] .
2,负载电压 V2 指带一定负载时电池的电压,检测电池压差;方便客户对高品质电池的 负载电压 V2: 生产检测;测量精度:10V±0.3[%] . 内阻:
3,内阻 为整个电池的内阻测试;最小分辨率为 1mΩ;测量精度:100 mΩ±2[%] . 内阻 短路保护时间
4,短路保护时间 电池在短路情况下,电池开启短路保护作用的反应时间. 短路保护时间 测量精度:10mS±3[%] . 短保恢复
5,短保恢复 测试电池是否具备自恢复电压作用;方便客户对高品质电池的研发和生产. 短保恢复
6,过放电流:为电池所允许放电的最大电流值;测量精度:10A±2[%] 20A±5[%] . 过放电流 充电作用
7,充电作用 设置一定的电流给电池进行充电,测试电池充电作用. 充电作用: 电流设置范围:50―2000 mA . 识别电阻
8,识别电阻:对电池内部识别(热敏)电阻 R1,R2 进行检测;测量精度:10KΩ±1[%] . 识别电阻 读码: 兼容码片)
9,读码 对有通讯码片的电池进行码片检测(目前能测试摩托罗拉 DS2502 兼容码片 ; 读码 目前能测试摩托罗拉 同时我司可订做不同类型的电池码片读码测试. (此测试作用为选做项)
10,容量测试:测试电池/电芯的容量大小;测试充电,放电时充放电电流大小可设置.容量测试 测量精度:1000mAH ± 3[%] .
电池综合测试仪的使用环境
1) 温度： 0-40℃
2）使用高度： 海拔2Km内使用
3）相对湿度： 40-80[%]
电池综合测试仪的注意事项
1,如工作期间长时间不需使用仪器,请将仪器暂时切断电源关机;
2,所设置好的各项参数范围关机后系统会自动保存好数据,再次开机后无须再重新设置;
3,为保证仪器性能稳定,请将仪器放于干燥,温度适宜的环境,请勿放置阳光直射和灰尘多的地方,并定期及时清理和保养维护;
4,请勿在仪器上放置任何重物;并保持仪器尾部风扇通风良好.[1]abc