标题：数字高压兆欧表
仪表特点
本表有以下特点：
·输出功率大、带载能力强、抗干扰能力强。
本表外壳由高强度铝合金组成，机内设有等电位保护环和四级有源低通滤波器，对外界工频及强电磁场可祈祷有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA，很容易使测量电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低电阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
·本仪表不需要人力作功，由电池供电，量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。
·本表输出短路电流可直接测量，不需要带载测量进行估算。
技术指标
① 使用条件
环境温度：0℃~+45℃
相对温度：≤85%RH
② 输出电压等级、测量范围、分辨率、误差
机型输出电压等级测量范围相对误差分辨率2671500V,1000V
2000V,2500V0~19999
MΩ≤±4%±1d0.01MΩ, 0.1MΩ
1.0MΩ,10.0MΩ③ 输出最高电压带载能力及短路电流
机型电压/负载电压跌落短路电流26712500V/20 MΩ约10%﹥1.6mA电源适用范围、功率损耗
直流：7~9V（6节5#镉镍可充电电池）外接交流220V电源进行充电。
功耗：静态功耗≤160mW,最大功率≤2.5W
体积与重量
体符号：220mm×200mm×105mm
重量﹤1.4Kg
操作方法
测量步骤开启电源开关“ON”，选择所需要的电压等级，轻按一下指示灯亮代表所选电压档，轻按一下高压启停键，高压指示灯亮，LCD显示的稳定数值即为被测的绝缘电阻值，关闭高压时只需再按一下高压键，关闭整机电源时按一下电源“OFF”.
接线端子符号含义测量绝缘电阻时，线路“L”与被测物同大地绝缘的导电部分相接，接地“E”与被测物体外壳或接地部分相接，屏蔽“G”与被测与被测物体保护隐蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接，以消除表泄露所引起的误差。测量电气产品元件之间绝缘电阻时，可净“L”和“E”端接在任一组线头上进行。如测量发电机相间绝缘时，三组可轮流交换，空出的一相应安全接地。
注意事项
1、 存放保管本表时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防潮、防尘、防爆、防酸碱及辅气体。
2、 被测物体为正常带电体时，必须先继开电源，然后测量，否则会危及人身设备安全！本表E、L端子之间开启高压后有较高的直流电压，在进行测量操作时人体各部分不可触及。
3、 本仪表配有可充电电池组。当机内可充电电池组低于7.2V时，表头左上角显示欠压符号“←”。提示要及时对机内电池组充电8小时左右，直至面板上充电指示灯变暗以及熄灭。仪表长期不用时，应定时对可充电电池组进行充电维护。
4、 仪表附件：
测试线三根，说明书一份，合格证一张。
使用指南
如果用万用表来测量设备的绝缘电阻，那么测得的只是在低压下的绝缘电阻值，不能真正反映在高压条件下工作时的绝缘性能。数字兆欧表与万用表不同之处是本身带有电压较高的电源，电压为500～5000V。因此，用数字兆欧表测量绝缘电阻，能得到符合实际工作条件的绝缘电阻值。 
使用维护测量前要先切断被测设备的电源，并将设备的导电部分与大地接通，进行充分放电，以保证安全。用数字兆欧表测量过的电气设备，也要及时接地放电，方可进行再次测量。 测量前要先检查数字兆欧表是否完好，即在数字兆欧表未接上被测物之前，打开电源开关，检测数字兆欧表电池情况，如果数字兆欧表电池欠压应及时更换电池，否则测量数据不可取。将测试线插入接线柱“线（L）和地（E）”，选择测试电压，断开测试线，按下测试按键，观察 显示是否数字是否显示无穷大。将接线柱“线（L）和地（E）”短接，按下测试按键，观察是否显示“0”。如液晶屏不显示“0”，表明数字兆欧表有故障，应检修后再用。 必须正确接线。数字兆欧表上一般有三个接线柱，分别标有L（线路）、E（接地）和G（屏蔽）。其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分，E接被测物的外壳或大地，G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。接线柱G是用来屏蔽表面电流的。如测量电缆的绝缘电阻时，由于绝缘材料表面存在漏电电流，将使测量结果不准，尤其是在湿度很大的场合及电缆绝缘表面又不干净的情况下，会使测量误差很大。为避免表面电流的影响，在被测物的表面加一个金属屏蔽环，与数字兆欧表的“屏蔽”接线柱相连。这样，表面漏电流IB从发电机正极出发，经接线柱G流回发电机负极而构成回路。IB不再经过兆欧表的测量机构，因此从根本上消除了表面漏电流的影响。 接线柱与被测设备间连接的导线不能用双股绝缘线或绞线，应该用单股线分开单独连接，避免因绞线绝缘不良而引起误差。为获得正确的测量结果，被测设备的表面应用干净的布或棉纱擦试干净。 测量具有大电容设备的绝缘电阻，读数后不能立即断开兆欧表，否则已被充电的电容器将对兆欧表放电，有可能烧坏兆欧表。应在读数后应首先断开测试线， 然后再停止测试，在兆欧表和被测物充分放电以前，不能用手触及被试设备的导电部分。 测量设备的绝缘电阻时，还应记下测量时的温度、湿度、被试物的有关状况等，以便于对测量结果进行分析。 
数字兆欧表的选择数字兆欧表的选择主要是选择它的电压及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高，须选用电压高的兆欧表进行测试；低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高，为保证设备安全，应选择电压低的数字兆欧表。
维护保养
1、选用符合电压等级的兆欧表。一般情况下，额定电压在500V以下的设备，应选用500V或1000V的摇表；额定电压在500V以上的设备，选用1000V~2500V的摇表。
2、只能在设备不带电，也没有感应电的情况下测量。
3、测量前应将摇表进行一次开路和短路试验，检查摇表是否良好。将两连接线开路，摇动手柄，指针应指在“∞”处，再把两连接线短接一下，指针应指在“0”处，符合上述条件者即良好，否则不能使用。 
4、测量绝缘电阻时，一般只用“L”和“E”端，但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时，就要使用“G”端，并将“G”端接屏蔽层或外壳。这样就使得流经绝缘表面的电流不再经过流比计的测量线圈，而是直接流经 G 端构成回路，所以，测得的绝缘电阻只是电缆绝缘的体积电阻。
5、线路接好后，可按顺时针方向转动摇把，摇动的速度应由慢而快，当转速达到每分钟120转左右时（ZC-25型），保持匀速转动，并且要边摇边读数，不能停下来读数。 
6、摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前，严禁用手触及。测量结束时，对于大电容设备要放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可。 
7、一般最小刻度为1M欧，测量电阻应大于100K。
8、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻，摇测过程中，被测设备上不能有人工作。此外要定期校验其准确度。
基本参数
500V DC：额定电阻：100MΩ
第一有效测量量程及公差：指示刻度的±5%在0.1 ~ 50MΩ
第二有效测量量程及公差：指示刻度的±10%在0.05 ~ 0.1MΩ和50 ~ 100MΩ
1000V DC：额定电阻：2000MΩ
第一有效测量量程及公差：指示刻度的±5%在2~ 1000MΩ
第二有效测量量程及公差：指示刻度的±10%在1 ~ 2MΩ和1000 ~ 2000MΩ
使用说明
1．测量步骤开启电源开关“ON/OFF”，选择所需电压等级,开机默认为500V档，选择所需电压档位，对应指示灯亮，轻按一下高压“启停”键，高压指示灯亮，LCD显示的稳定数值乘以10即为被测的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时，显示屏首位显示“1”，后三位熄灭。关闭高压时只需再按一下高压“启停”键，关闭整机电源时按一下电源“ON/OFF”。
注：测量时，由于试品有吸收、极化过程，绝缘值读数逐渐向大数值漂移或有一些上下跳动，系正常现象。
2．接线端子符号含义测量绝缘电阻时，线路“L”与被测物同大地绝缘的导电部分相接，接地“E”与被测物体外壳或接地部分相接，屏蔽“G”与被测物体保护遮蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接，以消除表泄漏所引起的误差。测量电气产品的元件之间绝缘电阻时，可将“L”和“E”端接在任一组线头上进行。如测量发电机相间绝缘时，三组。
注意事项
1．存放保管本表时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。
2．测物体为正常带电体时，必须先断开电源，然后测量，否则会危及人身设备安全！本表E、L端子之间开启高压后有较高的直流电压，在进行测量操作时人体各部分不可触及。
3．本仪表为交直流两用，不接交流电时，仪表使用电池供电，接入交流电时，优先使用交流电。
4．当表头左上角显示“←”时表示电池电压不足，应更换新电池。仪表长期不用时，应将电池全部取出，以免锈蚀仪表。