标题：TESTO350烟气分析仪
350专业型烟气分析仪简介
专业性烟气分析仪系列，德国原装，针对工业、节能、环保监测需求特别设计。最多同时监测6种烟气排放参数。大范围应用于全国各地环保、节能监测部门及个大型耗能、排放企业。
testo 350 XLtesto 350 XL 分析箱,配备O2,CO(自动关闭及稀释功能),NO,NO2,差压测量,2个温度探头插口等
testo 350 XL可测量NO和NO2两个参数、并带触发器接口、新鲜空气阀以及另2个传感器组件的选配功能。HC和H2S传感器组件，仅有XL版本方可使用。
testo 350可测量以下参数：
a) 分析箱
烟气参数：O2, CO, NOx, SO2, H2S, HC 差压 用皮托管测量风速 b)记录仪
温度：表面温度、液体温度 湿度：管道进口湿度或环境空气湿度 用叶轮或热线探头测量风速和风量 用CO2和CO探头测量室内空气质量 用差压和高压探头测量压力 转速 电流，电压 
testo 350 Pro烟气分析仪，最多可选配6个传感器组件
产品介绍：
testo 350 Pro是一款用于节能和环保的专业仪器。配有各种传感器，可测量O2, CO, CO2(红外), NO, NO2, NOx, SO2, HC, H2S等烟气参数，最多可同时测量6种参数。也可测量差压，计算烟气流速/流量，以及SO2, NO, NO2, NOx, CO烟气年排放量。标配的烟气探针长700mm，耐温500℃。
优点一览：
所有传感器5倍量程扩展（最新技术） CO量程可扩展40倍（选配） 内置高性能冷凝器，实现气水分离 内置蠕动泵，将冷凝水排出 烟气探针的专利耐硫管，采用特氟珑材料，内壁光滑不吸附水珠，且水珠滑落时可自行清洗软管内壁；内径仅为2mm，加快烟气流速，满足高精度、长时间测量（选配）； 传感器带加热，在低温下仍可正常工作 内置新鲜空气阀，确保长期测量 烟气分析箱、电子记录仪均能存储250000个读数o 350 EPA烟气分析仪，标配4种传感器
产品介绍： testo 350 EPA标配4种传感器：O2, NO, CO, SO2或O2, NO, NO2, SO2。也可测量差压，计算烟气流速/流量，以及SO2, NO, CO的烟气年排放量。标配的烟气探针长700mm，耐温500℃。
优点一览： 标配四组份O2, NO, CO, SO2，符合最新环保标准； 可升级至六组份，满足未来发展要求； 传感器带加热，在低温下仍可正常工作； 大功率的德图泵，抽压强劲，抽压范围+50hPa ~ -200hPa；满足各种艰难环境的测量要求； 烟气探针的专利耐硫管，采用特氟珑材料，内壁光滑不吸附水珠，且水珠滑落时可自行清洗软管内壁；内径仅为2mm，加快烟气流速，满足高精度、长时间测量（选配）； 内置烟气强制冷凝除水单元、独立的排水泵（选配）； 其5倍量程扩展功能testo 350 加强型烟气分析超级简单：testo 350加强型
产品介绍： 德图的测量技术专家开发了新款便携式烟气分析仪testo 350，其有效的预设定功能可引导用户顺利进行专业烟气分析。与上一款烟气分析仪testo 340相比，testo 350还能测定其它参数如CO2-IR（红外）, CxHy和H2S ，而且还能选配常用的气体制备装置。
testo 350加强型除保留着上一个系列testo 350-S/-XL的 “传统、全球认证”特征以外，还增添以下新功能：
创新的仪表概念 
仪器还内置了多种测量对象功能，如燃烧器、汽轮机或工业发动机等。选择任一种测量对象后，对应的典型燃料表及有序排列的烟气参数便可一一显示。用户根据显示屏上的信息，无需仪表知识也能轻松的进行操作，从而减少了测量前的工作。用户还可借助图形显示来观察过程，因而能够密切注视当前测量的情况和系统的情况。
分析箱—坚固的设计符合工业标准  
分析箱内有气体传感器、气泵和清洗泵、帕尔贴气体预处理（选配）、气路、过滤器、分析和存储电子元件、电源适配器以及锂电池。
操作便捷，为您省时省钱 
testo 350加强型配置了有线及无线两种接口，可直接连接至电脑或打印机。因此，即便是待测烟道与设备调校现场有一定距离，测量数据也能方便地进行传输，尤其适用于如工业燃烧器的测量调校。
优点一览: 分析箱——工业标准，坚固可靠手操器-小巧方便便于维护保养的检修口热隔离的传感器腔室气体传感器易于更换自动监控的冷凝槽彩色图形化大屏幕显示及预设专用菜单testo 350 Pro/XL(加热型）testo 350 Pro/XL (加热型) 烟气分析仪，最多可选配6个传感器组件 
产品介绍： testo 350 Pro/XL (加热型) 新一代烟气分析仪是特别针对环保和工业领域的需求而设计的，特别适合用于重污染源的各种烟气成份的准确监测，并广泛应用于工业燃烧装置，如炼油厂、发电厂等日常监测，同是还适用于工业锅炉、燃烧器、电厂建设，以及大型引擎的维修检测服务，尤其适用于湿法脱硫后的排放监测。
配有各种传感器，可测量O2, CO, CO2(红外), NO, NO2, NOx, SO2, HC, H2S等烟气参数，最多可同时测量6种参数。也可测量差压，计算烟气流速/流量，以及SO2, NO, NO2, NOx, CO烟气年排放量。标配的烟气探针长700mm，耐温500℃。
优点一览：
所有传感器5倍量程扩展（最新技术） CO量程可扩展40倍（选配） 内置高性能冷凝器，实现气水分离 内置蠕动泵，将冷凝水排出 全新加热采样软管，长3m，只带温度控制盒，温度在50~180℃范围内可调并实现全自动控制与加热采样软管配套使用加热手柄 (180℃)以及标准1m加热采样管 传感器带加热，在低温下仍可正常工作 内置新鲜空气阀，确保长期测量 烟气分析箱、电子记录仪均能存储250000个读数
用途应用
烟气排放检测不断增加的各种燃烧所产生的污染是现在城市以及郊区环境污染的核心。烟雾，酸雨和不断增加的过敏症病人的数量与环境污染有着直接的关系。解决环境的污染就必须减少污染物质的排放。污染物质减少的途径只有设备更有效的运转或者停止排放有害气体的锅炉的工作。烟气分析设备提供了快速检测及监测的途径，以达到控制污染物排放的目的。燃烧效率检测烟气分析 (是一种用于确定烟气成分的测量技术) 对于确保各种工业设备的经济，安全燃烧及管理来说是一种必不可少的工具和手段，其关键在于燃烧过程，这涵盖了许多不同的方式和方法，整个过程从开始阶段添加燃料与助燃空气至燃烧腔，随即进行实际燃烧，直到烟气清洁及最后的排放检测。
燃烧效率分析仪通过测量烟气中的O2及CO含量，从而计算CO2，燃烧效率，过剩空气系数等参数以提供调节燃烧设备至最佳燃烧状况的参考数据。可燃气体检漏/报警用作能源的各类可燃气体都具有易燃爆的特性，因此若疏于安防或使用不当，都会留下安全隐患。 燃气的不完全燃烧或泄露时有发生，可燃性气体检漏/报警设备的必要性显而易见。
详细参数
testo 350 XL存储温度
-20 ~ +50 °C
操作温度
-5 ~ +45 °C
重量
3200 g
尺寸
395 x 275 x 95 mm
外壳尺寸
ABS
量程
-40 ~ +1200 °C
精度
±0.5%测量值 (+100 ~ +1200 °C)
±0.5 °C (-40 ~ +99.9 °C)分辨率
0.1 °C (-40 ~ +1200 °C)量程
-20 ~ +99.9 % qA
分辨率
0.1 % qA (-20 ~ +99.9 % qA)量程
0 ~ +10000 ppm CO
精度
±5% 测量值 (+200 ~ +2000 ppm CO)
±10% 测量值 (+2001 ~ +10000 ppm CO)
±10 ppm CO (0 to +199 ppm CO)分辨率
1 ppm CO (0 ~ +10000 ppm CO)量程
0 to +50 Vol. % CO2
精度
±0.3 Vol. % CO2
+ 1% of mv (0 to 25 Vol. % CO2)
±0.5 Vol. % CO2
+ 1.5% of mv (>25 to 50 Vol. % CO2) 分辨率
0.01 Vol. % CO2
(0 to 25 Vol. % CO2)
0.1 Vol. % CO2
(>25 Vol. % CO2)量程
0 to +300 ppm H2S
精度
±5% of mv (+40 to +300 ppm)
±2 ppm (0 to +39.9 ppm)分辨率
0.1 ppm (0 to +300 ppm)量程
0 ~ +120 %
分辨率
0.1 % (0 ~ +120 %)量程
-200 ~ +200 hPa
精度
±1.5% 测量值 (-50 ~ -200 hPa)
±1.5% 测量值 (+50 ~ +200 hPa)
±0.5 hPa (-49.9 ~ +49.9 hPa)分辨率
0.1 hPa (-200 ~ +200 hPa)量程
-40 ~ +40 hPa
分辨率0.01 hPa (-40 ~ +40 hPa)testo 350 Pro存储温度
-20 ~ +50 °C
操作温度
-5 ~ +45 °C
重量
3200 g
尺寸
395 x 275 x 95 mm
外壳尺寸
ABS
量程
-40 ~ +1200 °C
精度
±0.5%测量值 (+100 ~ +1200 °C)
±0.5 °C (-40 ~ +99.9 °C)分辨率
0.1 °C (-40 ~ +1200 °C)量程
-20 ~ +99.9 % qA
分辨率
0.1 % qA (-20 ~ +99.9 % qA)量程
0 ~ +10000 ppm CO
精度
±5% 测量值 (+200 ~ +2000 ppm CO)
±10% 测量值 (+2001 ~ +10000 ppm CO)
±10 ppm CO (0 to +199 ppm CO)分辨率
1 ppm CO (0 ~ +10000 ppm CO)量程
0 to +50 Vol. % CO2
精度
±0.3 Vol. % CO2
+ 1% of mv (0 to 25 Vol. % CO2)
±0.5 Vol. % CO2
+ 1.5% of mv (>25 to 50 Vol. % CO2) 分辨率
0.01 Vol. % CO2
(0 to 25 Vol. % CO2)
0.1 Vol. % CO2
(>25 Vol. % CO2)量程
0 to +300 ppm H2S
精度
±5% of mv (+40 to +300 ppm)
±2 ppm (0 to +39.9 ppm)分辨率
0.1 ppm (0 to +300 ppm)量程
0 ~ +120 %
分辨率
0.1 % (0 ~ +120 %)量程
-200 ~ +200 hPa
精度
±1.5% 测量值 (-50 ~ -200 hPa)
±1.5% 测量值 (+50 ~ +200 hPa)
±0.5 hPa (-49.9 ~ +49.9 hPa)分辨率
0.1 hPa (-200 ~ +200 hPa)testo 350 EPA存储温度
-20 ~ +50 °C
操作温度
-5 ~ +45 °C
重量
3200 g
尺寸
395 x 275 x 95 mm
外壳尺寸
ABS
量程
-40 ~ +1200 °C
精度
±0.5%测量值 (+100 ~ +1200 °C)
±0.5 °C (-40 ~ +99.9 °C)分辨率
0.1 °C (-40 ~ +1200 °C)量程
-20 ~ +99.9 % qA
分辨率
0.1 % qA (-20 ~ +99.9 % qA)量程
0 ~ +10000 ppm CO
精度
±5% 测量值 (+200 ~ +2000 ppm CO)
±10% 测量值 (+2001 ~ +10000 ppm CO)
±10 ppm CO (0 to +199 ppm CO)分辨率
1 ppm CO (0 ~ +10000 ppm CO)量程
0 to +50 Vol. % CO2
精度
±0.3 Vol. % CO2
+1%的测量值(0 to 25 Vol. % CO2)
±0.5 Vol. % CO2
+1.5%的测量值 (>25 to 50 Vol. % CO2) 分辨率
0.01 Vol. % CO2
(0 to 25 Vol. % CO2)
0.1 Vol. % CO2
(>25 Vol. % CO2)量程
0 to +300 ppm H2S
精度
±5% of mv (+40 to +300 ppm)
±2 ppm (0 to +39.9 ppm)分辨率
0.1 ppm (0 to +300 ppm)量程
0 ~ +120 %
分辨率
0.1 % (0 ~ +120 %)量程
-200 ~ +200 hPa
精度
±1.5% 测量值 (-50 ~ -200 hPa)
±1.5% 测量值 (+50 ~ +200 hPa)
±0.5 hPa (-49.9 ~ +49.9 hPa)分辨率
0.1 hPa (-200 ~ +200 hPa)量程
-40 ~ +40 hPa
分辨率0.01 hPa (-40 ~ +40 hPa)testo 350 加强型存储温度
-20 ~ +50 °C
操作温度
-5 ~ +45 °C
重量
440 g
尺寸
88 x 38 x 220 mm
内存
2 MB (250,000 个测量值)
电池类型锂电池电池寿命5 h （未使用无线连接）
防护等级IP 40量程
-200 ~ +1370 °C
精度
±0.4  °C (-100 ~ +200 °C ) 
±1 °C (-100 ~ +100.1 °C )
±1 °C (+200.1 ~ +1370 °C ) 
分辨率
0.1 °C量程
0 ~ +1760  °C 精度
±1 °C
分辨率
0.1 °C  
量程
-20 ~ +50 °C 
精度
± 0.2 °C 分辨率
0.1 °C
量程
0 ~ +40 m/s分辨率
0.1 m/s 量程
0 ~ +99.9 °Ctd 
分辨率
0.1 °Ctd

量程0 ~ +25 Vol.% O2精度± 0.8% 满量程分辨率0.01 Vol.% O2量程0 ~ +10000 ppm CO精度± 5% 测量值(+200 ~ +2000 ppm CO)
± 10% 测量值(+2001 ~ +10000 ppm CO)
± 10 ppm CO(0 ~ +199 ppm CO)
分辨率1 ppm CO量程0 ~ +500 ppm CO精度± 5% 测量值(+40 ~ +500 ppm CO)
± 2 ppm CO(0 ~ +39.9 ppm CO)
分辨率0.1 ppm CO量程0 ~ +4000 ppm NO精度± 5% 测量值(+100 ~ +4000 ppm NO)
± 5 ppm NO(0 ~ +99 ppm NO)
分辨率1 ppm NO量程0 ~ +300 ppm NO精度± 5% 测量值(+40 ~ +300 ppm NO)
± 2 ppm NO(0 ~ +39.9 ppm NO)
分辨率0.1 ppm NO量程0 ~ +500 ppm NO2精度± 5% 测量值(+100 ~ +500 ppm NO2)
± 5 ppm NO2(0 ~ +99.9 ppm NO2)
分辨率0.1 ppm NO2量程0 ~ +5000 ppm SO2精度± 5% 测量值(+100 ~ +5000 ppm SO2)
± 5 ppm SO2(0 ~ +99 ppm SO2)
分辨率1 ppm SO2量程0 ~ +50 Vol.% CO2精度± 0.3 Vol.% CO2 + 1% 测量值(0 ~ 25 Vol.% CO2)
± 0.5 Vol.% CO2  + 1.5% 测量值(>25 ~ 50 Vol.% CO2) 
分辨率0.01 Vol.% CO2(0 ~ 25 Vol.% CO2)
0.1 Vol.% CO2(> 25 Vol.% CO2) 
量程0 ~ +300 ppm  H2S 精度± 0.5% 测量值(+40 ~ +300 ppm)
± 2 ppm(0 ~ +39.9 ppm) 
分辨率0.1 ppm 

量程100 ~ 40,000 ppm 精度< 400 ppm(100 ~ 4000 ppm)
< 10% 测量值 >(> 4000 ppm)
分辨率10 ppm
量程100 ~ 21,000 ppm  精度< 400 ppm(100 ~ 4000 ppm)
< 10% 测量值 >(> 4000 ppm)
分辨率10 ppm
量程100 ~ 18,000 ppm  精度< 400 ppm(100 ~ 4000 ppm)
< 10% 测量值 >(> 4000 ppm)
分辨率10 ppm
testo 350 Pro/XL(加热型）存储温度
-20 ~ +50 °C
操作温度
-5 ~ +45 °C
重量
3200 g
尺寸
395 x 275 x 95 mm
外壳尺寸
ABS
量程
-40 ~ +1200 °C
精度
±0.5%测量值 (+100 ~ +1200 °C)
±0.5 °C (-40 ~ +99.9 °C)分辨率
0.1 °C (-40 ~ +1200 °C)量程
-20 ~ +99.9 % qA
分辨率
0.1 % qA (-20 ~ +99.9 % qA)量程
0 ~ +10000 ppm CO
精度
±5% 测量值 (+200 ~ +2000 ppm CO)
±10% 测量值 (+2001 ~ +10000 ppm CO)
±10 ppm CO (0 to +199 ppm CO)分辨率
1 ppm CO (0 ~ +10000 ppm CO)量程
0 to +50 Vol. % CO2
精度
±0.3 Vol. % CO2
+ 1% of mv (0 to 25 Vol. % CO2)
±0.5 Vol. % CO2
+ 1.5% of mv (>25 to 50 Vol. % CO2) 分辨率
0.01 Vol. % CO2
(0 to 25 Vol. % CO2)
0.1 Vol. % CO2
(>25 Vol. % CO2)量程
0 to +300 ppm H2S
精度
±5% of mv (+40 to +300 ppm)
±2 ppm (0 to +39.9 ppm)分辨率
0.1 ppm (0 to +300 ppm)量程
0 ~ +120 %
分辨率
0.1 % (0 ~ +120 %)量程
-200 ~ +200 hPa
精度
±1.5% 测量值 (-50 ~ -200 hPa)
±1.5% 测量值 (+50 ~ +200 hPa)
±0.5 hPa (-49.9 ~ +49.9 hPa)分辨率
0.1 hPa (-200 ~ +200 hPa)量程
-40 ~ +40 hPa
分辨率0.01 hPa (-40 ~ +40 hPa)