标题：全自动变比测试仪
英文名
全自动变比测试仪Automatic Variable Ratio Tester
别名
全自动变比测试仪又称：变压器变比测试仪，变比测试仪，变比组比测试仪等。
简介
对于传统的变比测量方法，大多采用QJ35电桥，其变比测量倍率低，操作繁琐，精度难以保证。已经不能适应现代测量快节奏，高效率的要求。全自动变比测试仪具有体积小、操作简便、重量轻、读数方便、稳定性好、准确度高、测量范围宽和测量过程自动化程度高等优点，可以测量各种三相变压器的变比和接线组别，同时也能测量单相变压器和电压互感器的变化和极性，而且能显示变比误差。同时具有自动打印功能，是电力部门理想的选择设备。  全自动变比测试仪根据IEC及国家有关规定，变压器生产过程中的半成品和成品以及新安装和检修后的变压器在投运前必须进行变压比测试。在国家电力部的预防性试验规程中，要求对运行的变压器定期进行变比的测定。通过对变压器的变比测试，可以检查变压器绕组匝数比、分接开关的状况,判断变压器是否存在匝间短路等缺陷，是否可以并列运行，从而保证设备的安全使用。
用变比电桥测量变压器的变比，操作过程繁琐，测量范围狭窄，已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此，采用现代电子技术，研制出了新一代全自动变比组别测试仪。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作，界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。
主要技术指标
1、变比测量范围：1～10000
2、组 别： 1～12点
3、精 度： 1～1000 0.2级；1000～10000 0.5级
4、电 源：AC220V ±10%，50Hz
5、使用环境温度：－5℃～40℃
6、使用环境湿度：<85%
7、体 积：430×320×215 mm3
8、重 量：5kg
技术性能
1、可测量0—11各种组别（含Z接线）变压器，由内部软件控制测量，外部操作简单。
2、具有分接测试功能，应用方便。
3、高低压隔离，可测量自耦变压器。
4、具有对未知组别、变比进行分析功能。
5、自动保护系统完整，避免仪器损坏。
6、能自动记录数据，断电数据不丢失。
7、自动进行组别变换，可直接测量所有变压器的变比； 
8、自动切换相序； 
9、自动切换量程； 
10、自动校表；
11、输入标准变比后，能自动计算出相对误差；
对于传统的变比测量方法，大多采用QJ35电桥，其变比测量倍率低，操作繁琐，精度难以保证。已经不能适应现代测量快节奏，高效率的要求。全自动变比测试仪具有体积小、操作简便、重量轻、读数方便、稳定性好、准确度高、测量范围宽和测量过程自动化程度高等优点，可以测量各种三相变压器的变比和接线组别，同时也能测量单相变压器和电压互感器的变化和极性，而且能显示变比误差。同时具有自动打印功能，是电力部门理想的选择设备。
全自动变比测试仪根据IEC及国家有关规定，变压器生产过程中的半成品和成品以及新安装和检修后的变压器在投运前必须进行变压比测试。在国家电力部的预防性试验规程中，要求对运行的变压器定期进行变比的测定。通过对变压器的变比测试，可以检查变压器绕组匝数比、分接开关的状况,判断变压器是否存在匝间短路等缺陷，是否可以并列运行，从而保证设备的安全使用。
用变比电桥测量变压器的变比，操作过程繁琐，测量范围狭窄，已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此，采用现代电子技术，研制出了新一代全自动变比组别测试仪。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作，界面产品相册(4张)友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。
实用技巧
1、对单相变比或线圈匝数比测量
◆将线圈高压端（A、X）接电桥A、B端子，低压端子（a、x）接a、b端子。设定组别为0（或6），使用AB相进行测量也可以用其它相测量。
2、未知变比情况
◆当变比误差过大时，变比闪烁显示，提示错误，然后显示实测的变比值，如果不知道确切变比可随意输入一个变比，测量后仪器显示实测的变比值。
变比试验的主要目的
1、检查变比是否与铭牌值相符,以保证达到要求的电压变换。
2、检查电压分接开关指示位置是否正确。
3、检查各线圈的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路。
4、测出三相变压器本身变压比的不平衡度。
5、提供变压比的准确程度,以判断变压器能否并列运行。
注意事项
1、在测量的时候，人不要触摸试品。
2、如果测试线短路，高低压接反，会熔断保险。保险熔断后，如果进行测量，再显示" 正在测量，请等待! "后停住，请关机，更换相同容量的保险，重测。
3、连线要保持接触良好，仪器应良好接地!
4、仪器的工作场所应远离强电场,强磁场,高频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线，如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电，交流净化电源的容量大于200VA即可。
5、仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。
6、如果显示器没有字符显示，或颜色很淡，请调节亮度电位器至合适位置。
7、仪器应存放在干燥通风处。
安全措施
1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3、本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。
4、仪表应避免剧烈振动。
5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
6、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错。
7、高、低压电缆不要接反。
8、测单相变压器时只使用黄色和绿色线夹，不要用错，不用的测试夹要悬空。
1、在测量的时候，人不要触摸试品。
2、如果测试线短路，高低压接反，会熔断保险。保险熔断后，如果进行测量，再显示" 正在测量，请等待! "后停住，请关机，更换相同容量的保险，重测。
3、连线要保持接触良好，仪器应良好接地!
4、仪器的工作场所应远离强电场,强磁场,高频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线，如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电，交流净化电源的容量大于200VA即可。
5、仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。
6、如果显示器没有字符显示，或颜色很淡，请调节亮度电位器至合适位置。
7、仪器应存放在干燥通风处。
使用方法
1、联线：
关掉仪器的电源开关，仪器的A、B、C接变压器的高压端，小a、b、c接低压端。
变压器的中性点不接仪器，也不接大地。接好仪器地线。将电源线的一端插入仪器面板上的电源插座，另一端与交流220V电源相联。
注意：切勿将变压器的高低压接反。
2、打开仪器的电源开关，稍后液晶屏上出现主菜单: 
此时可 按"↑"键，选择功能菜单。
按"确认"键，执行相应功能。
注：选中菜单，菜单文字反向显示(黑底白字)；按下按键，放开按键，为一次按键的输入。
3、接法设置，进入接线方法设置后，液晶屏显示： 
此时 按"↑"键选择接法(单相，Yy、Y/d、Dd、D/y)。
按"确认"键保存接法，返回主菜单。
注：测量三相变压器时，不知道接线方法，请选择Dy。
4、设置变比，进入变比设置后，液晶屏显示：
此时 按"→"键选择数据位，选中的数据反向显示。
按"↑""↓"键修改数据。
选中数字后， 按"↑""↓"键，数字由0到9循环变换，如果是第一位，数字只能由1到9循环变化，不会出现0。
选中小数点后 按"↑""↓"键，小数点循环移动。
按"确认"键保存数据，返回主菜单
5、开机预热5分钟后，可开始测量，测量完成后：
每次测量完成后，仪器自动保存数据，最多保存20个数据，超过20清除全部数据，并从1开始。
第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置，右边显示历史数据的个数。
第二行为组别。
第三行左边为AB相的变比，右边为AB相的相对误差，以下依此类推。
如果测单相变压器，只有前三行显示。
如果实测变比的相对误差大于10%显示">10%"，如果实测变比的相对误差小于－10%，显示"<－10%"
按"↑"键，查看数据。
按"←"键，进入打印菜单，可打印本次数据。打印全部数据，可清除全部历史数据。
按"确认"键，返回主菜单。