标题：深圳市标研检测有限公司
百度名片
深圳市标研检测技术有限公司（BYtes）/ 深圳863分析检测中心，是国内最早专门从事材料分析测试服务的第三方检验机构之一，面向广大企业提供各种材料的力学、热学、电学、化学性能测试服务。除了常规的材料检测项目以外，BYtes着重于材料的成分分析、材料的鉴定、材料的失效分析等特色分析测试服务，帮助客户研发配方、评估材料、改进生产工艺、追查失效原因。BYtes以满足中小企业对材料技术服务的需求为己任，整合各个学科的优秀资源，用科学、专业、有效的测试和顾问服务，帮助客户克服材料的选材、研发、生产、应用等环节的技术难题。 
BYtes由数位材料学科的教授、博士、业内资深人士组织和管理，有专业的材料工程师技术团队和专家顾问团队。BYtes有高精尖的材料分析设备和完全按照ISO：17025建设的标准化实验室。以优秀的人才和技术为先导，先进的设备为基础，标准化的管理为推动力，BYtes致力于成为材料技术解决方案专家，为广大中小企业提供全方位的材料技术服务。任何有关材料的问题，均可在BYtes得到客观、科学的咨询信息，和完善的解决方案
内容简介
深圳市材料表面分析检测中心是深圳市政府投资建立的面向全社会的公共技术服务机构，以深圳国家863计划材料表面工程技术研发中心为依托，拥有配套齐全、高档精密的国际知名品牌材料表面分析测试仪器，是华南地区集专业性、开放性、权威性于一体的材料表面分析测试机构。
分析检测中心技术力量雄厚，现拥有材料、物理、化学、机械、真空、精密等诸多专业并以高、中级技术人员为主体的人才团队，致力于材料的分析测试与科研开发，开展技术咨询与合作，新材料新产品开发、技术规范和标准制定、人员培训等业务。
本测试中心建立了完善的质量保证体系，以科学、公正、准确、高效的质量方针面向社会服务，可为广大中小企业、科研单位、大专院校、政府及事业单位提供几十项分析检测服务。解决科研、生产中的技术研发、产品开发和质量控制等方面的难题。
深圳市材料表面分析检测中心已通过中国合格评定国家认可委员会的认可和广东质量技术监督局的计量认证，获准在签发的分析检测报告中使用CNAS的认可标识，国际互认ILAC-MRA联合标识和计量认证CMA标识，拥有第三方实验室独立地位和具备向社会出具公正、准确检测数据的资质。 我中心出具的检测报告已得到国际实验室认可合作组织（ILAC）45个经济体的54个认可机构互认，以及得到亚太实验室认可合作组织（APLAC）23个认可组织的互认，这将有利推动珠三角地区乃至周边省市的中小企业的产品出口。本中心被广东省确认为“广东省中小企业技术支持服务机构示范单位”。
本中心下设深圳市标研检测技术有限公司（BYtes），专门负责对外市场的推广和新业务的开拓。
检测服务
①材料成分定量分析成分是材料结构和性能的基础，能定量的分析出材料中各个组分的含量，对材料品质管控、配方研发、MSDS 表格制作具有重要意义。
金属成分定量分析：分析合金中指定元素含量；或分析合金中全元素含量，判定合金的牌号；
高分子材料成分定量分析：分析高分子材料中各主要成分和助剂含量；
精细化学品成分定量分析：分析各种精细化学品的配方，例如胶黏剂、清洗剂、助焊剂等；
MSDS 表格制作：在定量分析基础上，制作MSDS 表格。②材料成分定性分析微量污染物的成分是什么？来自于哪里？材料异常部位的成分有何变化？材料是何
材质呢？您不必再为这些品质管控中的问题伤脑筋了。
微量污染物定性分析：鉴定微量污染物的主要成分，但不判定其具体含量，帮助客户寻找
污染源；
材料异常部位成分定性分析：测试材料表面起泡、变色、断裂等部位的成分，帮助客户分析其发生变化的可能原因；
材料主成分定性分析：分析材料的主要成分，判定材料的材质和大类，例如判定某种塑胶
是否ABS、某种金属是否铝合金；③电镀层和涂层综合性能分析电镀层和涂层的厚度、表面硬度、剥离强度、耐腐蚀性决定了其使用性能，想对您的电镀层或涂层有个基本的评估吗？我们针对电镀层和涂层的综合性能分析，将使您的涂镀层品质更有保障。
涂镀层厚度：分析涂镀层厚度，可选用荧光法或切片法；
涂镀层表面硬度：测试涂镀层表面硬度；
涂镀层剥离强度：评价涂镀层是否容易脱落或不耐摩擦；
涂镀层耐腐蚀性：根据标准用酸或盐雾腐蚀， 评估其耐腐蚀性能；④金相分析金属的使用性能能与金属的微观组织——金相，密切相关。
金相分析：分析金属的微观组织，判断其金相形态；⑤材料力学和热学性能分析用力学和热学分析来判定材料的使用强度。
材料的力学性能：拉伸强度、弯曲强度、断裂伸长率；
材料的热学性能：TG、DSC、DMA、TMA；⑥材料失效分析探寻材料断裂、变质的原因
材料的断裂失效分析：例如，无论金属或高分子材料，在存放和使用中产生裂纹乃至断裂，其造成失效的原因是复杂的，通过科学的分析方法可以找到原因，以此避免类似问题出现；
材料的变质失效分析：变质可能是材料断裂的一个原因，但变质还包含材料的变色、失去功能、产生沉淀或分相等事故；⑦化学有害物质测试（可代理SGS，为客户提供SGS正规检测
报告，可在SGS官方网站查询，价格更优惠！）
测试项目
ROHS 四、六项、包装材料四项重金属测试、REACH、卤素（F/CL/Br/I）、多环芳烃（PAHS）、全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）、全氟辛酸（PFOA）、聚氯乙烯（PVC）、四溴双酚-A（TBBP-A）、偶氮化合物（AZO）、邻苯二甲酸盐、八大可溶性重金属（EN71） Pb,Cd,Hg,Cr,As,Se,Sb,Ba) 、八大可溶性重金属（ASTM-F963）Pb,Cd,Hg,Cr,As,Se,Sb,Ba)、阴阳离子测试等⑧可靠性测试测试项目 
高温试验、低温试验、高低温循环试验、恒温恒湿试验、冷热冲击试验、Uv 老化试验、氙灯老化试验、盐雾试验⑨产品出口认证认证项目 CE、FCC 等
中心设备
1. X射线光电子+俄歇电子能谱仪
主要技术指标：
XPS灵敏度：16,000,000 cps
XPS能量分辨率：<0.48eV
XPS最小分析面积：30μm
最大样品尺寸：ф100mm
AES灵敏度：500,000 cps
AES能量分辨率：<0.4 dE/E
测试范围与服务项目：各种固体表面的元素成分、化学价态、分子结构分析和深度剖析。
2. X射线衍射仪
主要技术指标：
超高频电压发生器，高压稳定度：0.005%
转动方式：q/q模式和2q模式
角度重现性：+/- 0.0001 度
探测器:⑴X’Celerator超能探测器, 微型探测器数量超过100个
⑵正比探测器
光路：聚焦光路用于块材料，平行光用于表面相分析
样品台：多功能样品台应用于各种形状和较大尺寸成品试样；高温样品温度变化（0—1200℃）
测试范围与服务项目：粉末样品、固体样品的物相分析、微量相分析、薄膜分析、高温衍射、应力测量、结晶度、晶胞参数等的测定
3.扫描电子显微镜+X射线能谱仪
主要技术指标:
分辨率：高真空模式3.0nm, 低真空模式4.0nm
放大率：×5～×300000
最大样品尺寸：125×100×80mm
能谱能量分辨率：129.45eV
可测元素范围：铍Be~锿Es
测试范围与服务项目：各种固体材料的形貌分析、微区化学成分检测，样品成份的线分布和面分布分析
4. 微纳米综合力学测试系统
微纳米力学综合测试系统可以对样品表面微区进行压痕（施加正向垂直载荷力）、划痕（施加侧向载荷力）、原位成像压痕或划痕后的表面形貌。主要应用于微硬度、弹性模量、摩擦系数、磨损率、结合强度、临界载荷、断裂刚度、蠕变、粘变力（结合力）、存储模量、损失模量等测试。
a纳米划痕仪
主要技术指标:
加载力：10uN～1N
加载力分辨率：150nN
摩擦力范围：6μN～1N
加载方式：恒定载荷、台阶载荷、往复式运动、定位划痕
测试范围与服务项目：实时记录法向力、摩擦力、穿透深度、声发射信号，从而准确可靠地获得膜与基底的结合力，或研究薄膜与其它样品表面的摩擦、磨损行为。
b 纳米压痕仪
主要技术指标:
加载力：0～300mN
加载力分辨率：40nN
最大压入深度：20μm
测试范围与服务项目：准确可靠地获得材料的压入硬度、弹性模量、接触刚度、应力－应变、蠕变等数据及接触刚度、硬度和弹性模量的连续纵深分布
c 原子力显微镜
主要技术指标：
扫描范围：20×20×2μm
分辨率：X、Y、Z<1nm
测试范围与服务项目：生物组织、涂层、薄膜、半导体材料的刻蚀结构及纳米、微米结构的三维形貌分析、表征
5. 大载荷划痕仪
主要技术指标:
加载力：1～200N
加载力分辨率：3mN
摩擦力范围：0～200N
测试范围与服务项目：同a
6. 摩擦磨损及表面光洁度测试仪
主要技术指标：
摩擦磨损方式：针-盘，球-盘
转速：30 ~ 300rpm
最大载荷：150N
表面光洁度测量范围：10nm ~100μm
触针驱动范围：21mm
测试范围与服务项目：用于薄膜或者基材对接触针或球的摩擦系数、磨损体积测量、表面光洁度测量等。
7. 电化学综合测试仪
主要技术指标：
电流范围：7.5nA~750mA
电流分辨率：2.5fA
电压分辨率：1μV
交流阻抗：10μHz~300KHz
应用软件：PHE物理化学软件，EIS300交流阻抗软件包，DC150 直流腐蚀软件包
测试范围与服务项目：镀膜的评价，腐蚀测量，电池的研发，材料的物理化学性能
8. 轮廓仪
主要技术指标：
探针压力：1～15mg
垂直测量范围：262μm
可容最大样品厚度：25mm
台阶高度重复性：10&Aring;
测试范围与服务项目：半导体设备、数据存储磁头和媒体、聚合物、金属、陶瓷、生物薄膜、MEMS/NEMS、金属镀层等的形貌、台阶高度、粗糙度测量
9. 金相显微镜
主要技术指标：
最大放大倍数：1000倍
象素：720万
最小对焦精度：1μm
测试范围与服务项目：晶粒度、相面积分数、涂层/镀层厚度测量、孔隙度评估、球墨铸铁中石墨的球状性、颗粒尺寸分析、铸造铝合金的枝晶臂间距，反射光观察，明、暗场、偏光、微分干涉分析研究，并采用M32专业镜头，对材料表面、断口进行全方位观察、失效分析、研究和测量 
10. X射线荧光测厚仪
主要技术指标：
可测元素范围：钛Ti~铀U
可测多层膜厚：最多6层
成分分析：可同时分析30种元素
测试范围与服务项目：测量常见镀层、涂层厚度，并同时进行成分分析
11. 色差仪（积分球式分光光度计）
主要技术指标：
测量范围：0～120%，360～740nm光谱范围
反射分辨率：0.01%
测量时间：<4秒
测试范围与服务项目：采用内置CCD数码目标定位系统、投射、反射、前置或上置式测量方式对各种材料进行快捷颜色鉴别、色彩品质控制及样品表面结构（镜面）对颜色影响分析
12. 盐雾试验机
主要技术指标：
工作室尺寸：450×600×400mm
试验温度范围：室温～50℃
饱和温度范围：室温～70℃
试验室容积：108L
测试范围与服务项目：盐雾腐蚀实验箱针对各种材料的表面处理，包含涂料，电镀，无机及有机膜，阳极处理，防锈油等防腐蚀处理后，测试制品的耐腐蚀性。
13. 二次离子质谱仪
主要技术指标：
质量分辨率：全质量范围分辨率m/dm>100
灵敏度：>5000cps/nA Mo+MoO
分析区域：分散离子束固定范围直径为2.7+/-0.3mm
元素范围：3—300质量数
测试范围及服务项目：检测特殊元素在表面的聚集，表面改性，等离子表面处理
14. 红外光谱仪及红外显微镜
主要技术指标：
光谱范围：7,500~375cm
分辨率：优于0.5cm
信噪比：45,000:1
测试范围及服务项目：反映材料的官能团信息，用于固体或不含水的液体物质的结构定性分析，例如无机物、有机物、塑料、橡胶等；同时，运用显微镜可以进行微区分析，可以对表面异物进行分析，最少可分析至20μm，在测样扫描过程中科同时观察和显示被测微区样品。
15. 金相制样设备
a．砂轮切割机及精密切割机
b．热镶嵌机及真空冷镶嵌机
c．研磨抛光机
d．精密光学钻孔设备
测试范围服务项目：用于材料的精密切割、冷热镶嵌、磨光、抛光等，制得金相表面，并进行图像分析及图像处理，特别可用于线路板制样
16.显微硬度计
主要技术指标：
负载范围：10gf-1000gf 
物镜放大倍数：10×和50×
测试范围：用于测定材料的显微硬度，特别是测定微小、薄型试样以及表面渗镀层等试样的表层硬度和硬化层深度。
17．气相色谱质谱联用仪
主要技术指标：质量范围：1.5～1090，双入口涡轮分子泵差动抽真空系统，离子源温度：100-300℃。检测器：质谱，质量分析器：四极杆。
测试范围：广泛用于复杂组分的分离与鉴定，对于沸点约300度以下、不易分解的有机物可以很好地进行定性定量分析，目前测试较多的有害物质，如邻苯二甲酸盐、PBB&PBDE、偶氮染料、有机锡化合物等。
18. 高效液相色谱仪
主要技术指标：检测器：PDA，波长范围：190-900nm，2液高压，分辨率：1.2nm，灵敏度：8nm。
测试范围：主要用于分子量较大、沸点较高的有机物，在氨基酸、DNA等生物领域运用较多，目前，我们测试较多的有害物质，如三聚氰胺、着色剂、双酚A等。
19. 离子色谱仪
主要技术指标：泵流速范围：0.00-5.00mL/min，最大泵压：5000psi，数字式电导检测器，池体材料为化学惰性PEEK聚合材料。
测试范围：主要用于卤素管控，测试卤素离子，如F、Cl、Br、I，也可用于SO4、NO3、NH4等离子的测试。
20．电感耦合等离子光谱仪(ICP-OES)
主要技术指标：波长范围：120nm～800nm，观测方式：等离子体炬管垂直放置，采侧向观测，短期稳定性：连续测量11次，RSD≤1.5%，长期稳定性：每10分钟测量一次，连续测量2小时，RSD≤2%，检测器：HDD高动态检测器。
测试范围：可以进行RoHS六项中的金属元素Pb、Cd、Hg，进行钢铁材料牌号鉴定、进行材料的全元素定性定量分析等。[1]