标题：KVYD自动工频耐压试验装置
概述：
KVYD自动工频耐压试验装置，是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的耐压试验设备，用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，以考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力。包括程控控制箱（台）和试验变压器。
程控控制箱（台）：

  全自动控制台本设备采用了与时俱进的微电脑先进技术，软硬结合的数字化测控手段，其精良的设计和周到细致的考虑贯彻了“一切为用户着想”的设计理念，使您在使用时轻松自如、得心应手。
1.      全键盘操作，全数字测控，智能化工作全过程
2.      四个显示窗同时显示高低压电压、电流和耐压时间，以及多个状态指示灯
3.      高精度测量与数据处理，显示精度可优于0.5% 
4.      键控自动/手动工作方式
5.      自动电机惯性判断及补偿，逼近式调压算法
6.      自动捕捉峰值电压、电流，便于做击穿试验
7.      任意设定高压电压、高压电流、低压电流和耐压时间
8.      到达设定电压后自动耐压计时，计时时间到自动降压回零
9.      超过设定电流（高、低压电流中任何一个）时自动切断电压输出，自动降压回零，并发出声光报警
10.   试验结果可查看和打印，并具有自动/手动打印方式
11.   乐音发声，不同状态声音不同
12.   软硬件抗干扰设计，抗干扰能力强
13.   自动错误诊断，易于发现和解决问题
试验变压器：
（用户可任选油浸式试验变压器，气体式试验变压器或干式试验变压器）  干式变压器  气体式变压器  油浸式变压器油浸式试验变压器：规格
容量
低压电压V
低压电流A
高压电压kV
高压电流A
变比
60分温升℃
阴抗电压%
空载电流%
质量kg
外形尺寸
长Х宽Х高
mmХmmХmm
3/50
3
200
15
50
60
500
50
10
<4
27
240Х300Х690
5/50
5
200
25
50
100
500
50
10
<4
52
250Х355Х710
10/50
10
200
50
50
200
500
50
10
<4
80
260Х375Х750
15/50
15
400
37.5
50
300
500
50
8
<4
120
270Х420Х800
20/50
20
400
50
50
400
500
50
8
<4
140
285Х440Х820
30/50
30
400
75
50
600
500
50
8
<4
155
295Х386Х840
50/50
50
400
125
50
1000
500
50
8
<4
184
320Х416Х910
10/100
10
200
50
100
100
1000
50
10
<4
135
350Х475Х1300
15/100
15
400
37.5
100
150
1000
50
8
<4
150
510Х390Х1320
20/100
20
400
50
100
200
1000
50
8
<4
215
540Х400Х1340
30/100
30
400
75
100
300
1000
50
8
<4
250
560Х410Х1360
50/100
50
400
125
100
500
1000
50
8
<4
290
600Х460Х1410
10/150
10
200
50
100
66.7
1500
50
10
<4
180
265Х380Х1750
15/150
15
400
37.5
150
100
1500
50
8
<4
200
510Х390Х1800
20/150
30
400
50
150
133.3
1500
50
8
<4
220
540Х415Х1800
30/150
30
400
75
150
200
1500
50
8
<4
280
560Х430Х1800
50/150
50
400
125
150
333.3
1500
50
8
<4
340
640Х490Х1850
YDQ气体式试验变压器规格
容量
低压电压V
低压电流A
高压电压kV
高压电流A
变比
60分温升℃
阴抗电压%
空载电流%
质量kg
外形尺寸
长Х宽Х高
mmХmmХmm
1.5/50
1.5
200
7.5
50
30
500
50
10
<4
30
200Х275Х640
3/50
3
200
15
50
60
500
50
10
<4
35
240Х300Х690
5/50
5
200
25
50
120
500
50
10
<4
40
250Х355Х710
10/50
10
200
50
50
200
500
50
10
<4
60
260Х375Х750
15/50
15
400
37.5
50
300
500
50
8
<4
70
270Х420Х800
20/50
20
400
50
50
400
500
50
8
<4
85
285Х440Х820
30/50
30
400
75
50
600
500
50
8
<4
100
295Х386Х840
50/50
50
400
125
50
1000
500
50
8
<4
120
320Х416Х910
10/100
10
200
50
100
100
1000
50
10
<4
65
350Х475Х1300
15/100
15
400
37.5
100
150
1000
50
8
<4
85
510Х390Х1320
20/100
20
400
50
100
200
1000
50
8
<4
100
540Х400Х1340
30/100
30
400
75
100
300
1000
50
8
<4
110
560Х410Х1360
50/100
50
400
125
100
500
1000
50
8
<4
125
600Х460Х1410
10/150
10
200
50
100
66.7
1500
50
10
<4
90
265Х380Х1750
15/150
15
400
37.5
150
100
1500
50
8
<4
100
510Х390Х1800
20/150
30
400
50
150
133.3
1500
50
8
<4
110
540Х415Х1800
30/150
30
400
75
150
200
1500
50
8
<4
125
560Х430Х1800
50/150
50
400
125
150
333.3
1500
50
8
<4
140
640Х490Х1850
GTB干式试验变压器
规 格 型 号容 量( KVA )输入电压( V )输出电压( kV )输出电流( mA )输出直流高压( kV )重量( kg )GTB-1.5/501.5200或40050307015GTB-3/503200或40050607020GTB-5/505200或400501007030GTB-10/5010200或400502007040GTB-15/5015200或400503007050GTB-20/5020200或400504007055GTB-25/5025200或400505007060GTB-30/5030200或400506007065GTB-5/1005200或4001005014060GTB-10/10010200或40010010014065GTB-15/10015200或40010015014070GTB-20/10020200或40010020014075GTB-25/10025200或40010025014080GTB-15/12015200或40012012514085GTB-20/12020200或40012016014090GTB-25/12025200或40012020014095GTB-30/12030200或400120250140100