标题：插入式电磁流量计
简介
在管网供水中，越来越多的流量计用于大用水户计量、区域计量系统中，以减少漏失率。实现在管网中的漏耗监控，需要对用水量较低的夜间进行监测。
插入式电磁流量计可以提供双向的高精度测量，是漏损检测的理想流量计。同时，杰出的重复性，保证只有真正的流量突变才被检测。
广泛用途
LY-LDE-C插入式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。插入式电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理，水利建设等领域。
  插入式电磁流量计原理图
主要组成部分LY-LDE-C插入式电磁流量计由插入式电磁流量传感器(简称传感器）和插入式电磁流量转换器(简称转换器）配套组成(简称流量计)，用来测量管道内各种导电液体的体积流量。
测量对象测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利等部门的导电流体流量，亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。
产品特点1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响； 
2、测量管内无阻碍流动部件，无压损，直管段要求较低；
3、系列公称通径DN15～DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择；
4、转换器采用新颖励磁方式，功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500：1；
5、转换器可与传感器组成一体型或分体型；
6、转换器采用16位高性能微处理器，2x16LCD显示，参数设定方便，编程可靠；
7、流量计为双向测量系统，内装三个积算器：正向总量、反向总量及差值总量；可显示．庄、反流量，并具有多种输出：电流、脉冲、数字通讯、HART；
8、转换器采用表面安装技术(SMT)，具有自检和自诊断功能
插入式电磁流量计用途用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利等部门的导电流体流量，亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。
产品特点：
耐腐蚀全不锈钢材质 ABS全模具生产探头 结构简单、牢固、无活动部件，使用寿命长：
测量可靠，抗干扰能力强；
体积小、重量轻、安装方便、维护量小；
测量范围大，测量不受温度、密度、压力、粘度、导电率等变化的影响;
压力损失为零；
能够在不断流的情况下进行安装、拆卸，为用户的检修带来了方便。
较一般电磁流量计的制造成本和安装费用低，特别适合大中径管道流量测量。
主要技术性能指标
流速测量范围：（0.05-10）m/s  插入式电磁流量计测量管道直径：DN（100-3000）mm
测量精度：0.5级，1.0级，1.5级
工作压力：<1.6MPa
介质温度：0-80℃
耗电功率：<20VA
被测液体导电率:> 5 μ s/cm
GD LD系列插入式电磁流量计 用来测量导电的液体,
量仪主要参数
拆装方式: 断流后拆装 不需断流，关闭球阀后即可拆装
精确度: ±1.5% ±1.5%
公称通径: DN300-DN3000
可测最低流速: 0.1米/秒
可测最高流速: 米/秒
量程比: 1:20，可按客户要求订制
显示器: 可选
输出信号: 4-20mA
通讯接口: 可选RS485
供电电源: 220VAC,允差15%或+24VDC，纹波≤5%
防爆等级: 可选Exd[ia]qIICT5
防护等级: IP65，可选IP68
整机功耗: 6.5W
测量体（传感器）材质: 304不锈钢
测量元件（电极）材质: 316L不锈钢
测量范围: <130℃
型 号：GD LD系列口 径：DN350 - DN2000精 度：± 1.5%测量值标准 ±1.0%测量值特殊 ± 0.5%测量值高精度最低导电率 :5μs/cm测量范围 :推荐使用范围： 0.5m/s～10m/s连续可调 
最大使用范围：0.2m/s～15m/s连续可调介质温度 :-20- +150℃环境温度 :-20- +60℃流体压力 :≤ 1.6MPa防护等级 :传感器 　转换器 
IP67 　IP67 
IP68 　IP67材 质：探头材质为 304不锈钢， 电极材质为316不锈钢，绝缘层为PTFE.电气接口 :M20×1.5,1/2〞NPT显示方式 :标准双线液晶显示 ,可同时显示瞬时和累积流量。电 源：220VAC 50HZ 24VDC防爆等级：Exd[ia]iam ll CT5信号输出：1、开关量可设为： 脉冲输出（最高1000HZ）； 
高 /低流量报警； 
空管报警； 
流量方向示意； 
故障报警； 
2、电流输出：4-20mA输出。组态方式：1、通过三个手动键现场组态。 
2、通过遥控器现场组态。 
3、通过手操器进行现场组态。 
记忆：EEPROM不会消失之记忆体，无需电池保存。
口径及流量的选择
公称通径(mm)可测量流量范围（m3/h）有效测量流量范围（m3/h）2005.652～135633.912～1130.42508.8313～211952.9875～176630012.717～305276.302～254335017.31～4154103.86～346140022.61～5425135.65～452145028.62～6867171.68～572250035.33～8478211.95～706560050.87～12208305.2～1017370069.24～16616415.4～1384780090.44～21703542.6～18086900114.46～27468686.7～228901000141.3～33912847.8～282601200203.5～488331221～406941400277～664671662～553891600361.8～868142171～723451800457.9～1098742747～91562
安装
  插入式电磁流量计现场传感器安装上游直管段不低于5D（D：管径），下游直管段不低于2D
安装方式：
（一）垂直安装，传感器插入管道时应与管道断面的垂直直径夹角小于5°，适用于测量管道振动小的清洁介质。
（二）倾斜安装，其传感器的轴线与被测管道的轴线夹角为45°，适用于大管径且测量介质中含有其它杂质的液体流量测量，该安装方式水阻小，不宜缠挂。
插入式电磁流量传感器插入点有两种方法：一是插入到被测管道的中心轴线上，二是插入到管道内壁为管道的0.25D处。 
传感器的安装
1、清理被测管安装底座的焊渣和毛刺。
2、关掉上游流量控制阀门或采用低压供水。
3、将DN50球阀安装到安装底座上。注意球阀的长空腔向上，检查球阀是否能全开全关、将压紧螺纹座、压紧螺母和橡胶密封圈安装到球阀上。松开定位螺母。将传感器插入杆通过球阀插入被测管道，同时应注意传感器方向标志杆指向应和流体流向一致。
传感器的选用
传感器形式的选用，根据现场条件选择。如传感器可能或长期浸于水中，可选用潜  插入式电磁流量计水式，一般情况下可选用分体式。如果环境、位置较好，可选用一体式。如需在线拆装或需清洗电极的场合，可选用带压拆装式。
下表为各型号传感器的适用场合： 
型 号适用范围安装方式带压安装防护等级LDC12050 - 200mm法兰连接不能IP65 IP68LDC182200- 800mm法兰连接不能IP65 IP68LDC182B200- 600mm法兰连接
性能特点
仪表结构简单、可靠，无可动部件，工作寿命长。  插入式电磁流量计无截流阻流部件，不存在压力损失和流体堵塞现象。
无机械惯性，响应快速，稳定性好，可应用于自动检测、调节和程控系统。　
测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。
采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。　 备有管道式、插入式等多种流量计型号。　
采用EEPROM存贮器，测量运算数据存贮保护安全可靠。　
具备一体化和分离型两种型式。　
高清晰度LCD背光显示。　
一体型电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制定，用来测量导电流体的体积流量。
由于独特的特点，目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量。主要用于化工、造纸、食品、纺织、冶金、环保、给排水等行业，与计算机配套可实现系统控制。
量程范围
一般工业用插入式电磁流量计被测介质流速以2～4m/s为宜，在特殊情况下，最低流速应不小于0.2m/s，最高应不大于 8m/s。若介质中含有固体颗粒，常用流速应小于3m/s，防止衬里和电极的过分磨擦；对于粘滞流体，流速可选择大于2m/s，较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用，有利于提高测量精度。　在量程Q已确定的条件下，即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小，其值由下式计算：　Q=πD2V/4　
Q:流量（㎡/h） D:管道内径 V：流速（m/h）　
电磁流量计的量程Q应大于预计的最大流量值，而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50%为宜
参考流量范围口径(mm)流量范围(m3/h)口径(mm)流量范围(m3/h)φ150.06~6.36φ45057.23～5722.65φ200.11～11.3φ50070.65～7065.00φ250.18～17.66φ600101.74～10173.6φ400.45～45.22φ700138.47～13847.4φ500.71～70.65φ800180.86～18086.4φ651.19～119.4φ900228.91～22890.6φ801.81～180.86φ1000406.94～40694.4φ1002.83～282.60φ1200553.90～55389.6φ1506.36～635.85φ1600723.46～72345.6φ20011.3～1130.4φ1800915.62～91562.4φ25017.66～176.25φ20001130.4～113040.00φ30025.43～2543.40φ22001367.78～136778.4φ35034.62～3461.85φ24001627.78～162777.6φ40045.22～4521.6φ26001910.38～191037.6​型 谱型号口径XFE15~2600K1316LK2HBK3HCK4钛K5钽K6铂合金K7不锈钢涂覆碳化钨代号内衬材料C1聚四氟乙烯F4C2聚全氟乙丙烯F46C3聚氟合乙烯FSC4聚录丁橡胶C5聚氨脂橡胶代号功能E10.3级E20.5级E31级F14－20Madc负载≤750ΩF20-3khz5v有源，可变脉宽，输出高端有效频率F3RS485接口T1常温型T2高温型T3超高温型P11．0MPaP21．6MPaP34．0MPaP416MPaD1220VAC±10%D224VDC±10%J1一体型结构J2分体型结构J3防爆一体型结构
选型型谱
型号口径​HN LD15~2600​​代号安装形式​Y一体式F分体式​代号转换器型号ZA圆形ZB方形​代号输出信号I.44~20mAf频率 1KHzRs串行通讯（485）C控制输出​代号防爆要求N无防爆EX防爆（仅适用于分体式）​代号介质温度T1≤65℃T2≤120℃T3≤180℃(仅适用于分体式）​代号内衬材质NE氯丁橡胶（≤65℃）PTFE聚四氟乙烯（≤189℃）PVC聚氯乙烯（≤70℃）​代号电极材质316L不锈钢HC哈氏合金CHB哈氏合金BTi钛Ta钽电磁流量计选型型谱
插入式电磁流量计使用范围
插入式电磁流量计测量精度不受液体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
高可靠性的外插安装方式，传感器的安装、维护无需拆卸测量管，因此较适合于无法停水的现场使用，而且可以在老管道上现场开口安装。
结构简单，电磁流量计测量管可不用内衬，可靠性高。
通径范围宽，适用于DN100~DN3000之间的所有口径管道。
一体化接地电极，实现仪表良好接地。
插入式电磁流量计传感器采用先进加工工艺、固态封装、耐振动、防渗透、寿命长，使仪表具有良好的测量精确度和稳定性。
插入式电磁流量计安装要求
插入式电磁流量计用来测量导电的液体,特别适用于大口径的管道测量。 插入式电磁流量计广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水总量控制、造纸、医药、食品等工、农业部门的生产工艺过程流量测量和控制；适用于导电液体的总量计量。 
苏科仪表提醒广大用户首选插入式电磁流量计保证足够直管段长度。流体在方向、管径以及阀门开度变化时，会产生涡流和流场畸变，这样会对传感器电极的测量产生影响，从而影响仪表的精度。所以要尽可能地离开弯管、手阀、调节阀等部件一定距离。 
尽量避免干扰源： 
为了保障测量精度，传感器应避免在容易产生真空、气体、涡流等地方安装，传感器与智能变送器之间的通讯电缆要避开电动机等强电设备。 
保证流体与传感器磁场的垂直度： 
在管道开孔安装取压短管时，焊接取压短管应在管道开孔安装取压短管时，焊接取压短管应注意垂直方向，要求焊接后短管轴线与管道轴线夹角为90°，且法兰短管连接的延长线垂直通过管截面的圆心，这样能保证流体与磁场垂直。 
保证传感器正确的插入深度： 
由于流体在管道中的层流现象，靠近管壁的流体流速较慢，靠近管道中心的流体流速较快，根据计算管道的D/8处最接近流体的平均速度。安装时要计算管道的壁厚和法兰管嘴的长度，确保传感器的电极插深在D/8位置。不过也不是所有的插入式流量计传感器都安装在管道的D/8位置，也有少数安装在管道的D/2位置，安装前一定要认真研究安装说明。 
插入式电磁流量计保证良好的接地传感器输出信号的接地点应与被测介质电气连接。当流体切割磁力线产生流量信号时，以流体本身作为0电位，一个电极上产生正电势，另一个电极上产生负电势，不断交替变化。因此，转换器输入端中点(信号电缆屏蔽层)必须与流体共处于0电位且导通，这样才能构成对称的输入回路。转换器的输入端中点通过传感器输出信号的接地点与被测流体电气连通。由于传感器的输出信号很小，只有几毫伏，为了提高仪表抗干扰能力，输入回路中的0电位必须接地。由于一般金属管道都与大地连通流动介质通过金属管道与大地电气连接所以并不要求电磁流量计单独设置接地装置，尤其是小口径电磁流量传感器。如果是非金属管道，就一定要和单独的接地线连接。
插入式电磁流量计的维护方法
[1]插入式电磁流量计操作简单，维护量较少，但长期的使用，依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准，定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计，每次维护都必须将系统停运，将管道中的液体排空，才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障，插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此，可以在安装座上加装一只隔离球阀，在系统不停电磁流量计：运的情况下，实现在线插拔，保证系统的连续稳定运行。