标题：碳硫分析仪
简介
碳硫分析仪一般是指对钢铁材料中的碳硫元素进行定量分析的仪器总称。
碳硫分析仪按照分析方法和原理有下列几种：
1、红外吸收法碳硫分析仪：高频红外碳硫分析仪，电弧红外碳硫分析仪，管式红外碳硫分析仪
2、气体容量法/碘量法碳硫分析仪：高速碳硫分析仪，气体容量法碳硫分析仪
3、非水滴定法碳硫分析仪
4、电导法碳硫分析仪
5、还有ICP法、直读光谱法、X光荧光法、质谱法、色谱法、活化分析法等类碳硫分析仪
仪器分类
1. 管式管式红外碳硫分析仪配合高温管式炉能快速、准确地测定铜铁、合金、不锈钢、碳钢、合金钢、铸铁、球铁、有色金属、稀土金属、水泥、矿石、焦、煤，炉渣、陶瓷、催化剂、铸造型芯砂、铁矿、无机物有机物及其它材料中碳、硫两元素的质量分数。主要技术参数：◇测量范围：碳：ω（C）0.001%-10.0000%(可扩至99.999%)
硫：ω（S）0.0005%-0. 5000%(可扩至99.999%)
◇分析误差：碳优于国标GB/T223.69-1997标准 硫优于国标GB/ T223.68-1997标准
◇分析时间：25-60秒可调，一般在35秒左右。
◇赛多利斯电子天平：称量范围：0-120g读数精度：0.001g
◇工作环境：室内温度：10-30℃ 相对湿度：小于75%主要特点：◇ 采用低噪声、高灵敏度、高稳定性的红外探测器。
◇ 整机模块化设计，提高了仪器的可靠性。
◇ 电子天平自动联机。
◇ WINDOWS全中文操作界面，操作方便，易于掌握。
◇ 软件功能齐全，提供文件帮助、系统监测、通道选择、数据统计、结果校正、断点修改、系统诊断等四十多项功能。
◇ 动态显示分析过程中的各项数据和碳、硫释放曲线。
◇ 测量线性范围宽，并可扩展。
◇ 特制高温管式炉，温度可调，适合不同材质样品的燃烧。
◇ 高效合金除尘器，最大限度减少粉尘干扰 。
◇ 节约电力和材料消耗、高速准确。2. 电弧式电弧红外碳硫分析仪器采用电弧炉配合红外碳硫分析仪能快速、准确地测定中、低碳，碳钢、不锈钢、合金钢、石油催化剂等材料中碳硫元素含量。产品采用国际、国内先进技术．是集光．机、电、计算机、分析技术于一体的高新技术产品，多项技术国内领先，分析碳硫两个元素各16个通道，共32个通道可任意搭配，选择范围宽。抗干扰能力强、功能齐全、操作简单、分析结果快速准确等特点。主要技术参数：1、测量范围：碳：0.005-10.0000%（可扩至99.999%）
硫：0.0005-0.3500%（可扩至99.999%）
2、分析时间：一般在35秒左右（不含取样、称样时间）
3、分析误差：碳优于GB223.69-97标准硫优于GB223.68-97标准
4、电子天平：称量范围0-100g读数精度：0.001g
5、工作电源：220V±5%50HZ±2%主要特点：1、Windows全中文操作界面，操作方便，极易掌握。
2、动态显示分析过程中的各项数据和碳、硫释放曲线。
3、电子天平联机操作，不定量称样。
4、整机基于PCI总线的集成化控制和数据采集，稳定性高，响应速度快，可靠性好。
5、采用了低噪声、高灵敏度、高稳定性、抗干扰的红外检测器。
6、软件新颖、功能齐全、具有通道选择、断点数据、系数校正、曲线复显、参数管理、开关诊断、空白校正等多种功能。
7、分析碳硫两个元素各有16个通道，共32个通道，可任意搭配，选择范围宽。
8、非接触式高频高压火花电弧引弧，结构简单、便于维护。
9、节材、节能、准确、使用成本低、仪器价廉物美。3.高频式高频红外碳硫分析仪采用高频感应炉配合红外碳硫分析系统，能快速、准确地测定普碳钢、高中低合金钢、生铸铁、灰铸铁、球墨铸铁、合金铸铁、各种铁合金、硅铁、锰铁、镍铁、锂铁、铬铁、稀土金属、焦炭、煤，炉渣、催化剂、矿石等各种材料中碳硫元素含。该产品采用国际国内先进技术，是集光机电、计算机、分析技术于一体的高新技术产品，多项技术国内领先。
一、主要技术参数：
1、测量范围：碳：0.00001-10.0000%（可扩至99.999%）
硫：0.00001-0.3500%（可扩至99.999%）
2、分析时间：一般在35秒左右（不含取样、称样时间）
3、分析误差：准确度及精密度
准确度：碳符合ISO9556-94标准 硫符合ISO4935-94标准
精密度：符合国家计量检定规程JJG395-97标准
4、高频感应炉燃烧功率：2.5KVA-3.5KVA（可调） 振荡频率：20MHz
5、电子天平：进口 称量范围0-100g 读数精度0.001g
6、计 算 机：主流机型 19寸液显
7、工作电源：AC220V 50H
主要特点：
1、Windows全中文操作界面，具备灵活的视窗操作系统，操作方便，极易掌握。
2、动态显示分析过程中的各项数据和碳硫释放曲线。
3、进口电子天平联机操作，不定量称样。
4、整机基于PCI总线的集成化控制和数据采集，稳定性高，响应速度快，可靠性好。
5、采用了低噪声、高灵敏度、高稳定性、抗干扰的红外检测器。
6、软件新颖、功能齐全、具有通道选择、断点数据、系数校正、曲线复显、参数管理、开关诊断、空白校正等多种功能。
7、分析碳硫两个元素各有16个通道，共32个通道，可任意搭配，选择范围宽。　
8、高频感应炉输出功率大，且功率可调，适合于各种材料的燃烧分析测试，炉头自动清扫，可减少粉尘对分析结果的影响。
9、整机关键部件均采用进口器件，保证了仪器的稳定性和高品质。
高频红外碳硫分析仪，电弧红外碳硫分析仪等。产品广泛应用于钢铁、冶金、铸造、矿业、化工、机械、建筑等行业和大专院校、研究所及质量监督部门。可测定铸铁、球铁、生铁、不锈钢、普碳钢、合金钢、合金铸铁、各类矿石、有色金属中碳、硫等元素的含量。
碳硫分析仪应用
碳硫分析仪器可测定铸铁、球铁、生铁、不锈钢、普碳钢、合金钢、合金铸铁、各类矿石、有色金属中碳、硫、锰、磷、硅、镍、铬、钼、铜、钛、锌、钒、镁、稀土等元素的含量。仪器测量范围广、精度高，高、中、低档齐全，并能接受用户特殊定货。产品广泛应用于钢铁、冶金、铸造、采矿、建筑、机械、电子、环保、卫生、化工、电力、技术监督等部门和大专院校。[1]
主要技术指标
1、称样量和分析范围：
1.0g(850mg-1150mg)测： C:0.05-1.60[%]; S:0.003-0.060[%];
0.5g(450mg-550mg)测： C:1.60-3.50[%]; S:0.060-0.120[%];
0.25g(225mg-275mg)测： C:3.50-6.50[%]; S:0.120-0.240[%];
2、分析时间：65秒左右（不含取样、称样时间）
3、测量精度:符合GB223.69-1997,GB223.68-1997标准
4、电源：220V±10[%] 50Hz
5、消耗功率：50VA
6、气源：氧气 压力40Kpa
7、使用环境温度：5℃-40℃[1]
试验方法
[2]1、红外吸收法(红外碳硫分析仪)：试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热，氧化为二氧化碳、二氧化硫气体。该气体经处理后进入相应的吸收池，对相应的红外辐射进行吸收，由探测器转发为信号，经计算机处理输出结果。此方法具有准确、快速、灵敏度高的特点，高低碳硫含量均使用，采用此方法的红外碳硫分析仪，自动化程度较高，价格也比较高，适用于分析精度要求较高的场合。
2、电导法(电导碳硫仪)：这是根据电导率的变化来测量分析碳硫含量的一种方法，被测样品经高温燃烧后产生的混合气体，经过电导池的吸收后，电阻率(电导的倒数)发生改变，从而测定碳、硫的含量，其特点是准确，快速、灵敏。多用于低碳、低硫的测定。
3、重量法(碳硫联合测定仪)：常用碱石棉吸收二氧化碳，由“增量”求出碳含量。硫的测定常用湿法，试样用酸分解氧化，转变为硫酸盐，然后在盐酸介质中加入氯化钡，生成硫酸钡，经沉淀、过滤、洗涤、灼烧，称量最后计算得出硫的含量。重量法的缺点是分析速度慢，所以不可能用于企业现场碳硫分析，优点是具有较高的准确度，至今仍被国内外作为标准方法推荐，适用于标准实验室和研究机构。
4、滴定法(滴定仪)：非水滴定仪系采用酸碱滴定法测定钢铁碳、硫元素之用。与电弧燃烧炉匹配，适用于一般化验室、炉前化验等使用。
5、容量法(气容碳硫仪)：常用的有测碳为气体容量法，测硫为碘量法、酸碱滴定法。特别是气体容量法测碳、碘量法定硫，既快速又准确，是我国碳、硫联合测定最常用的方法，采用此方法的碳硫分析仪的精度，碳含量下限为0.050%，硫含量下限为0.005%，华欣公司生产的HXE系列的碳硫分析仪