标题：盐水喷雾试验机
原理及作用
盐水喷雾试验机学名为“盐雾试验箱”[1]，是采用盐雾腐蚀的方式来检测被测样品的可靠性，盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统，是人工环境三防系列中的一种，很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性，所以盐雾试验箱应运而行。
规格及尺寸（1）
容积（单位：L）[2]
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-108-RY[1]
450×600×400
700×1200×1100
LRHS-270-RY
600×900×500
870×1400×1150
LRHS-412-RY
750×1100×500
1030×1680×1260
LRHS-663-RY
850×1300×600
1160×2000×1390
LRHS-816-RY
850×1600×600
1190×2260×1450
LRHS-1080-RY
900×2000×600
1220×2350×1450

规格型号（2）
型号规格[3-5]
工作室尺寸（D*W*H）mm
外形尺寸（D*W*H）mm
BJYSL-YWX/Q-150
450×600×400
700×1200×1100
BJYSL-YWX/Q-250
600×900×500
950×1500×1200
BJYSL-YWX/Q-750
750×1100×500
1100×1700×1250
BJYSL-YWX/Q-010
850×1300×600
1150×2100×1550
BJYSL-YWX/Q-016
850×1600×600
1190×2260×1450
BJYSL-YWX/Q-020
900×2000×600
1250×2800×1600

技术参数
温度范围：Rt+5℃～55℃  
湿度范围：85～98%RH
温度均匀度：±2℃
温度波动度：±0.5℃
饱和空气筒温度范围: Rt+10℃～70℃
盐雾沉降量：1～2mL/80cm2·h
喷雾方式：连续/周期任选
喷雾压力：0.07-0.17MPa（可调）
试验时间：1～9999 H、M、S（可调）
周期时间：1～99 H、M、S（可调）
样 品 架：两层，可满足15/30度倾斜试验
参照标准
符合并适用我国颁布的专门用于电工电子产品盐雾试验的标准GB/T2423.17-2008；用于金属覆盖层的盐雾试验标准GB 6458、GB 6459、GB6460；专门用于考核轻工产品电镀层的盐雾试验标准GB 5938、GB 5939、GB 5940；主要适用于油漆层的盐雾试验标准GB/T1771-2007标准及GB/T10125-1997、ASTM-B117-73、GB10587、GJB150、DIN50021-75、JIS C5028-75、ISO3768、3769、3770持续盐雾等以及其他国际标准；
保护系统
无熔丝保护器； 试验箱超温保护；
试验运行指示； 试验箱缺水保护；
试验结束指示； 饱和器低水位保护；
压缩气体两级稳压调压保护；
过载、漏电具有自动关机等保护。
英文词条：Salt spray test machine
盐雾试验
是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。它分为二大类，一类为天然环境暴露试验，另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备——盐雾试验箱，在其容积空间内用人工的方法，造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。它与天然环境相比，其盐雾环境的氯化物的盐浓度，可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍，使腐蚀速度大大提高，对产品进行盐雾试验，得出结果的时间也大大缩短。如在天然暴露环境下对某产品样品进行试验，待其腐蚀可能要1年，而在人工模拟盐雾环境条件下试验，只要24小时，即可得到相似的结果。
特点
1．整台采P.V.C板制，内部采用先进的环带立体补强技术，结构强实，永不变形。  
2．试验室以五面加温方式加温，可确实掌握试验室内之均温性（±0.1℃）.
3．喷嘴：采用伯努特定理吸取盐水而雾化，将使雾气扩散速度加倍，并自然落于试片上，其落雾量差可控制于±0.3ml/80c㎡h。
4．饱合空气采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。
5．温度为直接影响腐蚀速率之先决条件，本公司采用P.I.D方式之温度控制器，控制误差±0.5℃以内。
6．唯一采用试液过低之预警设备，当试液只够再进行5小时之喷雾，蜂鸣器将通知使用者进行补充，以确保连续喷雾之试验。
7．采全侦测系统，故障发生时，自动停机后故障指示灯亮。
性能指标
温度范围
室温～55℃
温度均匀度
≤±2℃
温度波动度
≤±0.5℃
盐雾沉降量
1~2ml / 80cm2 · h
喷雾方式
连续、周期任选（订货时说明）
试验定时
1～999（S、M、H）可调
运行控制系统温度控制
LED数显 P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器
温度传感器
铂金电阻·PT100Ω
加热系统
全独立系统，钛合金电加热式加热器
喷雾系统
塔式喷雾装置加无结晶喷嘴（雾粒更细且分布均匀）
喷雾时间
1～99（S、M、H）且周期可调
箱内温湿度
配有温湿度水银温度计
盐液收集
配标准漏斗和标准计量筒
盐液过滤
吸液管处装配水质过滤器（防止喷嘴堵塞终止试验）
盐液预热
盐液温度与箱内温度均衡（不致盐液温度过低影响试验温度）
盐雾试验箱试验溶液调制方法中性盐雾试验（NSS试验）A、覆盖层，
a盐溶液采用氯化钠（化学纯、分析纯）和蒸馏水或去离子水配制，其浓度为（5%±0.1）（质量百分比）。雾化后的收集液除挡板挡回部分外，不得重复使用；
b.雾化前的盐溶液的PH值在6.5～7.2（35±2℃）之间。配制盐溶液时，可采用化学纯的稀盐酸或氢氧化钠的溶液来调整PH值，但浓度仍要符合a点的规定。
铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）B.金属覆盖层，
a.将氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中，其浓度为50±5g/L。
b.将a溶液中加入氧化铜（CuC12?2H2O）,其浓度为0.26±0.02g/L（即0.205±0.015 g/L无水氯化铜）。
氢氧化钠调整。c.在a溶液中加入适量的冰乙酸以保证试验箱内盐雾收集液的pH值为3.1～3.3.如喷雾前溶液的pH值为3.0～3.1，则收集液的pH值一般在3.1～3.3的范围内。用酸度计测量溶液的pH值，也可用经酸度计校对过的能读出0.1pH值变化的精密的pH试纸作为日常检测。溶液的pH值可用冰乙酸或
d.为避免喷嘴堵塞，溶液在使用之前必须过滤。
喷雾结果
1. 盐水喷雾试验机喷雾结果的阐述按照腐蚀物的特征进行表述
这种方法是根据盐雾试验后腐蚀物的外观特征来进行表述，采用这种方法的标准有：JB4159-1999《热带电工产品通用技术要求》;GJB4.11-1983《船舶电子设备环境试验盐雾试验》;GB/T4288-2003《家用电动洗衣机》等
2.盐雾试验箱喷雾结果的阐述按照腐蚀面积的百分比进行表述
这种方法适应于平板状样品。如果试验时间较短或样品外形复杂，腐蚀面积较难测定。
采用这种方法的标准有：GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》等。
3.盐水喷雾试验机喷雾结果的阐述按照经验划分腐蚀程度进行表述
这种方法是根据实际工作经验对盐雾试验后的样品划分腐蚀程度，是一种很粗糙的表述方法。通常使用下列表述语句：腐蚀非常严重、腐蚀严重、中等腐蚀、轻微腐蚀、很轻微的腐蚀、外观良好等。
4.盐雾试验箱喷雾结果的阐述按照腐蚀率进行表述
采用这种方法的标准有ASTM B537-1970《StandardPractice forRatingofElectroplated Panels Subjected toAtmosphericExposure》等。
5.盐水喷雾试验机喷雾结果的阐述按照重量增减进行表述
这种方法是根据腐蚀物会造成样品重量发生变化，称量样品在试验前后重量变化，分为失重法和增重法。这两种方法所用的通常都是平板状样品。失重法就是使用能够溶解腐蚀物，同时对样品自身又不起化学反应的化学溶剂，把试验后样品上的腐蚀物溶解掉，让试验后样品的重量比试验前轻的一种表述方法。失重法的表示方法为：试验后单位试样面积失去重量的数值。增重法直接测量试验后单位试样面积增加重量的数值。
安装需知及注意事项
1.电源单相AC220V 20A.
2.机器放置后面离墙约50cm,左右两侧则留维修之空间.
3.机器外线为总电源线3.5mm2电源线之前,请再加装一只无熔丝开关或闸刀开关(约20A).空压管请接于空气过滤器入气阀上.
4. 排水管可用PVC1/2”硬管排放,需注意水管应往下.排气管需用PVC1/2”硬管,沿伸至室外排放,需注意排气管之安装,可由机器平行向上或平行向下.
5.机器之安装位置,请避免阳光直照射,以免影响测试之条件.
6.机器之安装位置,应尽量勿靠近其电器设备或易燃物品,以免危险.
7.机器为PVC塑胶制成,请勿用力踫撞,以免破裂；使用温度时请勿超出试验标准范围,以免因过热而变形.
功能异常判断及处理
状 况
原 因
处 理
试验室无法上升到所设定之温度
1.试验室温度控制器温度,设定过低
2.试验室安全保护开关设定过低
1.将温度控制器设定于所需温度
2.将安全保护开关设定于所需温度
温度无法上升到所设定温度
1.饱和桶温度控制器温度过低
2.饱和桶安全保护开关设定过低
1.将温度控制器设定于所需温度
2.将安全保护开关设定于所需温度
喷雾量不足
1.喷雾调节器放置过低
2.预热槽内之玻璃过滤器阻塞
3.压力设定过低
1.将喷雾调节器调高
2.将玻璃过滤器清洗干净
3.将调压阀调至1Kg/cm2之压力,空压机上标有一调至2Kg/cm2之压力
无法喷雾时
PS:喷嘴之空气管与吸水管之装置方法(直型管为吸水管L型为空气管)
1.空气压缩机没有运转
2.空气压缩机出口之总开关没有打开
3.喷嘴阻塞
1.将空压机按键打开
2.将空压机总开关打开
3.将喷嘴拆下清洗
(请小心拆装)
水位不足警报灯亮时
表示水位过低
检查入水口源是否有水源进入
有正常喷雾而空压机没有运转
空压机本身有自保之功能
照常使用
打开电源后无法运转
空压机本身有自保之功能
将加温水槽之水位加至正常状况即可