标题：数字压力表
压力表
中文名称：压力表 
英文名称：pressure gauge 
定义：以弹性元件为敏感元件，测量并指示高于环境压力的仪表。 
所属学科：机械工程（一级学科）；工业自动化仪表与系统（二级学科）；压力测量仪表-压力仪表名称（三级学科）
数字压力表的概述
是在线测量仪表。它采用电池长期供电方式，无需外接电源，安装使用方便。该产品通过了计量认证及防爆认证，已在石油、化工、电力等领域得到广泛应用。
数字压力表高精度、高稳定性，误差≤1%， 内电源、微功耗、不锈钢外壳，数字压力表防护坚固，美观精致。  ZR6010精密数字压力表
数字压力表的工作原理
电源部分：（交流 220V 经过开关电路、变换为）所需的直流电压，再经稳压电路供给所需电路，或（24V）直流电压直接经稳压电路供给所需电路。 
信号部分：被测介质压力，通过压力接口传到传感器的感压膜片，传感器将感应的电信号经放大、V/A 转换，送CPU进行处理、设置显示数字、控制开关量输出，并提供模拟量或数字量输出从而实现压力显示、控制和变送的过程。 
主要技术指标
测量范围：-100～0～100kPa 0～0.1～60MPa 
准 确 度：±1、0.5%FS 
采样时间：1-5秒 
显 示：4位LCD 
供电电池：3.6V/2Ah工业锂电池1节，连续使用≥5年 
环境条件：温度：-20~50℃　湿 度：90%RH  ZR6011精密数字压力表过载能力：200%FS 
连接螺纹：M20×1.5或按用户要求定做 
结构 
壳体材质：1C18Ni9Ti 
面 板：玻璃+内PVC面膜 
引压管材质：1C18Ni9Ti 
数字压力表的特点 ◆ 微功耗、准确度高、 高清晰度数字液晶显示 ； 
◆ 体积小、易操作、便于现场校验及精密压力测量时使用； 
◆ 智能校准、线性修复、两秒钟磁笔感应调零 
◆ 液晶显示具有动态压力值 显示功能，直观显示压力百分比 
◆ 压力单位 : mmH2O mmHg psi kPa MPa Pa mbar bar 多达十种压力单位 ( 可选 ) 
◆ 可显示在线压力测量动态变化曲线，峰值记录功能 ( 可选 ) ； 
◆ 各种附加功能。如 RS486 接口输出、4-20mA 输出、0~5V输出、数据即时通讯输出 USB 接口 、存储功能 ( 可选 ) ； 
◆ 供电电源：内置一节五号锂电池可使用5~7年；或可充电锂电池（含充电器）；或交流220V供电 
数字压力表的分类 
按数字压力表精度： 
精密数字压力表 （0.05级）（ 0.1级 ）（0.25级） 
一般数字压力表　（0.5级） 
按是否远传分： 
就地显示数字压力表 
带远传数字压力表 
安性能分： 
智能数字电接点压力表 
智能数字压力记录表 
数字压力表按照安装方式分为：径向数字压力表、轴向带边数字压力表；按照控制形式分为：就地数字压力表、远传数显电接点压力表 
数字压力表
数字压力表选用及使用注意事项
压力类仪表是常见的计量器具，广泛应用于各个领域。它能直观地显示出各个工序环节的压力变化，洞察产品或介质流程中的条件形成，监视生产运行过程中的安全动向，并通过自动连锁或传感装置，构筑了一道迅速可靠的安全保障，为防范事故、保障人身和财产安全发挥了重要作用，被称作安全的“眼睛”。 
（1）量程装在锅炉、压力容器上的数字压力表，其最大量程（表盘上刻度极限值）应与设备的工作压力相适应。数字压力表的量程一般为设备工作压力的1．5～3倍，最好取2倍。若选用的数字压力表量程过大，由于同样精度的数字压力表，量程越大，允许误差的绝对值和肉眼观察的偏差就越大，则会影响压力读数的准确性；反之，若选用的数字压力表量程过小，设备的工作压力等于或接近数字压力表的刻度极限，则会使数字压力表中的弹性元件长期处于最大的变形状态，易产生永久变形，引起数字压力表的误差增大和使用寿命降低。另外，数字压力表的量程过小，万一超压运行，指针越过最大量程接近零位，而使操作人员产生错觉，造成更大的事故。因此，数字压力表的使用压力范围，应不超过刻度极限的60～70%。 
（2）工作用数字压力表的精度是以允许误差占表盘刻度极限值的百分数来表示的。精度等级一般都标在表盘上，选用数字压力表时，应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度。 
（3）表盘直径为了使操作人员能准确地看清压力值，数字压力表的表盘直径不应过小，如果数字压力表装得较高或离岗位较远，表盘直径应增大。 
（4）数字压力表用于测量的介质如果有腐蚀性，那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度、浓度等参数来选用不同的弹性元件材料，否则达不到预期的目的。 
（5）日常重视使用维护，定期进行检查、清洗并做好使用情况记录。 
（6）数字压力表一般检定周期为半年。强制检定是保障数字压力表技术性能可靠、量值传递准确、有效保证安全生产的法律措施。 
压力表接湿部件材质标准：
代码—1=黄铜/青铜、测量更大的压力范围：黄铜/合金钢、黄铜/316不锈钢
—2=316不锈钢/合金钢
（1600-2500bar，/20000-35000psi）
—3=316不锈钢 
( 低压镍铁合金可以测量更大的压力)
用于大多数型号的接湿部分代码：
—6=蒙氏合金
指针式精密压力表与数字式压力表比较
指针式精密压力表 
数字精密压力表 
1 
不耐振动，振动易导致损坏。 
耐振动。 
2 
及检定过程中必须保持垂直。 
垂直与否无影响 
3 
测量液体的指针表存在变化的高度差（弹簧自身存在的缺陷），只能以表的中心定基准。 
无变化的液柱高度差。 
4 
只能平视，有视差，读数只能估读，误差大。 
数字显示，无视差。 
5 
零点变差大。 
零点变差小。 
6 
温度系数大。 
有温度补偿，温度系数小。 
7 
线性、迟滞大。 
线性、迟滞小。 
8 
内部清洗困难。 
内部清洗容易。 
9 
不能过载，否则，会导致永久损坏。 
过载范围大。 
10 
不耐疲劳。指针式精密压力表的选择，一定要比被检表大一个规格，而且，不能用同一块标准压力表，长时间检定同一量限的被检表。 
无影响。 
11 
可靠性极差，需经常维护，且维护困难，需专业水准。 
可靠性高，几乎免维护。 
12 
灵敏性差，读数时需敲动表壳。 
灵敏性高。 

数字压力表的安装尺寸
  
数字显示压力表优势
数字显示压力表具有高精度、高稳定性，误差≤1%， 内电源、微功耗、不锈钢外壳，防护坚固，美观精致等特点。是常见的计量器具，广泛应用于各个领域。它能直观地显示出各个工序环节的压力变化，洞察产品或介质流程中的条件形成，监视生产运行过程中的安全动向，并通过自动连锁或传感装置。 
数字显示压力表具有以下特点： 
·接线简单 成本低
本表只需一个接触器，无需各种保护装置，很大程度上解决了接线难的问题;采用双稳态控制电路，所以接触器不会产生抖动，因而不容易损坏接触器和被控设备，同时还降低了成本。 
·传统的电接触点压力表必须采用两个接触器以及多个保护装置才能工作，不仅接线麻烦，而且这些装置都是易损配件，需要经常更换，因此大大增加了使用成本。 
·寿命高
本表是微电脑数字化仪表，采用双稳态控制电路，无触点接触和机械摩擦，可连续工作十余万次。 
·传统的电接点压力表采用触点来控制上下限，易产生火花和机械摩擦，而且在频繁工作中极易受损，寿命低;更严重的问题是如果触电粘连设备会导致损坏，这样既不能正常工作，又会造成很大的成本损失。 
·耐震
数字显示压力表能长时间在震动的环境下照常工作，而且显示直观不会造成视觉误差;但传统的电接点压力表无法做到这一点。
压力表故障及调修方法
[1]1.压力去掉后，指针不能恢复到零点。 1)指针打弯或松动，可用镊子矫正，校验后敲紧。 2)游丝力矩不足，可脱开中心齿轮与扇形齿轮的啮合，反时针旋动中心齿轮轴以增大游丝反力矩。 3)传动齿轮有摩擦。调整传动齿轮啮合间隙。
2.压力表指针有跳动或呆滞不转动现象。 1)指针与表面玻璃或刻度盘相碰有磨擦。可矫正指针，加厚玻璃下面的垫圈或将指针轴孔绞大一些。 2)中心齿轮轴弯曲，轴径不同心，不吻合，可取下齿轮用木锤矫正敲直或以平口钳矫直； 3)两齿轮啮合处有污物，可拆下两齿轮进行清洁。 4)连杆与扇形齿轮间的活动螺丝不活动或活动螺丝松脱，可用锉刀锉薄连杆厚度。
3.仅某一检定点超差 1)在哪一刻度上发现超差，就停在哪一刻度上。检查该刻度点上各零件配合情况，传动轴孔有否受阻；连杆是否灵活；齿牙啮合点有无损伤、异物等加以排除。 2)某点出现正误差时，常因齿牙啮合点有污物、毛刺；出现负误差时，多由于齿牙的形损或伤齿。齿牙损伤严重者，应更换新件。无新件更换时，中心轮有伤齿可变动啮合位置，使伤齿避开传动。扇形轮有伤齿则无法调修，必须更换新件。
4.在使用中，示值不能稳定，压力明显下降。 此时首先检查压力表与压力表校验器的连接处是否漏油。如果没有漏油，校验器完好，说明弹簧管内部渗漏，应拆下刻度板作进一步检查。 1)机座本身有砂眼，经长期使用后逐渐产生渗漏。需更换相同规格的机座，测量低压力可以补焊。 2)长期经受脉冲压力作用，弹簧管产生疲劳或两端密封部位有渗漏。可以补焊两密封部位或重新拧紧，破裂则报废弹簧管。 3)长期受到被测介质的腐蚀作用，弹簧管引起泄露。需要选用耐腐蚀作用的压力表，必要时更换弹簧管。 4)由于弹簧管质量问题，有明显裂纹或破裂。需更换同规格的优质弹簧管，采取相应保护措施。 5)选用规格不当，被测压力接近表的测量上限，长期的压力作用产生疲劳而破裂。应该认真选用合适规格的压力表，若弹簧管破裂则更新相同规格的管子。
5.压力指示值误差不均匀 1)弹簧管变形失效，位移与压力不成正比例关系，需要更换弹簧管。 2)弹簧管自由端与扇形齿轮、轮杆传动比调整不当，需要重新加以检验调整。 3)齿轮夹板与底板结合位置不对。应松脱结合螺丝将夹板向反时针方向传动。 4)指针位移大小，致使偏前或偏后，游丝松紧不一，可调整游丝松紧，把中心齿轮转动位置。
6.当所加压力达到压力表测量上限刻度值时，压力表的指针仍不动或很少移动，说明压力 未传到弹簧管。应先检查压力表校验器连接的密封垫片是否将接头处通道堵死。若连接处没有问题，则证明压力表内部堵塞，应予清洗。
7.在加压过程中出现压力表指针跳动，呆滞，变差大等现象，说明传动机构有摩擦，须拆开仪表检查传动机构啮合情况，进行必要处理。
8.被检表误差总是增加或减少一个固定值。这种误差的特征，被检表随压力的增大，误差成等量地增加或减少，在整个测量范围内，指针读数总是与标准示值相差某一固定值。它是由于指针安装不正确而引起的系统误差。调整这种误差很容易，只要重新起针调整指针的安装位置，就可以消除，如果误差极小，微量转动一下度盘也能解决。