标题：压力试验机
技术参数：
1、型 号：DE50A-2
2、容量：2TON 
3、显示方式：LCD
4、单位：KG,N,LB可任意切换
5、分解度：1/10,000
6、精度：±1%以内
7、测试空间：D1200*W1200*H1000MM（可依客户要求订制）
8、压缩速度标准：10±3 MM/MIN
9、打印功能：序号，峰值，平均值，可记忆
10、可作持压测试(堆码测试):可任意设定持压力量
11、马达：台湾进口
12、减速机：意大利进口
13、材质：45#
14、成品外体尺寸：高1850*长1700*宽1000 MM
15、重量：600KG
16、电源：1∮,AC 220V结构■感温棒：旋入式热电偶，测温灵敏、均匀、精度高。
■发热器：旋入式加热器，功率大、升温快而且耐用性强。
■立柱铜套：采用黄铜精制而成，耐磨且无阻力。
■动力系统：采用特殊马达，使运转平稳，精准，无燥音。
■安全保护：附紧急保护装置，遇紧急状况可使机台停止或反转。性能压力试验机的拉伸实验:拉伸试验（应力－应变试验）一般是将材料试样两端分别夹在两个间隔一定距离的夹具上，两夹具以一定的速度分离并拉伸试样，测定试样上的应力变化，直到试样破坏为止。拉力机拉伸试验是研究材料力学强度最广泛使用的方法之一，需要使用恒速运动的。按载荷测定方式的不同，大体可以分为电脑式万能拉力试验机和电子拉力试验机两类。选购测试材料拉力范围
拉力范围的不同，决定了所使用传 感器的不同，也就决定了拉力机的结构，但此项对价格的影响不大（门式除外）。对于一般软包装生产厂家，拉力范围在1000公斤的了就已经足够。因此也决定了采用单臂式的就可以了。与单臂式相对应结构的是门式结构，它是适应比较大的拉力，如一吨或以上。所以软包装厂家基本用不着。
试验行程的问题
根据软包装薄膜的需要测试的性能和要求，行程在600－800mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm。
标准配置问题
智能化的三种基本配置：主机、微电脑、还有打印机，如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑，就可以进行复杂的数据分析，如数据编辑，局部放大，可调整报告形式，进行成组式样的统计分析。
输出结果
试验结果输出结果可任意设置：最大力值、伸长率，抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度，弹性模量、最大试验力8项。这可以说是微电脑操作时，输出的最全面的结果。
在可做实验项目上。
软包装要求拉力机一机多用，即在配备不同夹具的基础上，可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离试验。
市面上有一些高档拉力机除以上项目外，因其传感器精度高（有的达到二十万分之一）还可以测试摩擦系数。
产品机械主要配置：
传动，有丝杠传动和齿条传动，前者昂贵，用于高精度，测试重复性高；后者便宜，用于低精度，测试重复性低。
丝杠，对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠，梯形丝杠，一般丝杠。其中，滚珠丝杠的精确度最高，但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥，整套价格也比较昂贵。采用一般丝杠和梯形丝杠就可以达到软包装所要求的精度，即0.5－1%精度 
传动，有齿轮传动和链条传动，前者昂贵，用于高精度；后者便宜，用于低精度。
传感器，主要成本在于寿命，光电感应是其中比较先进的技术，一般可用10万次以上，但上海信任达仪器有限公司采用的传感器是美国的,精度高,一般可用15万次以上
试验速度。
市面设备有的在10~500 mm/min，有的在0.01~500 mm/min，前者一般使用普通调速系统，成本较低，粗糙影响精度；后者使用伺服系统，价格昂贵，精度高，对于软包装企业，选用伺服系统，调速范围1~500mm/min的就足够了，这样既不影响精度，价格又在合理范围之内。
测量精度。精度问题，包括测力精度，速度精度，变形精度，位移精度。这些精度值最高都可达到正负0.5。但对于一般厂家，达到1%精度就足够了。另外，力值分辨率几乎都能达到二十五万分之一。误差误差产生原因
1.试验机安装不正确产生的误差
试验机安装不水平，会增加各活动部件之间的摩擦力，影响垂直安装，从而给试验机带来误差。
(1)主机部分安装不水平
工作活塞和工作油缸之间将会产生摩擦力，试验机工作平台与一侧立柱之间的导轮也会产生摩擦力，从而产生误差，一般表现为正差，且误差随着载荷的增大而减小。
(2)测力计部分安装不水平
若测力计前后安装不水平，将会使摆轴轴承之间产生摩擦力，其误差一般表现为负差。
综合以上两种因素产生误差的特点都是对小负荷影响大，对大负荷影响小。
2摩擦阻力产生的误差
(1)主机部分摩擦阻力
液压试验机的摩擦阻力主要发生在工作油缸和工作活塞之间。除安装不水平因素外，油缸内有脏物，油的粘度过大，也会造成摩擦阻力加大。另外，工作平台导轮位置不合适也会造成与一侧立柱的摩擦力增大。
(2)测力计部分摩擦阻力
测力计产生摩擦阻力的原因较多，如测力油缸与测力活塞之间有脏物，油的粘度过大，指示装置上的从动针摩擦力大，齿轮齿杆上有油污、脏物或齿杆上限位片压得过紧，测力活塞皮带磨损断裂等。
误差消除方法
对于以上误差的出现，应首先检查试验机安装是否水平，对主机用框式水平尺在工作油缸外圈相互垂直的两个方向找平。对测力计在摆杆正面调整测力计前后水平，将摆杆边缘与内侧刻线对齐固定，用水平尺靠在摆杆侧面调整机体左右水平。对油缸内脏物可放油清洗并更换粘度适宜的机油。测力计指示装置从动针摩擦力过大，齿轮齿杆过脏，可用汽油清洗并调整压紧螺丝及齿杆上限位片，更换测力活塞上的皮带，这些都可以达到消除误差的目的，使试验机达到合格使用状态
安装及调试
1、安装试验机应安装在清洁、干燥、无震动，无腐蚀性气体影响的房间。安装地基(见图二)应牢固可靠，地脚螺钉应对准底座。
机器调至水平安装后，应用干净和浸过煤油的棉纱，擦净机器上加工表面所涂的防锈剂，然后表面擦干净并涂薄薄一层机械油。2、调试(1)注油
打开后后门，掀开油箱盖向油箱中注入适量机械油至油标位置。由于气温变化，所用油略有不同，现将用油规格说明如下：
当环境温度为15±5℃时，采用GB443—84N68机械油。
当环境温度为25±5℃时，采用GB443—84N100机械油。
(2)电气联接
把随机电源插头插在相应插座上。电源为380V 50Hz 。
(3)启动油泵排气
将回油阀打开，送油阀打开。旋转电源开关(在控制箱的后面)，接通机器电源，显示建仪画面，2秒钟后显示测试画面。按下“启动”键，启动电机，油泵开始工作，持续工作约一分钟后关闭回油阀，此时可发现下压板缓慢上升，在下压板上升一段距离后，关闭送油阀并打开回油阀，此时下压板处于回落状态。重复以上步骤3~4次可完全排除系统内气体。如仍无法排除，可按以下方法排气：停机后打开前门，用随机带的扳手，拧下油泵前端面上的大螺母，再开机放油，至流出的油平稳后，关机，旋上螺母。3、安装注意事项压力试验机安装注意事项 压力试验机在装配过程中，需要用到多种工具，其中手锯主要用于加工制造装配时配做的零件，以及锯割各种油管等。在使用手锯时，应注意以下四点： 第一，安装手锯时，锯齿必须向前，松紧合适，不要过紧或过松，否则容易折断。 第二，起锯角度要小（一般在15度左右），行程要短，压力要小。 第三，锯割中，推锯加压力，回锯时不加压力，并尽量利用锯条全长，以延长锯条的寿命。 第四，当压力试验机被装的工件将要被锯断时，压力要轻，速度要慢，行程要短，并注意操作者的手臂安全。[1]
试验操作规程
开机前检查1、使用前必须进行检查，贮油罐内的油是否加满，油管接头是否松动，以防漏油。
2、根据试件要求，更换需要的弹簧，在小吨位时，使用小弹簧，以使读数准确。　
3、转动手轮，调节螺杆至适当位置。　
4、旋紧回油阀。　
5、开动油泵调节送油阀浮起活塞，校正指针零点，可转动滚花螺母，调节弦线，使指针恰与刻度盘零线重合。　
6、控制送油阀，按需要的速度加荷。操作规程1.使总开关接通电源。
2. 根据试样，选用测量范围，在摆杆上挂上或取下摆铊并调整缓冲阀手柄，对准标线。 
3. 根据试样形状及尺寸把相应的夹头装入上下钳口座内。 
4. 在描绘器的转筒上，卷压好记录纸，此项只是需要时才进行。 
5. 开动油泵电动机，拧开送油阀使试台上升纸10毫米，然后关闭油阀，如果试台已在升起位置时则不必先开油泵送油，仅将送油阀关好即可。 
6. 将试样一端夹于上钳口中。
7. 开动油泵调整指针对准度盘零点。
8. 开动下钳口电动机，将下钳口升降到适当高度，将试样另一端夹在下钳口中，须注意使试样垂直。 
9. 将推杆上的描绘笔放下进入描绘准备状态。 
10. 按试验要求的加荷速度，缓慢地拧开送油阀进行加荷试验。 
11. 试样断裂后关闭油阀，并停止油泵电动机。 
12. 记录需要数值并将描绘。 
13. 打开回油阀，卸荷后被动针拨回零点。 
14. 取下断裂后的试样。 
15. 压缩及弯曲等试验可参照上述各项进行操作。
试验机安装在清洁干燥而且温度均匀的房屋内同时应考虑到在机器上作较长的长梁弯曲试验的可能性以及使用镜式延伸计进行试验的可能性，所以在试验机的周围应留出足够的空余面积。 试验机主体及测力计安装时不需要特殊地基，只按地基图作好一般地基并留出地脚螺丝孔浇固即可。 找试验机主体水平，可将水平仪放在油缸的外圆上按机座纵横两个位置及水平方向找好水平，用精度在0.10/1000毫米的水平仪找到±1格，不平时在底座下面加垫铁来调整。 测力计顶上有两个孔以备再安装时穿钢丝绳用。
液压式压力试验机操作规程：
1、该仪器需由专人操作。
2、在使用前必须检查油箱的油标位置和油管接着是否松动。
3、放好试块，转动手轮，调整丝杆高度，可调至试件离上压板1-2mm。
4、接通电源，启动电动机。
5、关闭回油阀，控制送油阀，当强度等级小C30时，取0.3-0.5Mpa/s的加荷速度，强度等级大于或等于C30时，取0.5-0.8Mpa/s的加荷速度;当试件接近破坏而开始迅速变形时，应停止调整试验机油门，直到试件破坏。
6、试件破碎后，打开回油阀，使活塞回落，此时，从指针所指读数即为该试件的破坏荷载，并予以记录。
7、清扫试件碎屑，进行下一次试验。
8、试验完毕后，按停止键，关闭电机，关闭电源。
压力试验机使用注意事项：
1、在日常使用压力试验机是一定要注意勿让荷重元超负荷，亦不能受重击，以确保试验机的精度；
2、要经常检查微动开关之上下限旋紧螺母是否松动，发现松动及时调整；
3、在利用压力试验机进行压力测试的过程中应该首先确认抗拉式抗压方向，确认显示器压拉力直拔开关或信号灯是否正确；
4、日常使用是切勿乱动控制箱后门内各组件；
5、试验机应该安装在清洁、干燥，周围进入无震动，无腐蚀性气体影响的房子里，勿置于高湿度的地方，精度才不会受损；
6、每半年检查一次链条紧度；
7、本试验机应该由专人操作或监督以确保安全；
故障及排除方法
故障及其排除方法
1、油泵不出油 
原因 ：油泵内有空气 滤油器阻塞 与出油阀座不吻合，钢球及球座有划痕毛刺。
排除方法：打开油泵高压出油管接头进行排气。 清洗，排出油泵内空气。 更换或修理相应零件。
2、油泵输油不稳定（指针可见停滞往复抖动）。
原因：油液粘度太小（过稀）或太脏； 油路内有空气。 送油阀活塞与其衬套间有脏物或已拉毛。 有漏油处。
排除方法：更换适宜粘度的清洁油。 排除油路内空气，使活塞上升一段距离后，打开回油塞即可。 清洗、研磨已拉毛零件。 找出漏油处给予排除。
2、油压脉动（送油阀的回油管，回油出现断断续续，负荷示值检定时标准测力机指针抖动）
原因：油泵内有空气。 油液粘度太小（过稀）。 送油阀节流针间隙过大。 油泵内有脏物。 出油阀座不吻合，钢球及球座有毛刺划痕。
排除方法：排除空气。 更换合适的油液。 减少节流针间隙。 清洗油泵。 更换或复修相应零件。
3、油压打不到最大负荷 
原因：送油阀油塞与其套太紧或有脏物。 送油阀弹簧弹力太小。 有大漏油处。 送油阀活塞前端漏油。 油管接头漏油。 工作活塞间隙太大。 回油阀针阀囗不吻合。
排除方法; 清洗或研磨相应零件。 在弹簧端面加垫圈或更换弹簧。 消除漏油。 拧紧螺套。 更换垫圈后拧紧。 略加大油粘度或更换活塞。 把回油阀加以研合。 
5\卸荷后指针不回零
原因：齿条卡死。 摆杆回落太快使齿条从滚轮中跳出。
排除方法：整调弹簧片。 重新啮合齿条。 旋转齿条调零。
6摆铊在试件破坏后回落太快造成冲击。 
原因：油粘度太小（过稀）。 缓冲阀锥面与阀囗间隙太大。
排除方法：更换粘度适宜的油液。 重新调整间隙或修正缓冲阀及螺母螺纹。 
7、摆铊回落太慢 
原因：油液粘度太大。 缓冲阀锥面与阀囗间隙太小。
排除方法：更换合适的油液。重新调整间隙。
8、开动油泵，工作后指针来回摆动 
原因：（1）测力活塞下端与顶块位置未对准。 
排除方法：纠正位置
9.示值误差超差 
原因：测力油缸与测力活塞摩擦力过大，有污染、锈蚀拉毛，产生负值。 工作油缸与工作活塞摩擦力过大，有污染、锈蚀拉毛，产生正值。
排除方法：清洗、除锈、研磨（2）同上 
10度盘示值不稳定，在多次试压中误差方向多变 
原因：（1）立柱上下之螺母未拧紧。 （2）球座吻合不良。 
排除方法：拧紧之 对研球座。 
11、水泥试件受压后成单面破坏 
原因：（1）球座吻合不良 
排除方法：(1)对研球座
12试件破型时爆裂声太大 
原因：油缸间隙过大。 活塞上升过高。
排除方法：加垫块减少工作活塞上升高度。 
13自动控制时无打印输出 
原因：无打印纸 
排除方法：装上打印纸 
14加载自动控制装置出现故障 
通知厂家派专业人员修理　
压力试验机使用环境要求
温度：5℃～+28℃（24小时[2]内平均温度≤28℃） 　
相对湿度：≤85%RH 　
气压：86kPa～106kPa 　
供电条件 三相四线+保护地线， 　
电压范围：AC（380±38）V 　
频率允许波动范围：（50±0.5）Hz 　
保护地线接地电阻小于4Ω 　
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用