标题：铁岭市光明仪器仪表厂
公司简介
铁岭市光明仪器仪表厂是节能产品专业制造商，毕托巴的价值品牌享誉全国及欧亚大陆。十三年来，我厂凭借着世界领先的专业技术和成熟经验，在测量与控制领域迅速崛起，员工总数达到217人，各种专业设备近百台（架），目前已发展成为大规模的仪器仪表生产基地和营销基地。
历尽十三年的创业历程，铁岭市光明仪器仪表厂自主研发和创新了以下主要产品：
1.      毕托巴流量计
2.      斯百特电子除垢仪、节油器、节气器
3.      铜/银离子净水器
4.      电致变色换代产品
5.      泰赫奎斯工业保温套装
6.      各种压力双色水位计
7.      各种炉膛火焰监视系统
企业在发展的过程中,不断与国内外多所院校及科研机构交流合作。清华大学、天津大学、东北大学、加利福尼亚大学、美国清水环保科技有限公司等曾先后与我厂联合研发、生产出多项节能、环保产品。首屈一指的毕托巴流量计就是我厂与清华大学精诚合作的成果，它像一面旗帜一样引领全体光明人坚定不移地走在科学发展观的路线之上，并且一直走下去。我们的口号是：肩负历史责任，不辱民族使命。
今天光明员工奉行“求实、进取、团结、荣誉”的方针，不断开拓创新，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为您提供尽善尽美的节能产品和无微不至的售后服务，使你的选择成为幸福和享受。
矢志于“百年光明，全球毕托巴”战略宏愿的光明人一直在努力进取，开拓未来，为实现自己心中的那份理想生命不息，贡献不止。
让我们梦想成真！[1]
主要产品
一.      毕托巴流量计1.1.简介毕托巴流量计前身——智能探针式流量计，是清华大学专利产品，2004年专利技术转让给铁岭市光明仪器仪表厂。铁岭市光明仪器仪表厂是毕托巴流量计的唯一合法制造商。
铁岭市光明仪器仪表厂在广泛的工业应用当中，总结出一套完整的关于毕托巴流量计的测量理论和成熟经验，巩固和法阵了清华大学专利技术，把毕托巴流量计提升到了历史新的高度。
铁岭市光明仪器仪表厂在理论和实践的过程中：
①解决了电力行业测量一次风速、风量传感器的堵塞、磨损问题。
②解决了主蒸汽高温、高压、高流速等测量问题。
③解决了测量各种煤气时传感器结挂污垢的问题。
④解决了超小管径和超大管径（5mm-20000mm）、低流速、小流量等难以测量的问题。
⑤实现了带压开孔、在线安装。
⑥实现了在线疏通、在线清洗。
⑦实现了各种管道疏通（方形、长方形、菱形、椭圆形、三角形等管道）。
⑧实现了各种检测装置均可鉴定检定毕托巴流量计。
⑨实现高粘度介质（原油、焦油、重油等）的测量。
⑩实现了至管段不足的测量。
为了更好的保护智能探针式流量计的自主知识产权，铁岭市光明仪器仪表厂在2007年初正式将智能探针式流量计.更名为毕托巴流量计，并注册商标“毕托巴”、“BTB”。
毕托巴流量计现已通过东北国家计量检测中心检测：毕托巴流量计全系列准确度等级为0.2级。1.2.工作原理毕托巴流量计是根据国际标准ISO3966《封闭管道中流体流量的测量——采用皮托静压管的速度面积法》设计的差式流量计，是国家发改委节能信息中心唯一推荐的一种节能型流量计。皮托管原理很早就广泛应用在航天航空中。如：飞机风洞的测试和检测、飞机发动机气体动力测试、飞机飞行速度的测速杆等。
毕托巴流量计将传感器插入管道中心，总压空对正流体的来流方向，总压与静压之差即为管道中心的实测压差，再有该毕托巴的风洞标定曲线拟合出该点的标准差压，根据标准差压来计算流体的流量。同时还需用压力变送器测出流体压力，用热电阻温度计撤出流体温度，把标准差压信号、压力信号、温度信号同时引入单片机构成的流量积算仪或直接接入DCS系统，一方面对毕托巴的流量方程进行结算，在一方面对介质进行压力、温度补偿，以保证测量精度，并用数字显示出差压、压力、温度、瞬时流量、累积流量、热量、速度等参数。
与毕托巴流量计相关的计算公式：
V中心=·√2△P/ρ
Q体=K(V中心×S)
Q质=Q体×ρ 
V中心：修正后的管道中心流速
△P：   风洞标定修正后的标准差压
ρ ：      被测介质密度，kg/m&sup3;
K：       管道修正系数1.3.性能特点毕托巴流量计成功的关键在于逐台标定，分段修正以及来自于清华大学多年积累的庞大精准的数据库。是其他流量计无法比拟的万能流量计。
①适用性强：传感器适用各种流体和多种管道形式，是国内国际唯一一种执行元件能做到测量各种流体的流量计。
②精度高：在3%-100#的量程范围准确度为0.2%。
③节约能源：毕托巴流量计节流面积很小，几乎无压力损失，运行成本大大降低。被国家发展改革委员会节能信息传播中心推荐为第61号节能产品。
④安装简便：只需在管道合适位置上开一个φ25-60mm孔，把传感器插入管道中心即可。
⑤维护方便：传感器本身无需维护。只需对差压变送器进行零点和满量程的检验以及二次表输入相应的电流进行定期检验。
⑥可靠性：结构简单，设计合理。由于导压管内介质处于静止状态，所以测量精度能够长期保持稳定。
⑦耐高温高压：由于传感器用1C18Ni9T制作而成，因此可耐高温650℃、压力32Mpa。（特殊材料制成的传感器可耐高温1700℃）
⑧测量流量范围广：气体流速在1m/s以上，液体流量在0.1m/s以上的介质都可以精确测量。对低流速、小流量、大管径测量效果尤佳。
⑨在线安装和检修：不停产的情况下实现安装和检修。
毕托巴流量计是国内目前公认的综合性能最佳的流量测量仪器。1.4.产品系列1.4.1.毕托巴普通型流量计BTB-S系列
BTB-S型毕托巴流量计为我厂实用新型专利产品（ZL200520091003.7）。他在工业领应用广泛，如冶金、电力、石油、化工等行业。它适用的流体种类繁多，几乎囊括了所有较为洁净的流动介质。譬如普通蒸汽、一般性气体和水相当粘度的液体的计量均可选择BTB-S型流量计。
BTB-S型毕托巴流量计结垢简单，安装方便，只需在管道开一个Φ25mm的孔，把毕托巴插入至管道中心，通过焊接或法兰与管道连接即可。
一般气/液体工况，推介选择普通毕托巴流量计
普通蒸汽工况，推介选择散热管式毕托巴流量计
管道中介质流向改变的工况，推介使用双流向毕托巴传感器
当管道公称直径5mm≤Φ≤25mm时，推介使用袖珍毕托巴流量计1.4.2.毕托巴高温高压流量计BTB-M系列
BTB-M型毕托巴流量计为我厂使用新型专用产品（ZL200520091005.9）。主要应用在高温高压高流速或者超高温超高压的蒸汽流量计。它采用耐高温、耐冲腐的1Cr18Ni9Ti材料制造，采用完整的金属腔结构，确保强度和钢性，以至于在高速气流的冲刷下不会发生机构损坏。使传感器在测量过程中取压更加稳定、精确。
配套使用温度、压力传感器对被测介质进行温、压补偿，以确保测量精度。
BTB-M型流量计在出品前均进行过超过使用压力150%的压力测试，以保证安全、可靠。1.4.3.毕托巴防堵耐磨流量计BTB-B系列
BTB-B型毕托巴流量计是我厂实用新型专利产品（专利号为：ZL200520091004.1）,它在冶金、电力、石油、化工等行业应用广泛。含有杂质的流动介质均可选择BTB-B型毕托巴流量计进行测量，如电力行业中的一次风量，二次风量、化工行业中的各种物料气体，冶金行业中的各种煤气等。
BTB-B型毕托巴流量计的主要功能是解决传感器的堵塞问题和磨损问题。
推介配套使用球阀装置及安全保护装置可赋予传感器在线安装、拆卸功能。
介质之中结挂污垢特别严重的情况，建议增设反吹装置。当介质中所含粉尘过大时（如火力发电厂一次风送煤粉管道），容易引发传感器堵塞现象，推介选择带有自动除尘装置的专用毕托巴传感器。当介质中所含杂质特别多从而产生将传感器严重磨损现象时，推介选择在传感器外表面喷涂化钨材料的新型工艺的阻抗磨损毕托巴专用传感器。在介质的压力<0.2MPa，温度<60℃，非易燃易爆和腐蚀性的情况下，传感器一旦发生堵塞现象，又不可能停产排除故障时，推介选择在线可疏通式毕托巴传感器。1.4.4.BTB-A流量积算仪BTB-A系列积算仪采用12864图形点阵液晶显示器显示，通过全中文菜单式设定，显示介质的差压、压力、温度、体积流量、质量流量、瞬时流量、累计流量、热量等参数。
BTB-A的主要性能指标
1.流量输入信号：接收差压变送器的4-20mA电流信号；压力输入信号（补偿信号）：接收压力变送器4-20mA的电流信号；温度输入信号（补偿信号）：接收温度变送器4-20mA的电流信号，也能接受Pt100铂电阻的电阻信号。
2.输出信号：根据瞬时流量的变化和设定的流量上下限，相应的输出4-20mA电流。
3.测量精度：精度0.1级。
4.通讯功能（需根据用户订货要求配置）：具有RS485或RS232通讯接口，防雷电保护。
5.具有多种流量运算模式，可程序设定组合;具有密度主动补偿公恩能够，可程序设定组合。
6.显示功能：BTB-A：差压、压力、温度、体积流量、质量流量、瞬时流量、累积流量、热量、热度、当前时间及来停电记录。
7.具有报表查询功能；自动修复功能;断电保护功能。
8.过热蒸汽向饱和蒸汽装换的自动判断功能：当选择的过热蒸汽在运行中转为饱和蒸汽，本仪表会自动判断，并将按饱和蒸汽的密度进行补偿，若在换回过热蒸汽也会同样自动判断。
9.工作电源：AC：220V±15%；功耗：小于5W。
10.输出电源：共两组，1组12V/1W；另一组24V/2W；两组电池不共地。
11.外接电源功能。
12.工作环境：温度：5-50℃；湿度：5-95%RH。
13安装方式：横式、竖式。
14开孔尺寸：152±0.5×76±0.5（宽×高，单位mm）
15.外形尺寸：160×80×150（宽×高×深，单位mm）
16.重量：1.0kg1.4.5.毕托巴系列压力变送器1.简介
BTB系列压力变送器有如下特点：恒流激励，信号值高达到0-150mV，精度高、线性好、长期稳定性好、不锈钢、耐腐蚀、输出信号可远传、安装使用维护极为方便。广泛用于锅炉控制、环境控制、冶金工业、石油化工、水力电力等工业领域。
BTB系列压力变送器为标准型24V DC供电，4-20mA输出，变送输出为一体化。
2.型号
BTB-801压力传感器
BTB-802压力变送器
BTB-803航插式压力变送器
BTB-805HSM压力变送器
BTB-806标准型压力变送器
BTB-807盒式压力变送器
BTB-808数显压力变送器
BTB-811盒式高温压力变送器1.4.6.毕托巴温度产品1.简介
工业用热电阻、热电偶作为测量温度的传感器，通常与显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。热电阻可以直接测量各种生产过程中从-200℃至800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。热电偶可以直接测量各种生产过程中从0℃-800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。根据国家规定，我厂已经生产出符合IEC国际标准分度号的Pt100铂热电阻符合专业标准。
2.型号
BTB-110卡套式铠装温度传感器
BTB-112航插式温度传感器
BTB-113盒式温度传感器
BTB-114盒式温度传感器
BTB-132温度变送器
BTB-134一体化隔爆数显温度变送器1.5.毕托巴流量计选型一览表型号型号代码说明BTB——————————毕托巴流量计系列代码
（Ⅰ级代码）□—S…………（注1）
□—M…………………
□—B…………………标准型（气、汽、液体）
高温高压型（气、汽、液体）
耐堵耐磨型（含杂质气、汽、液体）性能代码（注2）
（Ⅱ级代码）□—H…………………
□—L…………………
□—K…………………
□—F…………………
□—N…………………
□—Y………………… □—Z…………………
□—Q…………………分体式
一体式
可疏通式
防腐蚀
耐磨损
双向式
袖珍式（5mm≤管径≤25mm）
其他（注3）管道标准
（Ⅲ级代码）圆形管道：外径/内径根据订货参数实时填写（单位：mm）；（注4）截止阀
（Ⅳ级代码）
以下同□0……………………
□1……………………
□2……………………
□3……………………不带截止阀
带中低压截止阀（P≤16MPa）
带高温高压截止阀（16MPa
管道在线带压开孔
1.功能
再生产运行中的官道上带压开孔
2.适用介质
除氧气以及含氧可燃气体以外的流体均适用
3.适用管道材质
除陶瓷衬套管道以外的其他材质管道
4.安全性
由于切割过程是在封闭的腔体内进行，与空气完全隔绝，所以对易燃易爆介质的开孔作业具有安全保证。
5.适用工况
0<压力≤2.5MPa，温度<100℃。
6.步骤：
①认真阅读由铁路市光明仪器仪表厂制定的《带压开孔及传感器在线安装技术规范》。
②使用前对设备例行检查。
③满足带压开孔必备条件。
④申请关于满足现场开孔条件的《ⅠⅡ类现场工作票》。
⑤各项准备工作充分到位。
7.注意
在线带压开孔须在专业人员指导下进行操作，其他人员不得擅自作业。
各类流量计特征对比一览表
类       型
项       目孔板
流量计机翼
式流
量计涡街
流量计阿牛
巴流量计电磁
流量计超声
波流量计质量
流量
计弯管
流量
计毕托巴流量计精      度0.5-1.5一般0.5-1.52.50.51.5高4.00.2-0.5压       损大大较小小无无大小微低       速难难难难难难可可可高       温可————可————难
650稳       定自检—————————————风洞/
水洞含       气————————————可可可无       菌难————可可可可可可防       腐难——————可可难可可远       传智能
型——智能型智能型智能型智能型智能
型智能
型智能型重       量一般重轻轻重重重轻轻价       格中高低低贵贵昂贵
中大粘度————————导电液难可
可小管径—————————————可可可量程比1:101:301:201:41:101:101:201:41：30含杂质—————————可可——可可故障率低一般低高低低低低低介质种类气、汽、液风、液气、液液、
汽导电液气、液气、汽、液气、汽、液气、汽、液结垢影响大大大大微大大微微粘附影响大大大大微大微微微测量原理压差压差频率压差速度速度质量力压差压差补偿方式密度——密度密度—速度密度密度密度积算方式开方开方、线性线性开方开方线性开方开方开方瞬时显示智能
型——智能型智能
型智能型智能型智能型智能
型智能型安装方法水平任意任意水平水平任意水平弯管任意安装难易难难易易难难难易易维护使用专人易易易难难易易易使用寿命可易磨损一般不长可可可可长