标题：压力开关
特点
压力开关主要类别包括常开式和常闭式。主要特点是：
1、采用英制管螺纹快速接头或铜管焊接式安装结构，安装灵活，使用方便，无需特殊的安装固定。
2、插片式导线式连接方可供用户任意选定。
3、密封式不锈钢感应器安全可靠。
4、压力范围内可根据用户任意选定的压力值进行制造。
压力开关分类
压力开关有机械式，电子式两大类，机械式压力开关又分多种，电子式的也分多种。
电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号，通过高速MCU采集并处理数据，内置温度传感器进行温度补偿，是检测压力、液位信号，实现压力、液位监测和控制的高精度设备。广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活，安装简单，可以替代大部分使用液位开关的场合。特 点：1、采用高精度AD和高速微处理器，全数字化设计;
2、4位数码管显示当前压力或液位值;
3、压力或液位可以根据自己的需要设置;
4、三个单位可以根据客户需要选择：Bar，PSI，Kpa;
5、可以设置高低压力或液位报警点，并通过继电器或光耦输出给控制设备; 输出双路继电器(单刀双掷)开关量;
6、两路继电器/两路光耦/带4-20mA/0-10V 输出可以选择;
7、采用高精度压力传感器，比机械压力开关精度高，迟滞小，响应快，稳定可靠;调节无死区，可以在整个量程范围内任意设定继电器动作压力点;
8、使用按键调节动作压力，使用简便，更加灵活; 防护等级：IP65，可以用在环境恶劣的场合;技术参数：量程范围：-1BAR～200MPa;
供电电压：12~35V DC(24V DC 校准电压)/交流220vAC供电
输出继电器容量：220V AC 3A，24V DC 5A;
精 度：优于0.5%FS
设置范围：全量程段可以设置
监测点：防波动回差设置。
使用温度：-20℃—85℃;
防护等级：IP65
采样速率：10次/秒(可以根据客户需要定制要求的速度)。
接口螺纹：M20*1.5/G1/4/1/4NPT操作说明：l 字符说明：
SEt 已进入设置状态
S AL 进入报警设置
AL 已进入报警设置
S UN 进入单位设置
UN 已进入单位设置
PSI 单位PSI bAr 单位bar kP 单位KP
S AL 进入低位报警设置
S AH 进入高位报警设置
S Ad 进入差度设置
S SC 量程设置
FULL 满度校准
oooo 零点校准
S FO 进入基本参数设置
0—H 过压设置进入设置： 按SET键两秒后松开按键，
则进入设置状态：面板显示SEt.l 按UP键和DOWN键，
面板循环显示S AL、S UN和SEt，按SET键则会进入所选择的需要设置的参数;选择S AL，
面板显示 AL;选择S UN，
面板显示 UN;
选择SEt，退出设置状态。l 资料设置选择
1)S AL：在该设置类别中，短按UP和DOWN键，面板循环显示AL 、S ALd、S ALL和SALH(选择AL将直接退出设置);
说明：短按SET键进入需要修改的设置。进入设置后，闪烁位为当前可以被选择修改位，短按UP 键和DOWN键选择需要修改位;短按SET键进入当前位数值修改，短按UP键和DOWN键修改当前位数值，短按SET键确定当前位数值，仪表自动返回到 SAL设置的下一个资料;短按UP和DOWN键继续选择需要修改位，若修改完毕，短按两次SET键退出当前资料修改，资料将被保存，在设置过程中，随时可以长按SET键退出设置状态，原始资料不变。
2)S UN：在该设置类别中，短按UP键和DOWN键，面板循环显示UN、PSI、bAr和kP，短按SET键选择单位，仪表自动退出设置状态。
(选择UN将直接退出设置)量程及校准设置：
1. 同时按住UP键和DOWN键约两秒，进入量程和校准设置：S FO;
2. 短按UP键和DOWN键，面板循环显示S SC、FULL、oooo和SFO，短按SET键选择需要设置的参数。量程设置同报警参数设置;进入零点和满度校准时，数码管会显示当前AD采集到的资料值，显示的资料为一个中间值时短按下UP键(DOWN键)，此时显示的资料不再更新变化，该值即为将要保存的校准值。再短按下DOWN键(UP键)(若无这一步骤，资料不会被保存)，最后短按SET键退出设置状态，参数被保存。
3：正常显示状态下，分别按下左(右)键不放，则显示高(低)位动作点设定值。接线图：+ ---电源正极(红色);(24VDC) - --- 电源负极(黑色);H-COM --- 高位报警公共端(绿色);H-OFF ---高位报警常开端(白色);H-ON --- 高位报警常闭端(棕色)/24v(+);L-COM --- 低位报警公共端(蓝色);L-OFF--- 低位报警常开端(黄色);L-ON --- 低位报警常闭端(灰色)/24V(-)。膜片式压力开关用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路，再经专用 CPU模块化信号处理技术，实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。
参考资料：参考HPC-100，HPC-1000压力开关的说明书。
工作原理
压力开关的工作原理：是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时，感应器内碟片瞬时发生移动，通过连接导杆推动开关接头接通或断开，当压力降至或升额定的恢复值时，碟片瞬复位，开关自动复位，或者简单的说是当被测压力超过额定值时，弹性元件的自由端产生位移，直接或经过比较后推动开关元件，改变开关元件的通断状态，达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。
分类
隔爆型压力开关压力开关可分为防爆型和隔爆型使用等级范围为Exd II CT1 ~ T6，进口隔爆压力开关需通过UL、CSA、CE等国际认证。可用于爆炸区域及强腐蚀气氛环境中。隔爆型压力开关可提供不同的压力，差压，真空和温度范围等产品。常见的使用范围有电力、石油、化工、冶金、锅炉、食品机械、环保设备等行业。KFT隔爆压力开关(3张)机械压力开关机械压力开关，为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时，作用在不同的传感压力元器件（膜片、波纹管、活塞）产生形变，将向上移动，通过栏杆弹簧等机械结构，最终启动最上端的微动开关，使电信号输出。UE压力开关设定方式从功能原理上又分成连续位移型和力平衡型。  KSC机械式差压开关电子压力开关另外一种是市场上这几年比较流行的是电子式压力开关，用来替代电接点压力表和使用在工控控制要求比较高的系统上。这种压力开关内置精密压力传感器，通过高精度仪表放大器放大压力信号，通过高速MCU采集并处理数据，一般都是采用4位LED实时数显压力，继电器信号输出，上下限控制点可以自由设定，迟滞小，抗震动，响应快，稳定可靠，精度高（精度一般在±0.5%F.S，高则达±0.2%F.S），利用回差设置可以有效保护压力波动带来的反复动作，保护控制设备，是检测压力、液位信号，实现压力、液位监测和控制的高精度设备。特点是：电子显示屏直观，精度高，使用寿命长，通过显示屏设置控制点方便，但是相对价格较高，需要供电。
注意事项
压力开关广泛应用于家用、商用、汽车制冷系统的高、低压力保护控制，蒸汽工况和发电站;蓄能器,接收器,闪蒸罐,分离器,洗涤器,炼油装置。也可适用于各种设备工具的高、低压力保护控制。但在压力开关的选择中，须注意以下几点：
1.防爆的必要性：防爆形式分为隔爆型和本安型，长野产品多数为隔爆型。 
2.是否需要带指示：根据客户指示。
3. 接点数量：一接点（一个输出）或两接点（两个输出）。
4.设定值和压力范围的确定：推荐设定范围在压力范围的30%—65%之间，可设定范围为压力范围的15%—90%之间。
5.接断差的形式：可调式或固定式。
6.是否有脉动：如果压力有脉动或振动，需要带节流阀用以抑制脉动压力对仪表的损伤。
7.带隔膜的场合：测定腐蚀性、高黏度或温度过高时，需要选用带隔膜。
相关术语
精度：表示设备精准程度的值，包括线性度、公差、迟滞、重复性等。目前长野的压力开关最高精度可达到±0.5%F.S，型号为CB33。 
最大压力（Max.P）：压力范围的最大值。 
满量程（F.S）：压力范围最大值和最小值的差值。 
接断差（死区）：是指开关设定动作值和复位值的差值，例如当设定、值为1MPa，实际复位值为0.9MPa时，接断差为0.1MPa。 
工作温度：是指仪器的内部机构、敏感元件等工作时不会发生持续变形的温度范围。一般压力开关推荐工作温度范围为-5~400C，若介质温度过高时，可考虑加附件虹吸管（灌状），达到降温的目的。 
S.P.D.T（单刀双掷）：由一个常开、一个常闭触点和一个公共端构成。 
D.P.D.T（双刀双掷）：由一个对称的左、右公共端，两组常开、常闭端子构成。 
上限一接点（常开）：压力上升到设定值时，接点动作，回路导通。 
下限一接点（常闭）：亚力下降到设定值时，接点动作，回路导通。 
上下限两接点HL：是上限式和下限式的组合，分为两接点独立动作（双设定、双回路）和两接点同时动作（单设定、双回路）两种类型。 
上限2接点：合并了两个上限形式，分为分为两接点独立动作（双设定、双回路）和两接点同时动作（单设定、双回路）两种类型。 
下限2接点：合并了两个下限形式，分为两接点独立动作（双设定、双回路）和两接点同时动作（单设定，双回路）两种类型。 
耐压：压力开关保持其正常性能所能承受的最大压力。但是当压力开关用于过压场合时，敏感元件将会产生持续形变，这时压力设定值将变化，压力开关将不能发挥其正常性能甚至可能损坏。 
IP（防护等级）：是由国际电工协会（IEC）所起草，关于灯具防尘防潮特性的标准。