标题：表面光洁度仪
表面光洁度标准
表面光洁度标准的提出和发展与工业生产技术的发展密切相关，它经历了由定性评定到定量评定两个阶段。表面光洁度对机器零件表面性能的影响从1918年开始首先受到注意，在飞机和飞机发动机设计中，由于要求用最少材料达到最大的强度，人们开始对加工表面的刀痕和刮痕对疲劳强度的影响加以研究。但由于测量困难，当时没有定量数值上的评定要求，只是根据目测感觉来确定。在20世纪20～30年代，世界上很多工业国家广泛采用三角符号▽的组合来评定加工表面光洁度，这种工具也就是所说的粗糙度对比样板。
各种加工方法能得到的表面光度
  光洁度波形为研究表面粗糙度对零件性能的影响和度量表面微观不平度的需要，从20年代末到30年代，德国、美国和英国等设计制作了轮廓记录仪、轮廓仪，给从数值上定量评定表面粗糙度创造了条件。从30年代起，已对表面粗糙度定量评定参数进行了研究，如美国的Abbott就提出了用距表面轮廓峰顶的深度和支承长度率曲线来表征表面粗糙度。1936年出版了Schmaltz论述表面粗糙度的专著，对表面粗糙度的评定参数和数值的标准化提出了建议。但粗糙度评定参数及其数值的使用，真正成为一个被广泛接受的标准还是从40年代各国相应的国家标准发布以后开始的，这样的仪器设备就叫表面粗糙度仪，由于以前叫表面光洁度所以表面粗糙度仪人们又习惯的成为表面光洁度仪。传统的表面光洁度仪与表面粗糙度仪换算如下表：
表面粗糙度与表面光洁度参数转换表
表面光洁度等级与表面粗糙度高度参数推荐转换表（一）表面光洁度（GB1031-68） 
级别代号             粗糙度仪Ra                                     粗糙度仪Rz
▽1                     >40∽80 um                                     >160∽320 um
▽2                     >20∽40 um                                    >80∽160 um
▽3                     >10∽20 um                                    >40∽80 um
▽4                     >5∽10 um                                      >20∽40 um
▽5                     >2.5∽5 um                                     >10∽20 um
▽6                     >1.25∽2.5 um                                >6.3∽10 um
▽7                     >0.63∽1.25 um                              >3.2∽6.3 um
▽8                     >0.32∽0.63 um                              >1.6∽3.2 um
▽9                     >0.16∽0.32 um                              >0.8∽1.6 um
▽10                   >0.08∽0.16 um                              >0.4∽0.8 um
▽11                   >0.04∽0.08 um                              >0.2∽0.4 um
▽12                   >0.02∽0.04 um                              >0.1∽0.2 um
▽13                   >0.01∽0.02 um                              >0.05∽0.1 um
▽14                   ≤0.01 um                                       ≤0.05 um
表面光洁度等级与表面粗糙度高度参数推荐转换表（二） 表面粗糙度（GB1031-83）
级别代号                     Ra                          RzⅠ                     Ⅱ                        Ⅲ 
▽                            150um                      100um                  80um                 320um 
▽                            225um                       50um                   40um                 160um 
▽                            312.5um                    25um                   20um                  80um 
▽                            46.3um                      12.5um                10um                  40um 
▽                            53.2um                      6.3um                   5um                   20um 
▽                            61.60um                    3.2um                   2.5um                10um 
▽                            70.80um                    1.60um                 1.25um               6.3um 
▽                            80.40um                     0.80um                 0.63um              3.2um 
▽                            90.20um                     0.40 um                0.32um              1.60um 
▽                           100.100um                  0.20um                 0.16um               0.80um 
▽                           110.050um                  0.100um               0.08um               0.40um 
▽                            0.025um                     0.050um               0.04um               0.20um 
▽                            130.012um                 0.025um               0.02um               0.100um 
▽                            140.012um                 0.01um                 0.050um
表面光洁度仪（粗糙度仪）的应用
TR200手持式粗糙度仪 
  TR200手持式粗糙度仪产品说明：该仪器适用于生产现场，可测量多种机加工零件的表面粗糙度，根据选定的测量条件计算机相应的参数，在液晶显示器上清晰地显示全部测量结果及图形,并可在打印机上输出，亦可与PC机进行通讯。
仪器特点
高精度电感传感器
可测量显示13个粗糙度参数
采用DSP(数字信号处理器)进行数据处理和控制，速度快，功耗低
机电一体化设计，体积小，重量轻，使用方便
高品质锂离子充电电池，容量高，无记忆效应，连续工作大于20小时
连接时代TA系列打印机，可以打印测量参数及轮廓
标准RS232接口，可与PC机通讯
可选配曲面传感器测量凹凸面，小孔传感器测量内孔粗糙度
流行的菜单操作方式
具有图形显示功能
传感器触针位置指示
带存储功能的自动关机
多语言工作方式选择
主要技术参数
测量参数：Ra、Rz、Ry、Rq、Rp、Rm、Rt、R3z、Rmax、Sk、S、Sm、tp；
测量范围：Ra：0.025μ～12.5μ；
显示范围：Rz、 R3z、 Ry、Rt、Rp、Rmax、：0.02μ～160μ；
Sm、S：1mm
tp：1～100%(%Ry)
取样长度l：0.25mm, 0.8mm, 2.5mm
评定长度ln：1l～5l(可选)
测量行程长度：3l～7l(可选)
示值误差：≤±10%
示值变动性：< 6%
传感器类型：电感传感器
针尖角度：90°
针尖半径：5μ
针尖材料：金刚石
最高分辨力：0.01μ
可测量最小孔径：2mm 
可测量曲面最小曲率半径：3mm
滤波器：RC、PC-RC、GAUSS、D-P
标准：符合ISO/DIN/JIS/ANSI
轮廓曲线：滤波轮廓、不滤波轮廓和tp曲线
显示：128×64点阵液晶(带背光)，可显示全部参数及图形
数据输出：标准RS232接口，可连接PC机和打印机
打印轮廓放大比：Vv：200x～20000x Vh：20x、50x、200x
电池容量：10000mAh(大于3000次测量)
充电电压：220V，50Hz
工作温度：5～40℃
主机外形尺寸：141mm×56mm×48mm
主机重量：440克
标准配置
TR200主机
TS100标准传感器
多刻线标准样板
电源适配(220V，50Hz)
护套
支架
通讯电缆
改锥
使用说明书
合格证书
包装箱
可选附件
TS110曲面传感器　TS120小孔传感器 
TA610测量平台　TA620测量平台 TA630微调平台 TA631微调平台
TA220s打印机　TA210打印机
磁性表座连接轴 
PC软件(Data View for TR200)
延长杆 
侧向转接杆 
连接体部件