标题：老化试验箱
规格列表
老化试验
产品型号
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
紫外老化
LRHS-NZY
450×1170×500
700×1350×1450
氙灯老化
LRHS-767S-SN
950×950×850
1700×1500×2100
臭氧老化
LRHS-101-NO3
450×450×500
1200×1000×1800
LRHS-225-NO3
500×600×750
1300×1150×2050
LRHS-504-NO3
700×800×900
1450×1400×2250
LRHS-800-NO3
800×1000×1000
1550×1600×2400
LRHS-1000-NO3
1000×1000×1000
1850×1600×2400
高温老化
LRHS-101-LG
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS-225-LG
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-LG
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-1000-LG
1000×1000×1000
1850×1600×2250

词条概述
紫外老化试验箱采用荧光紫外灯为光源，通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝，对材料进行加速耐候性试验，以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件，通过重现这些条件，合并成一个循环，并让它自动执行完成循环次[1]数。　氙灯老化采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。臭氧老化可用于橡胶类制品如硫化橡胶，热塑性橡胶，电缆绝缘护套等产品，在静态拉伸变形下，暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中，按预定时间对试样进行检测，从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度，以评定橡胶的耐臭氧老化性能。[2]高温老化是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。盐雾腐蚀老化通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力；该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验,根据试验需求可以分为：中性盐雾试验、酸性盐雾试验、铜加速醋酸盐雾试验。  [3]
规格型号
型号规格
工作室尺寸mm
外形尺寸mm
温度范围
YSL-QLH-100
450×450×500
1250×1250×1780
RT+10℃～200℃、250℃、300℃
YSL-QLH-225
500×600×750
1350×1380×2050
YSL-QLH-500
800×700×900
1480×1650×2250
YSL-QLH-800
800×1000×1000
1580×1650×2380
YSL-QLH-010
1000×1000×1000
1870×1850×2380

最佳放置条件
一、温度：5～40℃；  
二、相对湿度：不大于85%；
三、气压：86～106kPa；
四、电源：交流电压220±22V或380±38V 频率50±0.5Hz；
五、周围无强烈振动，无强磁场影响，无腐蚀性气体；
六、无阳光直接照射或其他冷、热源直接辐射；
八、周围无强烈气流，当周围空气需要强制对流时，气流不应直接吹到箱体上。
产品结构及外观要求
1、加热器件不得构成对试验样品的直接辐射。
2、应设有将测试电源线引入工作室内的引线孔。
3、箱门有密封条应不易在高温条件下老化、发粘、变形、失去密封性能，并应便于更换。
4、应有放置或悬挂样品的样品架，样品架在高温条件下应具有一定的机械强度并便于装卸。
5、老化试验箱应具有温度调节、指示、记录等仪器或装置。
6、外观涂层应平整光滑、色调均匀、不得有露底、起泡、起层或擦伤痕迹。
产品用途:
老化试验箱用来试验电线、电缆、绝缘体或被覆之橡胶试片，以比较试片老化前与老化后之抗拉强度及伸长率。换气式老化试验箱以热风循环方式，促使试片老化，内箱密闭性强，具有抽换内箱空气装置，设有超温自动切断保护装置，符合ul-1581试验要求。
符合标准:
本产品满足JB7444-94 GB/T3512-01等国家标准。
控制系统：
.控制精度：±0.1℃  ·触控式设定、数位及直接显示；
·P . I . D自动演算之功能，可减少人为设定时带来之不便；
·在运转或设定中，如发生错误时，会提供警示信号
箱体结构:
老化试验箱有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。箱体左侧配一直50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。换气的时间和次数可任意设置。
试验架二层，可以自由调节高度
技术参数:
型号
CLM-QLH-100
CLM-QLH-225
CLM-QLH-500
CLM-QLH-800
CLM-QLH-1000
工作室尺寸D×W×H
450×450×500
500×600×750
800×700×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸D×W×H
1020×880×1580
1070×1030×1825
1370×1130×1975
1570×1230×2125
1570×1430×2125
性能指标
温度范围
RT+10℃～300℃
均匀度
±2℃
恒温波动度
±0.5℃
换气时间
1min～9999h可调
温度运行控制系统
控制器
进口LED数显 P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器
精度范围
设定精度：温度0.1℃， 指示精度：温度0.1℃，解析度：0.1℃
加热系统
全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
定时范围
1min～9999h 可调
循环系统
耐高温低噪音电机。多叶式离心风轮

安全保护
1、电源超载、短路保护; 
2、安全接地保护; 
3、温度超温保护; 
4、时间设置保护; 
5、鼓风电机过载保护; 
为保护设备,所有报警均会自动切断电源，并发出声讯提示
仪器特点
老化试验箱采用国外先进的加热气流方法，解决了原转盘式的温度不均匀先天缺陷，同时大大提高了试样放置的安全性，有效空间利用率是原转盘式的200%以上，适用于电子元件，橡胶零部件等材料在高温下的老化适应性试验。新型老化试验箱采用LTDE可编程控制系统，在额定温度范围内可按工作需要进行程序升温-恒温-待机，操作人员设置好程序后，仪器即按程序工作，完毕后自动关机（待机）。
仪器具有超温自动断电保护功能，双重二级保护系统，确保仪器及试件的安全，节能环保是当今先进的老化试验设备。
使用注意事项
1、电源设备：应在供电线路中装有超负荷的保险丝装置，供此箱特种，并具有良好接地装置。
2、试料准备：将试品逐一编号后，将试品放置于试品转盘上，彼此以不相互接触和碰撞为宜。
3、待一切准备就绪，即关上箱门。
关闭控制系统各个开关，将电源插扑插上打开电源开关转盘即自动转动，同时控制系统的电源指示灯即亮，若须升温必须打开开关(即高温开关和低温开关)，然后调节全自动控制系统
5、仪器外壳必须有效接地，以保证使用安全。
6、仪器应放在通风良好的室内水平位置，在其周围不可放置易燃易爆物品。
7、应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只，供此箱特种，在外壳接地通电前请检查本箱的电器性能，并应注意是否有断路或漏电现象,本仪器无防爆装置，不得放入易燃易爆物品干燥。
8、箱内物品放置切勿过挤，必须留出空间，以利热空气循环。
盐雾腐蚀老化试验箱
循环腐蚀试验以一种重复的循环周期将样板暴露在一系列不同的环境条件之中，Q-FOG腐蚀试验箱循环式腐蚀试验比传统的盐雾试验对材料的侵蚀作用更为接近自然盐雾腐蚀老化试验箱应用金属零部件和电镀层、涂料和油漆装饰层、电力和电子系统、航空和军工部件等。盐雾腐蚀老化试验箱特点精确的喷雾控制
Q-FOG腐蚀盐雾箱与普通试验机相比雾化分散效果更好，可以独立调节喷雾量和喷雾距离。
快速循环
Q-FOG循环腐蚀盐雾箱因具有独特的箱内加热器和大容量干冷吹风机而可以快速地改变箱体温度。
全塑结构
Q-FOG循环腐蚀盐雾箱用坚固的纤维增强塑料制成，防腐且不对试样造成污染。坚固的材料有利于高效准确地控制温度。
自我诊断功能，便于维护
内置自诊断装置可提示操作人员何时应进行例行维护，或对故障进行检查。带有一个个性化的面板控制器，它可使操作人员简单地对复杂的测试程序进行编程。
易于编制循环程序或直接运行Q-FOG自带的测试程序。可以完成许多循环腐蚀试验，如Prohesion试验、ASTM B117、ASTM G85、BS3900 F4和F9、DIN50.907和ISO9227等试验。内置以下全部或部分循环程序：
1、 循环A， ASTM B117（NSS）
2、 循环B， Prohesion
3、 循环C，CCT-1
4、 循环D，CCT-IV
5、 循环E，GM9540P/B
6、 循环F，ASTM B368（CASS）[4]