标题：辐射消毒
简介
辐射消毒，英文名:radiation sterilization，利用电离辐射杀灭致病微生物的能力对一次性医疗用品进行消毒处理，它优于加热法和环氧乙烷化学消毒法，发展很快，是辐射加工中非常成功的一例，外用消毒用品的材料包括金属(针头、刀片等)、塑料(针筒、导管等)、橡胶(手套等)、棉纤维(纱布、绷带等)以及玻璃制品(试剂瓶等)。
国际通用消毒剂量为25kGy，有些国家则倾向于规定更高些(如30～50kG.y)。60Coγ源为主要辐照装置，也可用高能工业电子加速器。
辐射消毒中的远红外线辐射和微波辐射是利用高科技产生高温源杀虫灭菌的一种新方法。将文物放入远红外烘烤柜或烘房中，利用远红外线辐射产生的热效应，进行能量转换，使物质内部分子产生激烈的共振现象，分子运动加剧，达到高温杀虫灭菌效果。它的辐照温度在60℃左右，时间也不宜过长，否则也会使织物的质地和色彩发生变化。经常用于食品原料粉状料消毒，如胡椒粉、孜然粉，有时间限制。
奥秘
  伽玛射线辐射消毒的奥秘，在于放射性同位素钴－60，因为它会放射出一种伽玛射线，这种射线有穿透墙壁的本领，一般的包装容器，都阻挡不了它。而躲藏在水果、蔬菜里的害虫、细菌受到射线照射后，生理功能紊乱，不能生长发育，甚至死亡。辐照食品时，由于伽玛射线的能量很低，不会把食品变成有放射性的东西，所以这种方法是安全可靠的。[1]
分类
紫外线照射  紫外线照射紫外线照射消毒是一种最经济方便的方法。将消毒的物品放在日光下曝晒或放在人工紫外线灯下，利用紫外线、灼热以及于燥等作用使病原微生物灭活而达到消毒的目的。此法较适用于畜禽圈舍的垫草、用具、进出的人员等的消毒，对被污染的土壤、牧场、场地表层的消毒均具有重要意义。
（ l ）紫外线作用机理紫外线是一种肉眼看不见的辐射线，可划分为三个波段：UV-A （长波段），波长320 ～400nm ; UA-B （中波段），波长280～320nm ; UV-C （短波段），波长100～280nm 。强大的杀菌作用由短波段UV-C 提供。由于100～280nm 具有较高的光子能量，当它照射微生物时，就能穿透微生物的细胞膜和细胞核，破坏其DNA 的分子键，使其失去复制能力或失去活性而死亡。空气中的氧在紫外线的作用下可产生部分臭氧03 ，当03 的浓度达到10～15 毫升／立方米（ml / m3 ）时也有一定的杀菌作用。
紫外线可以杀灭各种微生物，包括细菌、真菌、病毒和立克次体等。一般说来，革兰氏阴性菌对紫外线最敏感，其次为革兰氏阳性球菌，细菌芽孢和真菌孢子抵抗力最强。病毒也可被紫外线灭活，其抵抗力介于细菌繁殖体与芽孢之间。Russl 综合了一些研究者的工作，将微生物分为对紫外线高度抗性、中度抗性和低度抗性3 类。高度抗性者有枯草杆菌、枯草杆菌芽孢、冬青属、耐辐射微球菌和橙黄八叠球菌；中度抗性者有微球菌、鼠伤寒沙门菌、乳链球菌、酵母菌属和原虫；低度抗性者有牛痘病毒、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、普通变形杆菌、军团菌、布鲁尔酵母菌和大肠杆菌噬菌体。
一般常用的灭菌消毒紫外灯是低压汞气灯，在C 波段的253.7nm、有一强线谱，用石英制成灯管，端各有一对钨丝自燃氧化电极。电极上镀有钡和锶的碳酸盐，管内有少量的汞和显氩气。紫外灯开启时，电极放出电子，冲击汞气分子，从而放出大量波长253.7nm的紫外线。
（ 2 ）紫外线消毒的应用
①    对空气的消毒紫外线灯的安装可采取固定式，用于房间（禽、畜的笼、舍和超净工作台）消毒。将紫外线灯吊装在天花板或墙壁上，离地面2.5 米左右，灯管安装金属反光板，使紫外线照射在与水平面成300 ～800 角。这样使全部空气受到紫外线照射，而当上下层空气对流产生时，整个空气都会受到消毒。通常以每6 ～ 15 立方米空间用1 支15 瓦紫外线灯。在直接照射时，普通地面照射以3.3 瓦／平方米电能，例如，9 平方米地面需1 支30 瓦紫外线灯；如果是超净工作台，以5 ～ 8 瓦／平方米电能。移动式照射主要应用于传染病病房的空气消毒，畜禽养殖场较少应用。在建筑物的出人口安装带有反光罩的紫外线灯，可在出人口形成一道紫外线的屏障。一个出入口安装5 支20 瓦紫外线灯管，这种装置可用于烈性菌实验室的防护，空气经过这一屏幕，细菌数量减少90 ％以上。
② 对水的消毒紫外线在水中的穿透力，随深度的增加而降低，但受水中杂质的影向，杂质越多紫外线的穿透力越差。常用的装置有：直流式紫外线水液消毒器，使用30W 灯管每小时可处2000L 水；一套管式紫外线水液消毒器，每小时可生产10000L 灭菌水。
③ 对污染表面的消毒紫外线对固体物质的穿透力和可见光一样，不能穿透固体物体，只能对固体物质的表面进行消毒。照射时，灯管距离污染表面不宜超过1 米，所需时间30 分钟左右，消毒有效区为灯管周围1.5～2 米。
（ 3 ）影响紫外灯辐射强度和灭菌效果的因素紫外灯辐射强度和灭菌效果受多种因素的影响。常见的影响因素主要有电压、温度、湿度、距离、角度、空气含尘率、紫外灯的质量、照射时间和微生物数量等。
① 电压对紫外灯辐射强度的影响
国产紫处灯的标准电压为 220伏。电压不足时，紫外灯的辐射强度大大降低。陈宋义等人研究电压对紫外灯辐射强度的影响，结果当电压180 伏时，其辐射强度只有标准电压的一半。
② 温度对紫外灯辐射强度的影响室温在10～30 ℃ 时，紫外灯辐射强度变化不大。室温低于10 ℃ ，则辐射强度显著下降。陈宋义等人的研究结果，其他条件不变，0 ℃ 时辐射强度只有10 ℃ 时的70 % ，只有30 ℃ 时的60 ％。
③ 湿度对紫外灯辐射强度的影响相对湿度不超过50 % ，对紫外灯辐射强度的影响不大。随着室内相对湿度的增加，紫外灯辐射强度呈下降的趋势。当相对湿度达到80 % ～ 90 ％时，紫外灯辐射强度和杀菌效果降低30 ％～40 ％。
④ 距离对紫外灯辐射强度的影响受照物与紫外灯的距离越远，辐射强度越低。30 瓦石英紫外灯距离与辐射强度的关系 。
⑤ 角度对紫外灯辐射强度的影响紫外灯辐射强度与投射角也有很大的关系。直射光线的辐射强度远大于散射光线。
⑥ 紫外灯质量及型号对辐射强度的影响紫外灯用久后即衰老，影响辐射强度。一般寿命为4000 小时左右。使用1 年后，紫外灯的辐射强度会下降10 % ～20 ％。因此，紫外灯使用2～3 年后应及时更新。
⑦ 空气含尘率对紫外灯灭菌效果的影响灰尘中的微生物比水滴中的微生物对紫外线的耐受力高。空气含尘率越高，紫外灯灭菌效果越差。每1 毫升空气中含有800～900 个微粒时，可降低灭菌率20 % ～30 %。
⑧ 照射时间对紫外灯灭菌效果的影响每种微生物都有其特定的紫外线照射下的死亡剂量阀值。杀菌剂量（K ）是辐射强度（ I ）和照射时间（t ）的乘积（即K=It ）。可见，照射时间越长，灭菌的效果越好。
（ 4 ）养殖场紫外灯的合理使用由上述可见，影响紫外灯消毒效果的因素是多方面的。养殖场应该根据各自不同的情况，因地制宜，因时制宜，合理配置、安装和使用紫外灯，才能达到灭菌消毒的效果。
① 紫外灯的配置和安装养殖场人口消毒室宜按照不低于1 瓦／立方米配置相应功率的紫外灯。例如：消毒室面积25 平方米，高度为2 . 5 米，其空间为37 . 5 立方米，则宜配置40 瓦紫外灯1 支，或20 瓦紫外灯2 支。而最好的是配置20 瓦紫外灯2 支。
紫外灯安装的高度应距天棚有一定的距离，使被照物与紫外灯之间的直线距离在1 米左右。有的将紫外灯安装紧贴天棚，有的将紫外灯安装在墙角，这些都影响紫外灯的辐射强度和消毒效果。如果整个房间只需安装1 支紫外灯即可满足要求的功率，则紫外灯应吊装在房间的正中央，与天棚有一定的距离。如果房间需配置2 支紫外灯，则2 支紫外灯最好互相垂直安装。
② 紫外灯的照射时间紫外灯的照射时间应根据气温、空气湿度、环境的洁净情况等，决定照射时间的长短。一般的情况下，养殖场人口消毒室如按照1 瓦／立方米配置紫外灯，其照射的时间应不少于30 分钟。如果配置紫外灯的功率大于1 瓦／立方米，则照射的时间可适当缩短，但不能低于20 分钟。
③ 照射时间与照射强度的选择在欲达到相同照射剂量的情况下，高强度照射比延长时间的低强度照射，灭菌效果要好。例如：要使空气中大肠杆菌的灭菌率达到80 % ，配置100 瓦middot; 平方厘米照射强度时，需60 分钟；而配置150 瓦middot; 平方厘米照射强度时，需30 分钟；配置200 瓦middot; 平方厘米照射强度时，则只需不到10 分钟。
④ 其他注意事项为保持电压的稳定，在电压不稳定的地区，应使用稳压器；保持消毒室的环境卫生，保持干燥，尽量减少灰尘和微生物的数量；目前国内生产紫外灯的厂家很多，鱼龙混杂，质量不一。对新购买的紫外灯应进行检测，新灯管的照射强度应在100～200 瓦middot; 平方米。但对于绝大多数养殖场，不可能进行检测。因此只能尽量购买能确保产品质量、知名厂家的产品，看清说明书，是否达到强度标准；紫外线不能穿透不透明物体和普通玻璃，因此，受照物应在紫外灯的直射光线下，衣物等应尽量展开；紫外灯管应经常擦拭，保持清洁，否则亦影响消毒效果。
（ 5 ）关于养殖场入口消毒程序的建议紫外线能有效地杀灭微生物，但过多照射对人体也是有害的。同时，对于人员严格照射时间，在有些情况下也很难做到。因此，从实际出发，制定严格的畜禽场入口人员进入的消毒程序。一般程序是：
人员rarr;风淋或沐浴rarr;换工作服，经紫外线严格消毒rarr;进场；或人员rarr;脱掉外衣经严格的紫外线照射消毒rarr;换工作服rarr;进场
目前紫外线照射消毒作为养殖场入口消毒比较常用。养殖场人口消毒又非常重要，所以有关部门和科研单位应就消毒室的设计，紫外灯的配置、安装乃至型号和生产厂家的选择，消毒的程序，不同季节的照射时间等开展调查研究，制定相应的规范，并加强技术培训，必将对养殖场的防疫和安全生产发挥重要的作用。电离辐射消毒  电离辐射电离辐射是利用了射线、伦琴射线或电子辐射能穿透物品，杀死其中的微生物的低温灭菌方法，统称为电离辐射。电离辐射是低温灭菌，不发生热的交换、压力差别和扩散层干扰，所以，适用于怕热的灭菌物品，具有优于化学消毒、热力消毒等其他消毒灭菌方法的许多优点，也是在医疗、制药、卫生、食品、养殖业应用广泛的消毒灭菌方法。因此，早在20 世纪50 年代国外就开始应用，我国起步较晚，但随着国民经济的发展和科学技术的进步，电离辐射灭菌技术在我国制药、食品、医疗器械及海关检验等各领域广泛应用，并将越来越受到各行各业的重视，特别是在养殖业的饲料消毒灭菌和肉蛋成品的消毒灭菌应用日益广泛。[2]
方法
日光暴晒法日光暴晒法：利用日光的热、干燥、紫外线的作用来杀菌。
1）用途：常用于床垫、毛毯、书籍、衣服等的消毒。
2）方法：将物品放在阳光下直射，暴晒6小时可达到消毒效果，中间要定时翻动。紫外线灯管消毒法紫外线灯管消毒法：紫外线属于电磁波辐射，杀菌最强的波长范围是250～270nm。
1）用途：常用于空气、物品表面的消毒。
2）方法：从灯亮5～7分钟开始计时。①空气消毒：有效距离不超过2m，照射时间20～30分钟。②物品消毒：有效距离不超过25～60cm，照射时间20～30分钟。
3）注意事项：①保持室内清洁、干燥，室内温度20～40℃，相对湿度40％～60％时，紫外线消毒最为适宜。②保持紫外线灯管清洁，一般每2周用无水乙醇擦拭1次，发现有污垢应随时擦拭。③保护眼睛和皮肤：紫外线对眼睛和皮肤有刺激作用，易引起眼炎、皮炎，且臭氧对人体不利，因此一般不在有人的环境中使用，必须使用时应戴防护镜，穿防护衣，或用被单遮盖肢体。④紫外线穿透力较差，消毒时物品应摊开或挂起，且定时翻动以保证各表面均受到直接照射。⑤记录消毒时间应从灯亮5～7分钟开始，如需再次开启，应间隔3～4分钟。⑥定期检测紫外线灯管照射强度，一般每隔3～6个月1次，低于70μW／cm2时应予以更换，或建立登记卡，使用时间超过1000小时应予以更换。⑦定期作空气培养监测消毒效果。臭氧灭菌灯消毒法臭氧灭菌灯消毒法：利用臭氧强大的氧化作用进行杀菌。
1）用途：主要用于空气、医院污水、诊疗用水、物品表面的消毒。
2）方法：使用时应关闭门窗，人员离开房间，消毒结束后30分钟方可进入。电离辐射灭菌法电离辐射灭菌法（又称冷灭菌）  适用于不耐热的物品灭菌，如橡胶、塑料、高分子聚合物（一次性注射器、输液输血器等）、精密医疗仪器、生物医学制品、节育用具及金属等。微波消毒灭菌法微波消毒灭菌法：微波可杀灭细菌繁殖体、真菌、病毒、细菌芽胞、真菌孢子等各种微生物。常用于食品、餐具的处理，化验单据、票证的消毒，医疗药品、耐热非金属材料及器械的消毒灭菌。不能用于金属物品的消毒。过滤除菌过滤除菌：用于手术室、烧伤病房、器官移植病房等。
运用
目前已广泛用于医疗器械的消毒过程。1956年，美国一医疗器材公司用电子加速器的电子束对外科手术用的羊肠缝合线进行辐射消毒获得良好效果。70年代以来，塑料等合成化工材料用于制做医疗器械的日益增多，为了防止交叉感染，很多医疗器械都向一次性使用方向发展，采用辐射消毒的种类和数量日益增加，发展很快。
工具
采用辐射消毒的医疗器械种类很多，主要的有手术器械，注射器具、采血、输血器械、缝合材料、导管、插管、绷带敷料、节育用具、人工心肺、人工肾脏透析器，移植用生物组织等。辐射消毒的剂量应根据杀灭菌毒品种及所需剂量而定。例如，杀灭90％口蹄疫病毒的剂量为6.2×103戈瑞，而杀灭90％大肠杆菌则只需85戈瑞。为了彻底灭菌常推荐用（2.5～3.5）×104戈瑞的剂量，但实际使用剂量常随医疗器械受污染程度而定。
优点
与一般方法比较，医用器械的辐射消毒具有许多优点：
①可在室温处理（冷消毒）；
②射线穿透力强，消毒均匀彻底，无有害残留物；
③易于集装处理，效果高、可靠性强，便于连续作业；
④成本低、处理价格便宜。