标题：恒温恒湿试验箱
型号区分
恒温恒湿试验箱根据试验要求及标准可分为“台式”和“立式”，区别在于所能实现的温度与湿度不同，立式的可以做常温以下的低温和干燥，台式的只能做常温以上的温度和高湿。
阐述控制仪表
试验箱采用进口日本“OYO”数显触摸按键温湿度控制仪，P.I.D高精度控制，杜绝长期运行不稳定现象；湿度为直观显示控制，摒弃原有温湿度相对照的缺陷　　显示分辩率 　　温度：0.1℃（显示范围）　　时间：0.1min　　湿度：0.1%RH（温湿度试验设备）　　感温传感器：PT100铂金电阻测温体　　控制方式：热平衡调温调湿方式　　温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制　　具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定　　附属功能 　　故障报警及原因、处理提示功能　　断电保护功能　　日历定时功能（自动启动及自动停止运行）　　自诊断功能
简介
恒温恒湿试验箱适合电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗等制品检测质量之用。本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。
工作原理
恒温恒湿试验箱的主要工作原理：除湿原理；加湿原理；制冷原理；加热原理.[1]

环境条件
温度：5℃～+28℃（24小时内平均温度≤28℃） 
相对湿度：≤85%RH
气压：86kPa～106kPa
供电条件 三相四线+保护地线，电压范围：AC（380±38）V 
频率允许波动范围：（50±0.5）Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用
供水条件：设备加湿用水需采用纯净水
显示器
1. 采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表，7英寸高清真彩液晶触摸显示屏
2. 实时监控（监控控制器实时数据，信号点状态，实际输出状态）
3. 曲线记录功能3.3.1.控制器可存储600天内历史数据（24小时运行状态下，记录间隔1min以上，温湿度数据同时记录时），且可回放上传的控制内历史数据曲线
4.在机器停机状态下，可随时插入U盘导出或上传数据，并可通过随机赠送软件将导出来的文件在电脑查看或转成EXCEL格式
5.仪表配备USB端口，可直接通过端口驱动微型打印机预览及打印（选配）
6.温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
7.具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定
低温控制方式
制冷循环均采用逆卡若循环，该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成，其过程如下：制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力，消耗了功使排气温度升高，之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点，后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。
产品说明
本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面，操作简单，程序编辑容易。可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定程序曲线。运转中发生异常状况，屏幕即刻自动显示故障原因及提供排除故障方法技术参数
温度均匀度：±2℃ （空载时）
温度波动度：±0.5℃ （空载时）
湿度范围：30%～98% RH（温度在25℃～80℃时） 
湿度偏差：+2、-3% RH
升温速率：1.0℃～3.0℃/min 
降温速率：0.7℃～1.0℃/min 
时间设定范围：1～9999 小时
设备特点
高低温试验箱的选购需要主要那些方面？什么型号，什么配置的试验设备才是最适合自己的呢？在此，尚测关于高低温试验箱的选购进行一番经验之谈，希望可以有助于各位厂家、科研单位、大专院校在产品的选购时，有个参照指标。
首先，选择一款合适的试验设备，要根据所试验样品的大小，对试验箱内胆进行选择。将被试产品(元器件、组件、部件或整机)置入气候环境箱进行试验时，为了保证被试产品能满足试验规范所规定的环境条件，气候箱工作空间尺寸与被试产品外廓尺寸之间应遵循三点：1、被试产品的体积不得超过试验箱有效工作空间的(20-35)，对于在试验中发热的产品推荐选用不大于30mm；2、被试产品的迎风断面积与该断面上试验箱工作腔总面积之比不大于(35-50)；3、被试产品外廓表面距试验箱壁的距离至少应保持100-150mm。东莞贝尔试验设备有限公司生产的高低温试验箱有较小型的GDW-100型号(内胆为0.1个立方)、GDW-225型号(内胆为0.2个立方)，适用于电子电工、纺织塑料、科研单位等领域的小型电子元器件、科研生产材料等高低温试验。而在化工、机械、船舶兵器等方面运用最多的是GDW-500、GDW-800型号(内胆分别为0.5、0.8个立方)。在一些大型的汽车零部件生产方面，需要做车门、车外壳等零部件试验时，需要大型步入式一个立方的GDW-010，同时也可根据具体的产品的大小，进行非标生产。
在产品性能方面，我们也需要慎重选择！重点需要考虑一下几个方面！
1、温度范围：设备的温度范围是多少。武汉尚测目前有四种标准温度范围可供客户选择，A：0℃~100℃；B：-20℃~150℃；C：-40℃~150℃；D：-60℃~150℃。如客户需求非标温度，也可制作生产，最低温可到-90℃。
2、循环功能：设备是否具有温度循环功能，即为：温度之间反复循环切换曲线循环。我们将这样含有循环功能的设备称之为高低温交变试验箱(GDJW)。具体两者的不同之处，可点击进入“高低温试验箱和高低温交变试验箱是一个概念吗？”的技术文献。
3、湿度范围：设备是否带有湿度功能。带有湿度范围的我们称之为高低温湿热试验箱(GDS)或恒温恒湿试验箱(HS)。湿度范围一般控制在20%～98% R.H(温度在25℃～80℃时)。
4、系统控制硬件方面的选择。在硬件的选购方面，主要是根据客户的实际操作、试验用途方面以及结合产品成本上去选择。如：在制冷方面，一般生产采用进口法国“泰康”全封闭制冷压缩机组，美国“丹佛斯”热力膨胀阀、“艾高”干燥过滤器，意大利“卡斯妥”电磁阀等等。在控制面板方面，有国产普通按键式和韩国进口的大型全触摸屏控制方式。在具体做方案时，我司会将产品的配置清单发于客户一份，在根据客户的要求做适当的变更。
结构简介
本设备选用优质材料，使用国内目前最先进的加工设备加工成型，外壳表面进行喷塑处理，美观，平整。颜色搭配协调，棱角型设计，线条流畅自然。内胆选用进口优质不锈钢板制作，设计合理，经久耐用。设备在符合国家标准的前提下，各方面性能都稳定的基础上更具备实用性和便于控制。并且，该设备具有容易安装、操作简单，基本上不需要日常维护等特点。  恒温恒湿试验箱
结构特点
在箱体构造方面，恒温恒湿试验箱是采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖，并采用无反作用把手，操作简便。工作室采用进口镜面板高级不锈钢制作而成，箱体外胆采用A3钢板喷塑。箱体外与内胆之间填充超细保温棉，隔温效果很好，有效的降低试验箱内的温度波动率，再配合抗老化硅橡胶密封条的严实密封，使箱体无雾气泄漏现象产生。由于试验箱内的环境恶劣，为观察清晰试验箱内的情况，武汉尚测在观察窗方面是选用多层钢化玻璃制作，并且在观察窗设置单独的照明灯和雾刷，保持良好的观察视野，随时监控试验情况。当然，为采集试验数据，箱体专门配置了直径50mm的测试孔，可连接记录仪，打印机和电脑。
控制特点
试验箱的控制系统可说是整个设备的心脏，掌管着制冷、制热、控湿、循环、控制等大权。
在制冷方面，压缩机是采用德国进口的压缩机。制冷系统由高温部分和低温部分组成，每一部分是一个相对独立的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收来自低温部分的制冷剂的热量而汽化；低温部分制冷剂的蒸发则从被冷却的对象(试验机内的空气)吸热以获取冷量。高温部分和低温部分之间是用一个蒸发冷凝器联系起来，它既是高温部分的冷凝器，也是低温部分的冷凝器。
加热系统采用完全独立的镍铬合金电加热式，电阻率大、电阻温度系数小，在高温下变形小且不易脆化，自身加热温度可达1000～1500℃，使用寿命长。
加湿是恒温恒湿试验箱不同于高低温试验箱的最主要一部分，恒温恒湿试验箱采用外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器。除湿方式采用机械制冷除湿，将空气冷却到露点温度以下，使大于饱和含湿量的水汽凝结析出，这样就降低了湿度。
送风循环系统：空气循环系统由耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮构成。它提供了试验机内空气的循环。
控制系统是综合试验箱的核心，它决定了试验机的升温速率，精度等重要指标。现在试验机的控制器大都采用PID控制，也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式。由于控制系统基本上属于软件的范畴，而且此部分在使用过程中，一般不会出现问题。
加热系统
加热采用远红外镍铬合金高速加温电热丝；
高温，低温完全独立系统；
温度控制采用P·I·D+S·S·R系统同频道协调控制；
温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。
制冷系统
降温是恒温恒湿箱重要环节，是判定一台恒温恒湿机性能好坏重要参数，它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏，它吸入低温低压气体，变成高温高压气体，通过冷凝成液体放出热量，通过风机带走热量，所以设备下面是热风原因，然后通过节流到为低压液体，其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量，达到制冷目的，完成降温过程。
为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求， 本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点
制冷工作原理：制冷循环均采用逆卡若循环，该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成，其过程如下：制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力，消耗了功使排气温度升高，之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的
制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态.
节能设计
除了充分考虑制冷机组的安全保护、高效率运用各环节外，同时采取了多重节能措施：如：制冷系统的制冷量调节、气液旁路调节、蒸发温度调节等，在任何低温温度点恒温时，无需加热平衡，运行功率可降低至一半，使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。
采用智能型自动转换膨胀系统，根据负载自动调整冷媒流量+智能型电热功率数据值（%）匹配升降温（负载）自动模拟输出功率数据输出值.此设计比传统设计可省电30%以上.
定义
恒温恒湿试验箱适合电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗…等制品检测质量之用。
本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面，操作简单，程序编辑容易，人性化设计。可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定程序曲线。运转中发生异常状况，屏幕即刻自动报警，显示故障原因及提供排除故障方法。  实物图
设备特点
⒈ 高质感外观，机体采圆弧造型，表面经雾面条纹处理，采用数控机床加工成型，并采用平面无反作用把手，操作容易简便，安全可靠，造型美观大方、新颖。
⒉ 长方形复层玻璃观窗口，大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用双层玻璃，随时清晰的观测试验中进行试验品，窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴，及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。  恒温恒湿试验箱
⒊ 箱门双层隔绝气密迫紧，可有效隔绝内部温度泄漏。
⒋ 具可外接式供水系统，方便于补充加湿桶供水，并自动回收使用。
⒌ 压缩机循环系统采用法国“泰康”牌，更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒（R23、R404、R507）。
⒍韩国TIME880型触摸式。固定式条件可设定时间 0 - 999 H，触摸式 KEY BOARD，可任意设定固定或交变条具九点故障警示及简易维修方法，升，降温可作斜率控制，并具有自我校正温度基准点之功能.温度传感器采用 DIN PT-100Ω （白金感应）.温度控制均采用 P.I.D. + S.S.R. 系统同步协调控制，可提高 
控制组件与接口使用之稳定性及寿命. 
⒎具有 P.I.D. 自动演算之功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定可减少人为设定时所带来之不便. 
⒏在设定或运转中，如发生错误时，会提供警示讯号. 
⒐控制器具有记录讯号端输出，可联接温度记录器. （属OPTION选配备） （日本OYO） 
⒑可接远程监视﹑记录系统（试验数据能在计算机上通过上位机软件直接显示和打印）。
⒒ 控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速（OUICK）或斜率（SLOP）控制。
⒓ 内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置 
⒔设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。箱体左侧配直径50mm的测试孔。
⒕恒温恒湿试验箱箱体箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板或304B氩弧焊制作而成，箱体外胆采用A3钢板喷塑烤漆。
⒖可选配记录仪，打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线，4～20mA标准信号。
满足标准
⒈ GB11158 高温试验箱技术条件 
⒉ GB10589-89 低温试验箱技术条件 
⒊ GB10592-89 高低温试验箱技术条件 
⒋ GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件 
⒌ GB/T2423.1-2008 低温试验箱试验方法 
⒍ GB/T2423.2-2008 高温试验箱试验方法
⒎ GB/T2423.3-2006 湿热试验箱试验方法 
⒏ GB/T2423.4-2008 交变湿热试验方法 
⒐ GB/T2423.22-2002 温度变化试验方法 
⒑ IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法 
⒒ IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法 
⒓ GJB150.3 高温试验 
⒔ GJB150.4 低温试验 
⒕ GJB150.9 湿热试验
禁止测试物品
(一)、爆炸物：
1．硝化甘醇(乙二醇二硝酸酯)、硝化甘油(丙三醇三硝酸酯)、硝化纤维素及其它爆炸性的硝酸酯类。 　
2．三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚(苦味酸)及其它爆炸性的硝基化合物。 　
3．过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。 　
(二)、可燃物： 　
1． 自燃物： 金属："锂"、”钾”、"钠"、黄磷、硫化磷、红磷。 赛璐璐类：碳化钙(电石)、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。 　
2． 氧化物性质类： 　
(1) 氯酸钾、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类。 　
(2) 过氧酸钾、过氧酸钠、过氧酸铵以及其它的过氧酸盐类。 　
(3) 过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的无机过氧化物。 　
(4) 硝酸钾、硝酸钠以及其它的硝酸盐类。 　
(5) 次氯酸钾以及其它的次氯酸盐类。 　
(6) 亚氯酸钠以及其它的亚氯酸盐类。 　
(三)、易燃物： 　
(1) 乙醚、汽油、乙醛、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到-30℃的物质。 　
(2) 普通乙烷、氧化乙烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物质。 　
(3) 甲醇、乙醇、二甲笨、酸醋戊酯及其它燃点在0℃以上低于30℃的物质。 　
(4) 煤油、汽油、松节油、异戊醇、酸醋及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。 　
(四)、可燃性气体：氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体。
常见故障及解决方法
现象
原因
处理方法
1．无电源指示
1．电源线未插好或断线
2．熔断器开路
1插好电源插头、检查电源线
2更换熔断器
2．箱内温度不上升
1．设定温度过低；
2．控温仪损坏
3．电加热器损坏
1.调整设定温度
2.更换控温仪
3.更换电加热器
3. 制冷效果差或不制冷
1．制冷剂泄漏
2．轴流风机故障
1．请联系经销商或厂方
4．通电后压缩机不工作
1．电源电压不稳定
2．压缩机损坏
1．检查电压强度
2．请联系经销商或厂方

选型
参数：
型号解释
“HS”代表恒温恒湿试验箱；
控制器
触摸屏可编程仪表
湿度范围
30%～98%RH
温度显示精度
0.1℃
湿度显示精度
0.1%RH
湿度均匀度
+2%、-3%R·H
温度度
±2%℃
升降温速率
每分钟0.7℃~1.5℃ （非线性空载平均）

控制方式
平衡调温调湿控制系统（BTHC），以P.I.D.方式控制SSR，使系统之加热加湿量等于热湿损耗量，故能长期稳定的使用。
主要特点
1、完美的造型设计：圆弧造型及表面喷塑处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。
2、明亮，视野宽广的大型观察窗：采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯，无须雨刷除雾，保持清晰的观测效果，可随时观察试品的状况。
3、加湿系统管路与控制电路分离：加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，提高安全性。
4、先进可靠的冷冻及控制系统：原装进口欧美全封闭压缩机，进口环保冷媒，世界知名品牌的冷冻器件，原装进口LCD触摸屏控制器，界面友好，操作简单易学。  恒温恒湿试验箱
产品用途
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在湿热环境下、检验其各项性能指标。
机械钣金结构
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板或304B氩弧焊制作而成，箱体外胆采用A3钢板喷塑。
采用微电脑温度湿度控制器，控温控湿精确可靠。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用多层玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。
可选配记录仪，打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线，4～20mA标准信号。
箱体左侧配一直径50mm的测试孔。
主机性能指标
型号 
FR-1204
FR-1204
FR-1204
FR-1204
FR-1204
工作室尺寸D×W×H(mm)
450×450×500
500×600×750
800×700×900
800×1000×1000
1000×1000×1000
外型尺寸D×W×H(mm)
1150×1050×1750
1200×1100×1900
1450×1400×2150
1500×1550×2200
1720×1580×2280
功率（KW)
3.8
4.5
5.3
6.9
7.5
性能
指标
温度范围 
0℃～150℃ 
湿度范围 
30～98%RH
波动/均匀度 
±0.5℃/±2℃ 
湿度偏差 
+2、-3%RH
升温时间 
1℃～3℃/35min
降温时间 
0.7℃～1℃/40min
温湿度运行控制系统
控制器 
进口微电脑温湿度集成控制器 
精度范围 
设定精度：温度0.1℃、湿度1%RH，指示精度：温度0.1℃、湿度1%RH
温湿度传感器 
铂金电阻.PT100Ω/MV
加热系统 
全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 
加湿系统 
外置隔离式，全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 
除湿系统 
采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 
供水系统 
加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 
制冷系统 
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 
循环系统 
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 
使用
材料
外箱材质 
优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 
内箱材质 
SUS304不锈钢优质镜面光板 
保温材质 
聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵 
门框隔热 
双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 
标准配置 
附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（25、50、100mm）1个 
安全保护 
漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
电源电压 
AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 
使用环境温度 
5℃～+30℃ ≤85%RH

设备结构
箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板或304B氩弧焊制作而成，箱体外胆采用A3钢板喷塑；
采用微电脑温度湿度控制器，控温控湿精确可靠；
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用双层玻璃，随时清晰的观测箱内状况；
设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；
箱体左侧配直径50mm的测试孔。
操作恒温恒湿箱注意
⒈为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障，请提供额定电压范围内的电源。
⒉为了防止触电或产生误动作和故障，在安装和接线结束之前，请不要接通电源。
⒊本产品为非防爆产品，请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿机。
⒋仪器工作中请尽量不要打开试验箱门，高温时打开可能会对操作人员造成烫伤，低温时打开可能会对工作人员造成冻伤，并且可能造成蒸发器结冰，影响制冷效果。若一定要打开，请做好一定的防护工作，
⒌禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机，否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
⒍机体的通风孔需保持通畅，以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。
⒎开箱时若发现机器损坏或变形，请不要使用。
⒏机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入，否则会发生错误动作或故障。
⒐接线必须正确，一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
⒑定期检查端子螺丝和固定架，请不要在松动的情况下使用。
⒒仪表运转期间，电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。
⒓仪表在运转中，进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前，应充分地考虑安全性，错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
⒔请使用干布擦拭仪表，不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂，不要把水溅到仪表上，如果仪表浸入水中，请立即停止使用，否则有漏电、触电或火灾的危险。
⒕仪表内部零件有一定的寿命期限，为持续安全地使用本仪表，请定期进行保养和维护。报废本产品时，请依工业垃圾处理。
15。在开机之前要查看电源是否稳定。
恒温恒湿试验箱降温缓慢的原因：
通常状况下，恒温恒湿实验箱是会依照设定的时间，降温到相应值，可是因为设备使用时刻过长，或许操作不妥，会引起恒温恒湿实验箱降温缓慢的状况，如今就如何处理这一个疑问，进行技能讨论。
  
因素一：　　1..电气体系没有疑问，持续查看制冷体系。首要查看两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低，并且吸气压力呈抽暇状况，说明主制冷机组的制冷剂量缺少。　　解决方案：因为是温度坚持不住，调查制冷压缩机在实验箱运转进程中能否能够发动，压缩机在环境实验设备运转进程中都能够发动，说明从主电源到各压缩机的电器线路正常，电器体系方面也没有疑问。　　因素二：　　1.未确定毛病缘由，联系实验箱的操控进程进一步承认毛病缘由，该实验箱具有两套制冷机组。　　2.一为主机组，另一为辅佐机组，在降温速率较大时，两组机组一起作业，在温度坚持期间前期，两组机组仍然一起作业。待温度开始安稳下来，辅佐机组停止作业，由主机组来坚持温度的安稳。若是主机组R23走漏，会使主机组的制冷效果不大，因为降温进程中，两机组一起作业，故没有温度安稳不住的表象，而指示降温速率下降。在温度坚持期间，一旦辅佐机组停止作业，主机组又无制冷效果，实验箱内的空气就会缓慢上升，当温度上升到必定程度，操控体系就会发动辅佐机组来降温，将温度下降至设定值(-55℃)邻近，然后辅佐机组又停止作业，如此重复　　解决方案：已承认出产毛病的缘由是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23走漏。对制冷体系进行查漏，用检漏仪和肥皂水相联系的办法查看，发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm的细缝。替换此电磁阀，对体系从头充氟，体系运转正常。因为上文能够看出，对该毛病表象的剖析和判别基本上是有易至难，先“外"后“里"，先“电气"后“制冷"的头绪进行剖析和判别的，知道和知道实验箱的原理和作业进程是剖析毛病判别毛病的根底。　　以上是恒温恒湿试验箱降温缓慢的两点因素
材质
1、工作室内壁采用进口SUS304﹟不锈钢镜面板加工成型，壁面耐高温、耐腐蚀且易于清洗
2、外壳采用优质冷轧板加工成型，表面磷化静电喷粉经高温处理，耐摩擦，耐腐蚀，耐剥离；也有公司采用SUS34#纱纹不锈钢，主要常见于广东厂家或者台湾厂家。
3、保温隔热层采用硬质聚胺脂发泡及超细保温棉.
4、不锈钢翅片式高速加温（1.0KW×1）电热管
5、专用电机、离心对流风扇，以达强度对流 垂直扩散循环
6、进口SUS304﹟不锈钢镜面板特制风道，采用分流鼓风，可有效保证试验箱内温度循环的均匀性
7、不锈钢可移式样品试架，每层承重达25Kg以上（共二层）
8、制冷系统选用法国原装进口单元式泰康全封闭压缩机组，制冷剂采用DUPONT公司欧Ⅱ标准R404a冷媒
9、风冷式冷凝器，翅片式对流蒸发器
10、进口制冷辅助件（意大利产电磁阀，过滤器，美国产压力控制器，油压控制器，避震软管，台湾产油分离器等）
11、温度测量采用进口PT-100传感器.
12、尚测温度控制采用进口温度控制器（设置方式为轻触按键式）.对箱内所需温度进行检测和控制，加热执行元件采用SSR固态继电器。
校正
  产品校正目前国内权威第三方校正检测单位，采用的准确的方法就是9点温湿度校正法，用于检验箱体内部各点的温湿度均匀度以及偏差。第三方检测单位同时会出具检测报告。校正频率为每年一次。
符合标准
本产品满足GB/T2423.1-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.2-2001等国家标准，以及其它相关标准的要求。
选型指南
存在于地球表面及大气层空间中的自然环境因素和诱发环境因素的种类，目前还无法统计出个确切的数目。其中对工程产品（设备）的使用及寿命影响较大的因素不下几十种。从事工程产品环境条件研究的工程师们将自然界存在以及人类活动所诱发的环境条件整理归纳为一系列的试验标准和规范，用以指导工程产品的环境及可靠性试验。如指导军工产品进行环境试验的GJB150—中华人民共和国国家军用标准《军用设备环境试验方法》，指导电工电子产品进行环境试验的GB2423—中华人民共和国国家标准《电工电子产品环境试验方法指南》等。因此，我们选择环境及可靠性试验设备时主要的依据是工程产品的试验规范和试验标准。　其次，为了规范试验设备中环境试验条件的容差，保证环境参数的控制精度，国家技术监督机构及各工业部门还制订了一系列的环境试验设备及检测仪器仪表的检定规程。如中华人民共和国国家标准GB5170《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》，又如国家技术监督局颁布实施的JJG190-89《电动振动试验台系统试行检定规程》等。这些检定规程也是选择环境及可靠性试验设备的重要依据，不符合这些检定规程要求的试验设备是不允许投入使用的。
设备选择基本原则
1．再现性在试验室内完整而精确地再现自然界存在的环境条件是可望而不可及的事情。但是，在一定的容差范围之内，人们完全可以正确而近似地模拟工程产品在使用、贮存、运输等过程中所经受的外界环境条件，这段话用工程的语言概括，就是“试验设备所创造的围绕被试产品周边的环境条件（含平台环境）应该满足产品试验规范所规定的环境条件及其容差的要求”。如用于军工产品试验的温度箱不仅要满足国军标GJB150.3-86、GJB150.4-86中根据不同类型产品所规定的高温、低温的试验量值、试验时间，同时也应满足试验规范中对温度场的均匀性和温度控制精度的要求。只有这样，才能保证在环境试验中环境条件的再现性。2．可重复性一台环境试验设备可能用于同一类型产品的多次试验，而一台被试的工程产品也可能在不同的环境试验设备中进行试验，为了保证同一台产品在同一试验规范所规定的环境试验条件下所得试验结果的可比较性，必然要求环境试验设备所提供的环境条件具有可重复性。这也就是说，环境试验设备施用于被试验产品的应力水平（如热应力、振动应力、电应力等）对于同一试验规范的要求是一致的。
环境试验设备所提供环境条件的可重复性是由国家计量检定部门依据国家技术监督机构所制定的检定规程检定合格后提供保证。为此，必须要求环境试验设备能满足检定规程中的各项技术指标及精度指标的要求，并且在使用时间上不超过检定周期所规定的时限。如使用非常普遍的电动振动台除满足激振力、频率范围、负载能力等技术指标外，还必须满足检定规程中规定的横向振动比、台面加速度均匀性、谐波失真度等到精度指标的要求，而且每次检定后的使用周期为二年，超过二年必须重新检定合格后才能投入使用。3．可测控性任何一台环境试验设备所提供的环境条件必须是可观测的和可控制的，这不仅是为了使环境参数限制在一定的容差范围之内，保证试验条件的再现性和重复性要求，而且从产品试验的安全出发也是必须的，以便防止因环境条件失控导致被试产品的损坏，带来不必要的损失。目前各种试验规范中大体要求参数测试的精度不应低于试验条件允许误差的三分之一。4．排它性每一次进行的环境或可靠性试验，对环境因素的类别、量值及容差都有严格的规定，并排除非试验所需的环境因素渗透其中，以便在试验中或试验结束后判断和分析产品失效与故障模式时，提供确切的依据，故要求环境试验设备除提供所规定的环境条件外，不允许对被试产品附加其它的环境应力干扰。如电动振动台检定规程中所限定的台面漏磁，加速度信噪比、带内带外加速度总均方根值比。随机信号的检验、谐波失真度等精度指标都是为了保证环境试验条件的唯一性而制定的检定项目。5．安全可靠性环境试验，特别是可靠性试验，试验周期长，试验的对象有时是价值很高的军工产品，试验过程中，试验人员经常要在现场周围进行操作或测试工作，因此要求环境试验设备必须具有运行安全、操作方便、使用可靠、工作寿命长等特点，以确保试验本身的正常进行。试验设备的各种保护、告警措施及安全联锁装置应该完善可靠，以保证试验人员、被试产品和试验设备本身的安全可靠性。
温湿度箱的选择
将被试产品（元器件、组件、部件或整机）置入气候环境箱进行试验时，为了保证被试产品周围气氛能满足试验规范所规定的环境条件，气候箱工作空间尺寸与被试产品外廓尺寸之间应遵循以下几点规定：
a 被试产品的体积（W×D×H）不得超过试验箱有效工作空间的（20-35）（推荐选用20）。对于在试验中发热的产品推荐选用不大于30。
b 被试产品的迎风断面积与该断面上试验箱工作腔总面积之比不大于（35-50）（推荐选用35）。
c 被试产品外廓表面距试验箱壁的距离至少应保持100-150mm。
产品分类及区别
⒈试验型：湿度在20-98%间，温度高温通常至150度，低温部分分为0度，-20度，-40度，-60度等不等规格.
⒉培养生化型：温度范围通常在0-50度之间，湿度在50-95之间.这种适合于食品细菌培养等行业.
使用环境要求
⒈允许工作环境：0~35℃ 性能保证环境：5~25℃
⒉要求安装地面为水平地面
⒊试验箱周围距离600MM.
控制器说明
原装韩国进口，中英文液晶显示LCD触摸式面板，画面对谈式输入数据，温湿度同时可程控，背光灯17段可调，曲线显示，设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报，故障发生时可通过屏幕显示故障，消除故障，消除误操作。多组PID控制机能，精密监控功能，且以数据形式显示于屏幕上。
适用范围
本设备适用于工业及电子产品的性能可靠性试验，本试验具有较大的温度控制范围，性能指标均达到GB10592-93《高低温试验箱技术条件》，GB10586-93《湿热试验箱技术条件》，适用于GB2423-93《电工电子产品基本环境试验规程》中的《试验低温A：试验方法；试验高温B：试验方法》及恒定湿热试验，可有效的对产品进行高低温及湿热（恒定）试验。
控制方式
可程式恒温恒湿试验机系统容量：可登入150组程式×1500段，段数可任意分割，程式可自由相互联结。
循环设定：可执行9999×999回次数循环，且可再切割出5组独立之部份循环。
可程式恒温恒湿试验机控制方式：采智能型正逆双向同步输出，内含先进之斜率控制逻辑。
可程式恒温恒湿试验机资料设定：触控式对话框设定模式，操作简易明确，内建目录数据管理系统。
曲线绘制：当温、湿度、时间资料设定完成，可立即转成设定曲线，运转中亦可获取实际运转曲线之绘制。
时间讯号：3组时式控制输出接口，搭配10种之时间控制模式，方便执行外部驱动组件启/停之时式规画。
终了温度：在完成测试时，可选择执行返回常温之状态，以利测试物取出。
安全检知：15项全功能之系统侦测，确保机台运转安全.并可自动显示故障时间、项目及排除对策。
异常追溯：可显示记录故障之历史资料，如过去曾发生故障之原因与发生时间之统计记录。
可程式恒温恒湿试验机外部保护：独立于主控制器之电子式超温保护装置，可设定受测对象之温度上限保护。
通信接口：标准通信接口装置，可与个人计算机（PC）同时联机多机控制及管理。
装置：可选购超强记忆容量之装置，以取代传统昂贵之走纸记录器；具自我诊断之功能，记录间隔可自由选择。
内部温度湿度如何控制
恒温恒湿试验箱是产品放在规定的温度及湿度，看产品的耐高温，耐低温，以及抗湿度能力，那么恒温恒湿机同时具备加温，降温，加湿，降湿能力。
加温装置是控制恒温恒湿机是不是升温关键环节；它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器，大约3-12伏直流电加在固态继电器上面；它的交流端相当于导线接通；接触器也同时吸合，加热器两端有电压使其发热，通过循环风机带动把热量带到箱里，使恒温恒湿机升温，那温度快达到你的设定值；控制器通过加在固态继电器通断调节；我们在恒温恒湿机看屏幕上加热出力多少来调节发热量；这是在89度以上温度控制，在89度以下温度稳定如何控制呢？恒温恒湿机是在一边通过固态继电器发热出力多少；另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡；温度恒定。
降温是恒温恒湿机重要环节，是判定一台恒温恒湿机性能好坏重要参数，它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏，它吸入低温低压气体，变成高温高压气体，通过冷凝成液体放出热量，通过风机带走热量，所以恒温恒湿机下面是热风原因，然后通过节流到为低压液体，其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机；制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量，达到制冷目的，完成恒温恒湿机降温过程。
加湿系统与加热系统大致一样；它是加热器加热水变成蒸汽过程；完成恒温恒湿机加湿目的。
降湿系统也是靠制冷系统完成，蒸发器放在恒温恒湿机里面；比较冷，恒温恒湿机里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体；如此反复箱体的高湿气体会很少，达到降湿目的。
怎样进行加湿除湿
恒温恒湿试验箱为了实现试验条件，不可避免地要对试验箱进行加湿和除湿的操作，本文就目前在恒温恒湿试验箱中运用较多的各种方法进行分析，指出它们各自的优缺点和建议使用的条件。
湿度表示的方法很多，就试验设备而言，通常用相对湿度这一概念描述湿度。相对湿度的定义是指空气中水汽分压力与该温度下水的饱和汽压之比并用百分数表示。由水汽饱和压力性质可知，水汽的饱和压力只是温度的函数，与水汽可处的空气压力无关，人们通过大量的实验和整理寻求到了表示水汽饱和压力与温度之间的关系，其中已被工程和计量大量采用的应当是戈夫格列其公式。它被目前气象部门编制湿度查算表所采用。
加湿的过程实际上就是提高水汽分压力，最初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水，通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。箱壁表面的水形成较大的面，在这个面上向箱内通过扩散的方式向箱内加入水汽压使试验箱中相对湿度升高，这一方法出现在上世纪五十年代。由于当时对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节，对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差，因此控制的过渡过程较长，不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要，更重要地是在对箱壁喷淋的时候，不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。同时对箱内排水也有一定的要求。这一方法很快就被蒸汽加湿和浅水盘加湿所取代。但是这一方法还是有一些优点。虽然它的控制过渡过程较长，但系统稳定后湿度波动较小，比较适合做恒定湿热试验。另外在加湿过程中水汽不过热不会增加系统中的额外热量。还有，当控制喷淋水温使之低于试验要求的要点温度时，喷淋水具有除湿作用。
随着湿热试验由恒定湿热向交变湿热发展，要求有较快的加湿反应能力，喷淋加湿已不能满足要求时，蒸汽加湿和浅水盘加湿方法开始大量被采用并得到发展。
安装场所
为了便于箱体散热及维护保养，安装本设备的场所必须符合下列条件：
1、与相邻的墙壁或器物之间的距离300mm
2、为了稳定的发挥试验箱的功能、性能，应选择常年温度为15~35℃，相对湿度大于85%的场所。
3、安装场所的环境温度切忌急剧变化。
4、应安装在水平面上（安装时应用水平仪在地面上确认水平）。
5、应安装在无直射阳光的场所。
6、应安装在通风良好的场所。
7、应安装在远离可燃物、爆炸物及高温发热源的地方。
8、应安装在灰尘少的场所。
9、尽可能地安装在靠近供电电源的场所。
控制温度和湿度原理
恒温恒湿试验箱FR-1204恒温恒湿试验箱是产品放在规定的温度及湿度，看产品的耐高温，耐低温，以及抗湿度能力，那么恒温恒湿机同时具备加温，降温，加湿，降湿能力。
恒温恒湿试验箱加温装置是控制恒温恒湿机是不是升温关键环节；它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器，大约3-12伏直流电加在固态继电器上面；它的交流端相当于导线接通；接触器也同时吸合，加热器两端有电压使其发热，通过循环风机带动把热量带到箱里，使恒温恒湿机升温，那温度快达到你的设定值；控制器通过加在固态继电器通断调节；我们在恒温恒湿机看屏幕上加热出力多少来调节发热量；这是在89度以上温度控制，在89度以下温度稳定如何控制呢？恒温恒湿机是在一边通过固态继电器发热出力多少；另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡；温度恒定。
恒温恒湿试验箱降温是恒温恒湿机重要环节，是判定一台恒温恒湿机性能好坏重要参数，它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏，它吸入低温低压气体，变成高温高压气体，通过冷凝成液体放出热量，通过风机带走热量，所以恒温恒湿机下面是热风原因，然后通过节流到为低压液体，其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机；制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量，达到制冷目的，完成恒温恒湿机降温过程。
恒温恒湿试验箱加湿系统与加热系统大致一样；它是加热器加热水变成蒸汽过程；完成恒温恒湿机加湿目的。
恒温恒湿试验箱降湿系统也是靠制冷系统完成，蒸发器放在恒温恒湿机里面；比较冷，恒温恒湿机里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体；如此反复箱体的高湿气体会很少，达到降湿目的。
空气对湿度RH%的计算
恒温恒湿箱的应用领域广泛适用于产业界电子电器、军工、塑胶、五金、化工等行业。如：电子零件、汽车零件、笔记本电脑等产品虚拟气候环境测试。可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/低温低湿/高温/低温等不同环境的测试条件，更搭配容易操作及学习的高准确性之编程控制及定点控制系统，提供最佳测试性能。
下面介如何对恒温恒湿箱空气对湿度RH%的计算请参考：
恒温恒湿箱相对湿度
恒温恒湿箱相对湿度是绝对湿度与最高湿度之间的比，它的值显示水蒸气的饱和度有多高，它的单位 是%RH。相对湿度为100%的空气是饱和的空气。相对湿度是50%的空气含有达到同温度的空气 的饱和点的一半的水蒸气。相对湿度超过100%的空气中的水蒸气一般凝结出来。随着温度 的增高空气中可以含的水就越多，也就是说，在同样多的水蒸气的情况下温度升高相对湿 度就会降低。因此在提供相对湿度的同时也必须提供温度的数据。通过相对湿度和温度也 可以计算出露点。
恒温恒湿箱空气湿度
表示空气中的水汽含量和潮湿程度的的物理量。地面湿度，是指离地面1.5米高度上百叶 箱中测的空气湿度。常用水汽压、相对湿度、露点温度来表示湿度的大小。
以下是恒温恒湿箱计算相对湿度的公式：
ρw – 绝对湿度，单位是克/立方米
ρw,max – 最高湿度，单位是克/立方米
e – 蒸汽压，单位是帕斯卡
E – 饱和蒸汽压，单位是帕斯卡
s – 比湿，单位是克/千克
S – 最高比湿，单位是克/千克
恒温恒湿箱取决条件
恒温恒湿箱严酷程度取决于试验温度等级和持续时间的长短，有关标准应优先从下列数值中选取：
试验温度
应优先从下列数值中选取：-65，-55，-40，-25，-10，-5，+5℃。试验温度允许偏差范围均为±3℃。
持续时间
在试验样品温度达到稳定后，若尚需进行一定时间的低温条件试验时，其持续时间应优先从下列数值中选取：2，16，72，96h若试验目的仅是检查试验样品是否能在低温情况下正常工作，则试验的时间只限于使试验样品温度达到稳定； 
但在任何情况下，持续时间不应少于30 min。
当本标准作为与低温耐久性或可靠性相联系的有关试验时，则其试验所需的持续时间有关标准规定
不能试验的化学品
1、乙醚、汽油、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到-30℃的物质。
2、煤油、轻油、松节油，异戊醇、醋酸及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。
3、普通乙烷、氧化化烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物质。
系统组成
恒湿恒温箱是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱。随着中国工业产品研制的需要，近几年来，中国从国外引进了大批试验系统，为中国工业产品的研制和定型发挥了重要作用，但由于其本身的复杂性，使得试验箱在运行中出现了许多问题，而且出现了问题不能及时解决，大大延长了试验周期，影响了产品的研制工作。而产生这些现象的原因是对综合试验的工作原理不了解。为此，我们对试验箱的基本工作原理作出了一些简要阐述，并介绍如何对综合试验箱试验设备的故障进行分析和判断。
恒温恒湿箱由制冷系统，加热系统，控制系统，温度系统空气循环系统，和传感器系统等组成，上述系统分属电气和机械制冷两大方面。
主要特点
1、完美的造型设计：圆弧造型及表面喷塑处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。
2、明亮，视野宽广的大型观察窗：采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯，无须雨刷除雾，保持清晰的观测效果，可随时观察试品的状况。
3、加湿系统管路与控制电路分离：加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，提高安全性。
4、先进可靠的冷冻及控制系统：原装进口欧美全封闭压缩机，进口环保冷媒，世界知名品牌的冷冻器件，原装进口LCD触摸屏控制器，界面友好，操作简单易学
需注意的几个问题
1.0严禁将如下物品放入试验箱内
l 爆炸性物品
如硝化物，其他易爆性硝酸类物质；
易爆硝基化合物；
易爆有机过氧化合物
l 腐蚀性物质，有强腐蚀性物质，如
l 粉未，易污染物
l 可燃性物质：如金属Li,K,Na,P,
l 氧化物
l 氯化物
l 硝酸盐
l 易燃品：如汽油、煤油、甲醇，二甲苯等及燃点大于-30度的物质。
l 可燃气体如氢气、炔类，烷类及其他在15度下可燃之气
2.0试验样品的摆放空间（参照GB/T 2423.2-89 附录A）：
⒉1.对体积小于或等于1000cm的试验样品：
a.散热小于或等于50W
试验样品的任何表面和对应的箱壁之间的最小距离不小于10cm;
b.散热大于50W及小于或等于100W
试验样品的任何表面和对应的箱壁之间的最小距离不小于20cm;
⒉2.体积大于1000cm的试验样品：
a.试验样品的任何表面和对应的箱壁之间的最小距离应为10cm，除非试验样品
体积和其单位表面功率耗散关系按图A1中曲线查得需要更大的距离。
b.试验箱的容积对试验样品体积之比应不小于5：1；
c.试验时，试验样品应尽可能放在试验箱中央，以便在试验样品的任何部分和
温湿度箱的选择
温湿度箱容积的选择 
将被试产品（元器件、组件、部件或整机）置入气候环境箱进行试验时，为了保证被试产品周围气氛能满足试验规范所规定的环境条件，气候箱工作空间尺寸与被试产品外廓尺寸之间应遵循以下几点规定：
被试产品的体积（W×D×H）不得超过试验箱有效工作空间的（20-35）（推荐选用20）。对于在试验中发热的产品推荐选用不大于30。
被试产品的迎风断面积与该断面上试验箱工作腔总面积之比不大于（35-50）（推荐选用35）。
被试产品外廓表面距试验箱壁的距离至少应保持100-150mm，（推荐选用150mm）。
注意事项
1.为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障，请提供额定电压范围内的电源。 
2.为了防止触电或产生误动作和故障，在安装和接线结束之前，请不要接通电源。
3.本产品为非防爆产品，请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿机。
4.仪器工作中请尽量不要打开试验箱门，高温时打开可能会对操作人员造成烫伤，低温时打开可能会对工作人员早场冻伤，并且可能造成蒸发器结冰，影响制冷效果。若一定要打开，请做好一定的防护工作，
5.禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机，否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
6.机体的通风孔需保持通畅，以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。
7.开箱时若发现机器损坏或变形，请不要使用。
8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入，否则会发生错误动作或故障。
9.接线必须正确，一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
10.定期检查端子螺丝和固定架，请不要在松动的情况下使用。
11.仪表运转期间，电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。
12.仪表在运转中，进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前，应充分地考虑安全性，错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
13.请使用干布擦拭仪表，不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂，不要把水溅到仪表上，如果仪表浸入水中，请立即停止使用，否则有漏电、触电或火灾的危险。
14.仪表内部零件有一定的寿命期限，为持续安全地使用本仪表，请定期进行保养和维护。报废本产品时，请依工业垃圾处理。
恒温恒湿箱区别
在工作中经常有客户问到什么是线性恒温恒湿箱或非线性恒温恒湿箱？线性与非线性的区别在哪里？现在将所谓线性是指温度每分钟的升降温过程保持不变，与非线性不同的是，非线性是指全程平均，每分钟的升降温量不同，具体见以下曲线：
非线性曲线 : 
  线性曲线  线性曲线
运作
通过三个相互联系的系统：制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统。
一、恒温恒湿试验箱制冷剂循环系统：蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发，最终制冷剂与空之间形成一定的温度差，液态制冷剂亦完全蒸发变为气态，后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量，凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器，完成制冷剂循环过程。
二、恒温恒湿试验箱空气环系统：风机负责将空气从回风口吸入，空气经过蒸发器(降温、除湿)，加湿器，电加热器(升温)后经送风口送到用户需的空间内，送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口。
三、恒温恒湿试验箱电器自控系统：
包括电源部分和自动控制部分。
电源部分通过接触器，对压缩机、风扇、电加器器，加湿器等供应电源自动控制分部分又分为温、湿度控制及故障保护部分:温、湿度控制是通过温、湿度控制器，将回风的温湿度与用户设定的温湿作对比，自动运行压缩机(降温、除湿)，加湿器，电加热(升温)等元件，实现恒温恒湿的自动控制。
恒温恒湿箱选型问题
1、工业生产空间的空气相对湿度和温度控制清度同时要求较高时，可选用工业恒温恒湿空调系列产品。
2、东莞贝尔恒温恒湿箱的设定范围：温度18-28 度正负1度，相对温度为40-70%正负5%。
3、确定额定风量。
4、确定冷、热及温负荷。
5、确定基本型号。
6、确定冷凝方式。
7、确定送风式结构型式
计量特性
温湿度偏差、温湿度波动度、温湿度均匀性恒温恒湿试验箱计量特性：
1）计量在空载条件下进行。若带有负载，应在证书中说明负载情况。
2）计量浊湿度点一般应选择设备使用范围的上限、下限及中心点，也可根据用户需要选择实际常用的温湿度点
3）计量点的位置：
● 设备容积小于2m3时，温度点9个，湿度点3个
● 恒温恒湿试验箱设备容积大于2 m3，温度点15个，温度点4个
计算（以温度为例）
波动度：△tf=±（tomax-tomin）/2
均匀度：△tu=Σ（ttmax-ttmin）/n
I=1
偏差：△Tmax=Tmax-T标
△Tmin=Tmin-T标
试验箱维护方法
恒温恒湿试验箱在电子工业、国防科技、化工化子、机械制造、航天航空等领域都得到了广泛运用，其生产的恒温恒湿试验箱采用国际领先的德国完美的造型设计。圆弧造型及表面喷塑处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。而获得广大用户的一致好评。　
那么恒温恒湿试验箱在日常工作是如何进行保养、清洁维护呢?　
1.恒温恒湿试验箱箱体内外部的清洁与保养
（1)恒温恒湿试验箱在操作前应先将内部杂质清除。
（2)配电室内每年至少清洁一次以上，清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。
（3)箱体外部每年亦须清洗一次以上，清洗时先用肥皂水擦拭即可。
2.恒温恒湿试验箱加湿器之检查与保养加湿器内之储水应每月更换一次，确保水质清洁，加湿水盘应每一个月清洗一次，确保水流顺畅。
3.恒温恒湿试验箱检查超温保护器恒温恒湿试验箱运转时，超温保护之设定最高值加20℃~30℃。试验箱内之温度升至超温保护之设定点时，加热器之供电即停止，"OVERHEAT"超温警示灯亮但风扇仍运转，若长时间运转及无人看管，运转前请务必确实检查超温保护器，是否设定妥当[湿球超温保护器之设定为120℃]。
4.恒温恒湿试验箱冷凝器灰尘之清除冷凝器应定期每月保养，利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。
5.恒温恒湿试验箱湿球测试布之更换当测试布表面不干净或变硬，或于做完温度控制后，继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。测试布约三个月更换一次，更换时应用清洁布擦拭测温体，更换新测试布时应先清洗干净。
6.恒温恒湿试验箱湿球水位之检查与调整积水筒水位不可过高，使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常，影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整，可调整积水盒的高低。