标题：变压器直流电阻测试仪
简介
变压器直流电阻测试仪简称直流电阻测试仪，直阻测试仪，感性负载直流电阻测试仪等。文名称：Transformer DC Resistance Tester。
变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器，是设计成一体的高精度稳流电源及测试部分组成，测试过程微机控制，自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印。该仪器对于在载调压器纵向测试可一次供电完成，充分节约试验时间，并为变压器生产厂家设置有温升试验功能，对各种类型变压器可实现快速准确测量，具有操作简便、精度高、抗干扰等特点。RXB变压器直流电阻测试仪既可单独使用，使测试电流达到20A、40A，是发供电单位、变压器制造行业及大中型用电企业保障安全生产、提高产品质量的理想测试仪器。
仪器别称
直流电阻速测仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直阻速测仪、变压器直阻快速测试仪、感性负载直流电阻速测仪、感性负载直流电阻快速测试仪、感性负载直流电阻测试仪,三回路变压器直流电阻测试仪、三回路变压器测试仪，电阻测试仪，电阻速测仪
功能特色
1、采用高速16位A/D转换器，测量数据稳定，重复性好。
2、自动程控电流源技术，电流源共设1000个电流档位，由内部微控制器根据被测电阻自动控制，从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态，无须手动切换电流换档。
3、响应速度快，在测量状态可以直接转换分接开关，仪器会自动提示，新的电阻值很快就会显示出来。
4、高度智能化设计，功能设置巧妙先进，可自动判断测试线虚接、断线等故障。
5、保护功能完善，能可靠保护反电势对仪器的冲击，具有自动放电指示功能。
6、可显示测量电流和测量时间。
7、智能化功率管理技术，可有效减轻仪器内部发热。
8、可储存120次测量数据，掉电不丢失。
9、全部汉字菜单及操作提示，直观方便。
产品特点
1、采用全新电源技术，测量迅速、体积小巧、使用方便 
2、大容量 CPU 可存储 255 组测量结果 
3、采用典型的四线制测量法，以提高测量电阻（尤其是低阻）的准确度 
4、自带面板式微型打印机，可汉化打印测量结果 
5、存储结果可查阅、打印 
技术指标
1、输出电流：5A、10A
2、测量范围：5A：1mΩ～4Ω
10A:1mΩ～1Ω
3、分辨率：1μΩ
4、测试精度：0.2级
5、工作温度：-10℃～50℃
6、工作湿度：0～80%
7、工作电源：AC 220V±10% 50Hz±1Hz
使用参数
>测量范围: 0～2000Ω。(共六档) 
>测试电流: 5A(20mΩ～2Ω); 0.5A(20Ω); 0.05A(200Ω) ; 0.005A(2000Ω) 。 
>分辨率: 1μΩ(20mΩ档); 10μΩ(200mΩ档); 0.1mΩ(2Ω档); 1mΩ(20Ω档); 10mΩ(200Ω档); 0.1Ω(2000Ω档) 。 
>准确度: 1mΩ～2000Ω ( ±0.5 % ) 
>整机功耗:≤100W 
>工作温度与湿度: 0℃～40℃; ≤ 85 % RH 
>耐压: AC1.5kV 50HZ 1min 
>工作电源: AC220V 50 HZ (±10 %) 
>尺寸:350mm(L)× 260mm(W)× 140mm(D) 
>重量: 约3kg
主要作用
用于测试回路的阻值 及线圈的阻值
安全措施
1、使用本仪器前必须认真阅读本手册。 
2、仪器的操作者应具备一般电气常识。 
3、仪器使用避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。 
4、仪表应避免剧烈振动。 
5、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线。 
6、测量无载调压变压器，一定要等放电指示报警音停止后，切换档位。 
7、在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。
注意事项
安全注意事项
为了您和设备的安全，请操作人员仔细阅读以下内容: 
1. 在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线，以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时，电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
2. 对于无载调压变压器，不允许测量过程中切换分接开关。
3. 测量过程中如果电源突然断电，本机会自动开始放电，请不要立刻拆卸接线，至少等待30秒钟后才可拆卸接线。
4. 测量时，其他未测试的绕组请勿短路接地，否则会导致变压器充磁过程变慢，数据稳定时间延长。
5. 开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。
6. 试验时请确认被测设备已断电，并与其它带电设备断开。
7. 试验时机壳必须可靠接地。
8. 试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
9. 更换保险管和配件时，请使用与本仪器相同的型号。
仪器日常维护
1．三个月内因仪器本身原因达不到技术要求，可无条件更换。　2．一年内免费维修，终身提供维修及技术服务。　3．仪器若出现质量问题，当日提出维修方案，及时到现场处理。也可提供替代仪 器满足用户使用。　4. 免费提供现场技术支持与仪器使用常识培训。　5．仪器出现故障请及时与我们联系，以便为您提供服务。　附1：面板式打印机换纸方法　仪器所配打印机在出厂时已经安装了纸卷，当打印机内的纸卷用完时，需要安装新的纸卷，具体安装过程如下：　(1)取下打印机的前盖板。　(2)从仪器面板上取下整个打印机，用手指向内夹住打印机的两侧活动舌头，将整个打印机从仪器面板上轻轻取下，注意在取下打印机之前，一定要确认已关掉打印机的电源。　(3)从打印机上取下纸卷轴。　(4)将新纸卷套在纸卷轴上，并将纸卷轴装入打印机的导槽内，不会掉出。　(5)将打印纸头剪成锥形。　(6)接通打印机的电源，按SEL键，使SEL指示灯灭，然后再按LF键，使机头转动，这　时用手将纸头送入机头下面的入纸口处，纸会快速进入机头，直到从机头正前方露出为　止。露出要有一定长度，再按一下SEL或LF键，停止进纸。关上电源，盖好打印机的前盖板，将打印纸的头从前盖板的出口中穿出。　(7)将整个打印机装回到仪器面板上。　直流电阻测试仪使用方法：　A：直流电源测试：　闭合总电源开关，相应有指示灯亮，按下“启停”键，即可进行测试。测试完毕，按下“复位键”，仪器显示“正在放电”，等仪器返回到开机的界面，关闭总电源开关，相应的指示灯熄灭，再转换测试夹，进行再次测试。　B、交流电源测试：　接上交流AC220V电源，“充电”指示灯亮，闭合总电源开关，相应的指示灯亮，按下“启停”键，即可进行测试。测试完毕，按下“复位键”，仪器显示“正在放电”，等仪器返回到开机的界面，关闭总电源开关，相应的指示灯熄灭，再转换测试夹，进行再次测试。　特被注意：测试完毕后，必须按“复位键”等仪器返回开机界面后，才能关机进行下次测试
面板操作方法
◇本机共设“选择”、“确定”、“复位”共三个按键。　1、电阻测量　仪器开机或按复位键后，进入初始状态（1）。此时光标指针指向“电阻”，直接按“确定”键进入状态（2），显示变化的充电电流和测量时间，充电完成后自动进入状态（3），显示电阻值、测量电流和测量时间，此时每按一次“确定”键则储存一次测量结果（带打印机的机型同时打印出测量结果）。按“复位”键退出电阻测量，进入状态（4），显示放电电流。放电结束后，自动回到初始状态（1），完成一次电阻测量。　2、编号设置　输入设备编号有助于内存数据的查找，在初始状态（1），将光标指针指向“设置”按“确定”键进入状态（5），显示当前设备编号。再按“确定”键进入状态（6），提示输入新设备编号，此时按“选择”键可使当前输入位从‘0’到‘9’，再从‘A’到‘Z’循环显示，找到所要的数字或字母后按“确定”键即输入一位，再按同样的方法输入下一位，输入完六位后，回到状态（5），显示新输入的设备编号。按“复位”键回到初始状态（1）。　3、内存操作　在初始状态（1），将光标移至“内存”按“确定”键进入状态（7），显示当前存储器记录总数，此时按“选择”键可进入状态（8），从最新的记录开始依此显示存储器记录内容，NNNNNN表示该记录设备编号，MM表示该设备第MM个电阻值，在测量过程中每按一次“确定”键存储测量结果时，MM值加1。每输入新的设备编号，MM值从1开始重新累计。同时按“选择”和“确定”键将清除存储器全部数据，按“复位”键退出内在操作返回状态（1）。存储器最多可存储120次测量结果，超过120次以后最老的记录将被覆盖。存储器内容在断电条件下可长期保持不丢失。