标题：SMG2000B双钳相位伏安表
产品特征
.结构精巧，使用方便手持式结构； 
在10mA-10A电流范围内，3V-500V电压范围内测量相位时不用断开电路和更换量限； 
显示器采用了高反差液晶显示屏，字高达25mm，屏幕角度可自由转换约70°，以获得最佳视觉效果； 
开关功能及布局合理，转动开关即可读出被测电压、电流及其相位。2. 分辨率高采用最新型专利电流钳，电流分辩率达0.1mA；电压分辩率0.1V。3. 低功耗该相位表微功耗设计，且具有电池电压检测功能
产品参数
1 基本误差 
1.1 参比工作条件 
（a）环境温度：（23±5）℃ 
（b）环境湿度：（45～75）% RH 
（c）被测信号波形：正弦波、β=0.02 
（d）被测信号频率：（50±0.2）Hz 
（e）被测载流导线在钳口中的位置：任意 
（f）测量相位时被测信号幅值范围：100～220V、0.5A～1.5A 
（g）外参比频率电磁场干扰：应避免 
1.2 基本误差极限 
1.2.1 交流电压见表1
量 限分 辨 率基本误差极限20V0.01V±（1.2%RD+2）200V0.1V ±（1.0%RD+2）500V 1V ±（1.2%RD+2）输入阻抗：各量限均为2MΩ 
测U1-U2相位时电压输入回路阻抗：40KΩ 
1.2.2 交流电流见表2
量 限分 辨 率基本误差极限200mA0.1mA ±（1.0%RD+2）2A1mA ±（1.0%RD+2）10A10mA ±（1.0%RD+2）1.2.3 相位 
U-U、U-I、I-I见表3 
表3：工频相位测量误差
范 围分辨率基本误差极限0～360°1°±3°2 工作误差2.1 额定工作条件 
（a）环境温度：（0～40）℃ 
（b）环境湿度：（20～80）% RH 
（c）被测信号波形：正弦波、β=0.05 
（d）被测信号频率：（50±0.5）Hz 
（e）被测载流导线在钳口中的位置：任意 
（f）测量相位时被测信号幅值范围 
测 U1-U2相位时：30V～500V 
测 I1-I2 相位时：10mA～10.00A 
测 U1-I2 或 I1-U2 相位时：10V～500V、10mA～10.00A 
（g）外参比频率电磁场干扰：应避免 
2.2 额定工作误差极限 
在 2.1 所述额定工作条件下，各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。
3 安全特性3.1 耐压 
电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器铁芯与钳柄及付边绕组线圈之间能承受1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受 500V/50Hz的正弦波交流电压历时 1min 的试验。 
3.2 绝缘电阻 
仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间：≥10MΩ 
4 其它技术特性 
4.1 显示位数：3 1/2 
4.2 采样速率：3次/秒 
4.3 电源：单个9V 迭层电池、电源电流小于5mA 
4.4 外形尺寸 
表壳尺寸： 186×86×33 
钳壳尺寸： 140×40×19 
钳口尺寸： Φ7×8 
4.5 重量 
表体： 280g 
测量钳：2×200g 
4.6 储存条件 
温度：－10℃～50℃
4 其它技术特性4.1 显示位数：3 1/2 
4.2 采样速率：3次/秒 
4.3 电源：单个9V 迭层电池、电源电流小于5mA 
4.4 外形尺寸 
表壳尺寸： 186×86×33 
钳壳尺寸： 140×40×19 
钳口尺寸： Φ7×8 
4.5 重量 
表体： 280g 
测量钳：2×200g 
4.6 储存条件 
温度：－10℃～50℃
5 使用操作按下 ON/OFF 按钮，旋转功能量程开关正确选择测试参数及量限。
1. 测量交流电压
将功能量程开关拨至参数 U1 对应的 500V 量限，将被测电压从 U1 插孔输入即可进行测量。若测量值小于200V，可直接旋转开关至 U1 对应的 200V 量限测量，以提高测量准确性。
两通道具有完全相同的电压测试特性，故亦可将开关拨至参数 U2 对应的量限，将被测电压从U2 插孔输入进行测量。
2．测量交流电流
将旋转开关拨至参数 I1 对应的10A量限，将标号为I1的钳形电流互感器副边引出线插头插入I1插孔，钳口卡在被测线路上即可进行测量。同样，若测量值小于2A，可直接旋转开关至 I1对应的 2A 量限测量，提高测量准确性。
测量电流时，亦可将旋转开关拨至参数 I2 对应的量限，将标号为I2的测量钳接入 I2 插孔，其钳口卡在被测线路上进行测量。
3．测量两电压之间的相位角
测 U2 滞后U1 的相位角时，将开关拨至参数 U1U2。测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数U1各量限，测量U1输入电压，或逆时针旋转开关至参数U2各量限，测量 U2 输入电压。
注意：测相时电压输入插孔旁边符号U1、U2及钳形电流互感器红色“ * ”符号为相位同名端。
4．测量两电流之间的相位角
测 I2 滞后 I1 的相位角时，将开关拨至参数 I1I2。同样测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I1 各最限，测量 I1 输入电流，或逆时针旋转开关至参数 I2 各量限，测量 I2 输入电流。
5．测量电压与电流之间的相位角
将电压从U1输入，用I2测量钳将电流从 I2 输入，开关旋转至参数U1I2 位置，测量电流滞后电压的角度。测试过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I2 各量限测量电流，或逆时针旋转开关至参数 U1 各量限测量电压。
也可将电压从 U2 输入，用I1测量钳将电流从 I1 输入,开关旋转至参数 I1U2 位置,测量电压滞后电流的角度。同样测量过程中可随时旋转开关，测量 I1 或 U2 之值。
6．三相三线配电系统相序判别
旋转开关置U1U2位置。将三相三线系统的A相接入U1插孔，B相同时接入与U1对应的±插孔及与U2对应的±插孔，C相接入U2插孔。若此时测得相位值为300°左右，则被测系统为正相序；若测得相位为60°左右，则被测系统为负相序。
换一种测量方式，将A相接入U1插孔，B相同时接入与U1对应的±插孔及U2插孔，C相接入与U2对应的±插孔。这时若测得的相位值为120°，则为正相序；若测得的相位值为240°，则为负相序。
7. 三相四线系统相序判别
旋转开关置U1U2位置。将A相接U1插孔，B相接U2插孔，零线同时接入两输入回路的±插孔。若相位显示为120°左右，则为正相序；若相位显示为240°左右，则为负相序。
8．感性、容性负载判别
旋转开关置U1I2位置。将负载电压接入U1输入端，负载电流经测量钳接入I2插孔。若相位显示在0°～90°范围，则被测负载为感性；若相位显示在270°～360°范围，则被测负载为容性。[1]
使用方法举例
本数字双钳相位伏安表除了能够直接测量交流电压值、交流电流值、两电压之间、两电流之间及电压、电流之间的相位和工频频率外，还具有其他测量判断功能。 
1.感性电路、容性电路的判定 
将被测电路的电压从U1端输入、电流经卡钳(钳型电流互感器)从I2插孔输入，测量其相位。若测得相位小于90°，则电路为感性；若测得的相位大于270°，则电路为容性。 
2.三相电压相序的测量 
将UAB(或UAO)电压从U1端输入，UBC(或UBO)电压从U2端输入，测量其相位角Φ。若Φ=120°，则为正相序；若Φ=240°，则为负相序。 
3.检查变压器的接线组别 
我国电力变压器采用Y/YO-12，YO/Δ-11，Y/Δ-11三种接线组别。当采用Y/YO-12接法时，UAB与Uab同相，测量其相位角为0°或360°；当采用YO/Δ-11或Y/Δ-11接法时，Uab与UAB间相位角为30°，即Uab超前UAB相位30°(脚标A、B表示高压绕组端，a、b表示低压绕组端；O表示有中线联接)。 
4.三相二元件有功电能表接线正确性判断 
考虑到电流的进出和三相电压相序、七条入线有48种组合；这48种中只有两种是正确的，其余46种是错误的。使用本仪表能方便的读测相位关系，判断出两种正确的接线，即测取UAB与IA相位角等于Φ1，UCB与IC相位角等于Φ2，Φ1-Φ2=±300°。 
5.估计判断电能表运行的快慢 
在现场，根据公式：T=3600n/NP(秒)，计算理论时间，测定运行中的电能表是快还是慢。 
式中P为测定时加于电能表的功率(kW)，P=UICOSΦ； 
N为电能表的常数(转/kWh)： 
n为计算理论时间所取的转数； 
T为理论时间。 
电能表快慢由T-t确定。t为电能表转n转时，实际所用的时间。 
本数字双钳相位伏安表具有体积小，重量轻，结构简单，操作方便，使用电池供电，数字显示测量结果，携带方便等优点，对测量三相电路具有很强的功能，是电力部门、工厂和矿山、石油化工、冶金系统正确把握电力使用情况，进行二次回路检查的理想仪表。