标题：试验变压器操作台
概述
全自动试验变压器控制台轻型试验变压器的专用配套设备，该控制箱、台具有使用维修方便、性能优越使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备。
该产品采用先进的微电子处理技术，全部使用过程可提前进行设置，全中文界面，操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试，无须人工干预。试验变压器电源控制台用于0.5～100KVA试验变压器的调压控制。其工作原理是：通过调整自耦调压器输出电压，实现试验变压器额定压器额定电压范围内的工作电压调节。同时，控制台内装有高压输出电压表，低压输入电流表及过流保护电路。可经方便地读取试验电压值，并能可靠地保护备。其原理简单、结构紧凑、工作可靠，是进行耐压试验理想设备。　试验变压器电源控制台按结构分箱式，台式，电动式三种。
产品图片
  
箱式结构
箱式结构分为内框架和外箱体两大部分，内框架将所有电气材料和面板合为一体，外壳为防护式，便于维护。其面板见图。  1、电流表（-PA） 2、电压表（-PV）　　3、时间继电器（-KT） 4、电流继电器（-KA）　　5、过流倍率开关（-SA） 6、启动按钮（-1SB）　　7、停止按钮（-2SB） 8、计时按钮（-1SB1）　　9、调压器手轮 10、电源指示灯（-HL1）　　11、零位指示灯（-HL2） 12、送电指示灯（-HL3）　　13、报警指示灯（-HL5） 14、电源插座　　15、接地接线柱 16、仪表接线柱　　17、输出接线柱
台式结构
台式结构面板布置及内部结构见图6，其外形美观大方，底部有脚轮，便于移动。  1—外壳 2—元件板 3—电器元件 4—接线柱　　5—面板 6—调压器（手柄） 7—万向轮 8—电压表（-PV）　　9—时间继电器（-KT）　10—电流表（-PA）　　11—电源指示灯（-HL1） 12—零位指示灯（-HL2）　　13—送电指示灯（-HL3） 14—过压指示灯（-HL4）　　15—报警指示灯（-HL5） 16—电压继电器（-KV）　　17—过压倍率选择开关（-SA2） 18—启动按钮（-1SB1）　　19—计时按钮（-1SB1） 20—停止按钮（-2SB）　　21—过流倍率选择开关（-SA1） 22—电流继电器（-KA）
电动台式结构
所示为电动控制台面板图，本产品采用电动调压器，输出波形好，匀速升降电压。  1．电流继电器（-KA） 2．低压电流表（-PA）　　3．数显时间继电器（-KT2） 4．高压电压表（-PV）　　5．电压继电器（-KV） 6．电源信号灯（-HL1）　　7．零位信号灯（-HL3） 8．合闸信号灯（-HL2）　　9．升压信号灯（-HL5） 10．降压信号灯（-HL4）　　11．计时信号灯（-HL7） 12．过压信号灯（-HL6）　　13．报警信号灯（-HL8） 14．合闸按钮（-1SB1）　　15．断电按钮（-2SB1） 16．点动升压按钮（-1SB3）　　17．点动降压按钮（-1SB2） 18．电动升压按钮（-1SB4） 19．电动降压按钮（-1SB6）　　20．电动停止按钮（-2SB4） 21．计时按钮（-1SB5）　　产品特性　　1、监视功能：输出电流仪表电压 零位指示分/合闸指示计时指示　　2、保护功能：过流保护 时间继电器　　3、采用新型时间继电器，计时范围更广。　　4、采用新型电流继电器，更精确、更可靠，确保人身及设备安全。　　5、 结构合理，体积小，重量轻  参数：　　　额定容量：3～300KVA　　额定输入电压：220V、380V　　工作原理：本系列产品由控制和测量两部分组成。主接触器控制调压器输入的通电和断电，主接触器的分合由合闸停止按钮、零位限位开关、过流过压继电器等回路控制。由调压器提供可调节的输出电压，供给配套产品（如试验变压器），以获取所需的测试电压。
全自动试验变压器电源控制台：
简介：全自动试验变压器电源控制台是我公司自主研发、生产的轻型试验变压器的专用配套设备，该控制箱、台具  有使用维修方便、性能优越使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备。采用先进的微电子处理技术，全部使用过程可提前进行设置，全中文界面，操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试，无须人工干预。
主要特点
1、日期、电压、电流、时间四组数据同蓝色160 大屏液晶显示，带背光，读数清晰、直观。
2、全中文界面，工作状态显示，操作简单明了，适用面广。
3、轻触式面板按键操作，所有功能均可通过按键设定，提高了产品的安全性、可靠性。
4、全数字式调校，摒弃了陈旧的电位器调整方式，现场使用极为方便。
5、按键直接设定电流、电压变比，在不同变比输入的情况下，应用自如。
6、单一按键，可轻松实现电压的交流、直流两种显示方式。　　7、采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰性强。
8、自带四路输出，可用于过流、过压保护等不同场合。
9、时间继电器启动.停止条件可任意设定。可设定时间范围1 秒～9999 秒。
主要技术参数
测量范围； 0 ～ 9999 字
测量精度； 0.5 %FS ±2 字
设定方式；面板轻触式按键数字设定设定值断电永久保持
保护方式；工作异常自动复位（WaHZTCh dog） 欠压自动复位
电源电压； AC220V ±15%, 50 Hz±2 Hz
使用方法
操作箱（台）使用方法：　　（1）检查总电源是否与输入电源一致（10KVA以下为220V、10KVA以上为380V），根据需要调整好电流继电器（-KA）、电流倍率转换开关和电压继电器（-KV）、电压倍率转换开关的相册(6张)动作值和倍率，同时设定好时间继电器的动作值。　　（2）送上电源，绿灯（-HL2）亮，调压器手轮置于零位时，黄灯（-HL1）亮，此时可送电操作。　　（3）按下送电按钮（-1SB），主接触器（-KM）吸合，调压器（-TD）受电，绿灯（-HL1）灭、红灯（-HL3）亮，扬声器发出警报声，同时报警灯（-HL5）闪光，延时10~15秒后，声光同时自停，可以进行试验。　　（4）顺时针旋转调压器手轮，注视电压表（-PV）的指示，以每秒小于3KV的升压速度升压，当升到所需值时，按下计时按钮（-1SB1），并密切关注试品情况。　　（5）使用操作台时，在操作台升压或耐压过程中，如出现过压时，电压继电器（-KV）动作，声光报警，这时应逆时针旋转调压器手轮，降至所需的试验电压。　　（6）在升压或耐压试验中，如发生短路、闪烁、击穿等造成过流时，电流继电器（-KA）动作，调压器自动断电，表示被试品不合格。　　（7）达到所定耐压时间后，时间继电器（-KT）吸合，扬声器发出警报声，表示被试品合格，同时将调压器手轮旋回零位，声光报警停止，按下停电按钮（-2SB），断开计时按钮（-1SB1），切除电源后方可拆卸设备或更换试品（直流试验或大容量被试品还需充分放电）。　　2.6.2 电动控制台使用方法：　　2.6.2-1 电动操作　　（1）按后面板上指示接上电源线（A、B为火线，N为零线），调整好电流继电器、电压继电器、时间继电器的动作值，按工作接线图连接好各外部连接线，打开控制台后门检查时间继电器（-KT1）是否整定在0.8-1秒之间。　　（2）合上电源后，电源指示灯（-HL1）亮，此时若调压器在零位（下限位）零位指示灯（-HL3）亮，若不在下限位，接触器（-KM1）自动吸合，电机转动使调压器降至零位，接触器（-KM1）自动释放，零位指示灯（-HL3）亮，此时可以送电操作。　　（3）按下合闸按钮（-1SB1），主接触器（-KM）吸合，此时扬声器发出警报声，报警闪光灯闪烁，高压送电信号灯（-HL2）亮，调压器受电，此时可根据需要选择电动升降压、点动升降压或手动方式。　　（4）点动升压的操作：按住点动升压按钮（-1SB3），接触器（-KM2）吸合，电机顺时针带动调压器慢慢上升，升压指示灯（-HL5）亮。松开点动升压按钮，即可停止。　　（5）电动升压的操作：按下电动升压按钮（-1SB4），接触器（-KM2）吸合并自锁，电机顺时针带动调压器碳刷上升，密切关注电压表，当升压接近所需电压值时，按下电动停止按钮（-2SB4），使升压停止，再选择点动升压方式升至所需电压，按下计时按钮（-1SB5），计时指示灯（-HL2）亮，时间继电器（-KT2）待令工作。耐压达到时间继电器（-KT2）所整定值后，时间继电器（-KT2）吸合，此时降压指示灯（-HL4）亮，并且声光报警。调压器自动降至零位后，零位指示灯（-HL3）亮，此时才能切断时间继电器电源，即断开计时按钮（-1SB5），计时指示灯（HL7）灭，并按下断电按钮（-2SB1），使调压器停止供电，合闸指示灯（-HL2）灭，再切断总电源的开关，试验完毕。　　（6）在升压过程中，如因工作人员疏忽，操作造成过压或超程（即上限位）时，扬声器会发出警报声，同时（-KM1）吸合，电机逆时针转动，过压指示灯（-HL6）及降压指示灯（-HL4）亮，待降至零位后，（-KM1）释放，降压自动停止。　　（7）在试验过程中，如发生过流情况，电流继电器（-KA）动作，主接触器（-KM）断开，使调压器断电，同时发出声光报警，送电指示灯（-HL2）灭，降压指示灯（-HL4）亮，调压器自动回零，此时应检查试品情况。　　（8）点动降压、电动降压与点动升压、电动升压操作相同，不再赘述。　　2.6.2&shy;-2 手动操作　　手动升压操作时，将手轮向外拉，使之与电机脱离，在零位时按下合闸按钮（-1SB1），顺时针转动手轮为升压，逆时针转动手轮为降压。　　2.7 仪表及继电器的设定　　2.7.1 电压表及电压继电器　　本产品使用的电压表在100V时达到满刻度（特殊定制除外），因为试验变压器的测量线圈也是100V，当试验变压器达到额定电压时，通过测量线圈（仪表端子）加在电压表两端的电压为100V，电压表达到满刻度；本产品使用的电压继电器最大动作值为200V，线圈并在电压表两端，通过拔动电压继电器指针及切换电压倍率开关调节动作值大小，其动作值=试验变压器额定电压× ×电压倍率开关指示倍率。若产品面板上无电压倍率转换开关，倍率为1。　　2.7.2 电流表及电流继电器　　本产品使用的电流表在≤20A时为直通表，>20A时则通过电流互感器及相应倍率的电流表测量（特殊规格除外）。在使用直通表测量时，电流继电器动作值=继电器指针指示值×电流倍率开关指示倍率；使用电流互感器及相应倍率的电流表测量时，电流继电器动作值=继电器指针指示值×互感器倍率×电流倍率开关指示倍率。若面板上无电流倍率开关，倍率为2。　　2.8 注意事项　　（1）本系列产品严禁超负载运行。　　（2）使用前须先用500V兆欧表检测绝缘电阻，其值不低于2MΩ，在连接试验变压器前应空机通电完成操作过程，检查调压器输出是否正常。　　（3）使用前应检查电气元件及各触点是否松动，接触是否良好。　　（4）工作和存放场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和侵蚀性介质。　　（5）必须由专业人员操作，并严格遵守操作程序。