标题：DHT11
基本信息
产品概述DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器，它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术，确保产品具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件，并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式存在OTP内存中，传感器内部在检测型号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口，使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗，使其成为给类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选择。产品为4针单排引脚封装，连接方便。技术参数供电电压： 3.3~5.5V DC
输 出： 单总线数字信号
测量范围： 湿度20-90%RH， 温度0~50℃
测量精度： 湿度+-5%RH， 温度+-2℃
分 辨 率： 湿度1%RH， 温度1℃
互 换 性： 可完全互换 ，
长期稳定性： <±1%RH/年应用领域暖通空调 测试及检测设备
汽车 数据记录器
消费品 自动控制
气象站 家电
湿度调节器 医疗
除湿器特性相对湿度和温度测量
全部校准，数字输出
卓越的长期稳定性
无需额外部件
超长的信号传输距离
超低能耗
4引脚安装
完全互换接线图  DHT11与单片机的接线图订货信息型号测量范围测湿精度 测温精度分辨力封装DHT1120－90%RH 0－50℃±5%RH±2℃14 针单排直插电气特性VDD=5V，T = 25℃，除非特殊标注
参数条件mintypmax单位供电DC355.5V供电电流测量0.52.5mA平均0.21mA待机100150uA采样周期秒1次DHT11引脚说明pin名称注释1
VDD供电 3－5.5VDC2DATA串行数据，单总线3NC空脚，请悬空4GND接地，电源负极
应用信息
1工作与贮存条件超出建议的工作范围可能导致高达3%RH的临时性漂移信号。返回正常工作
条后，传感器会缓慢地向校准状态恢复。要加速恢复进程/可参阅7.3小节的“恢
复处理”。在非正常工作条件下长时间使用会加速产品的老化过程。2暴露在化学物质中电阻式湿度传感器的感应层会受到化学蒸汽的干扰，化学物质在感应层中
的扩散可能导致测量值漂移和灵敏度下降。在一个纯净的环境中，污染物质会缓
慢地释放出去。下文所述的恢复处理将加速实现这一过程。高浓度的化学污染会
导致传感器感应层的彻底损坏。3恢复处理置于极限工作条件下或化学蒸汽中的传感器，通过如下处理程序，可使其
恢复到校准时的状态。在50-60℃和< 10%RH的湿度条件下保持2 小时（烘干）；
随后在20-30℃和>70%RH的湿度条件下保持 5小时以上。4温度影响气体的相对湿度，在很大程度上依赖于温度。因此在测量湿度时，应尽可能
保证湿度传感器在同一温度下工作。如果与释放热量的电子元件共用一个印刷线
路板，在安装时应尽可能将DHT11远离电子元件，并安装在热源下方，同时保持
外壳的良好通风。为降低热传导，DHT11与印刷电路板其它部分的铜镀层应尽可
能最小，并在两者之间留出一道缝隙。5光线长时间暴露在太阳光下或强烈的紫外线辐射中，会使性能降低。6配线注意事项DATA信号线材质量会影响通讯距离和通讯质量,推荐使用高质量屏蔽线。焊接信息手动焊接，在最高260℃的温度条件下接触时间须少于10秒。注意事项(1)避免结露情况下使用。
(2)长期保存条件：温度10－40℃，湿度60%以下
封装信息（图）
  
参数
参数
条件
Min
Typ
Max
单位
湿度
分辨率
1
1
1
%RH
8
Bit
重复性
±1
%RH
精度
25℃
±4
%RH
0－50℃
±5
%RH
互换性
可完全互换
量程范围
0℃
30
90
%RH
25℃
20
90
%RH
50℃
20
80
%RH
响应时间
1/e(63%)25℃，1m/s 空气
6
10
15
S
迟滞
±1
%RH
长期稳定性
典型值
±1
%RH/yr
温度
分辨率
1
1
1
℃
8
8
8
Bit
重复性
±1
℃
精度
±1
±2
℃
量程范围
0
50
℃
响应时间
1/e(63%)
6
30
S

Demo 程序：
//****************************************************************//
// DHT21使用范例 
//单片机 ： AT89S52 或 STC89C52RC 
// 功能 ：串口发送温湿度数据 波特率 9600 
//硬件连接： P2.0口为通讯口连接DHT11,DHT11的电源和地连接单片机的电源和地，单片机串口加MAX232连接电脑 
// 公司 ：济南联诚创发科技有限公司 
//****************************************************************//
#include <reg51.h>
#include <intrins.h> 
//
typedef unsigned char U8; /* defined for unsigned 8-bits integer variable 无符号8位整型变量 */
typedef signed char S8; /* defined for signed 8-bits integer variable 有符号8位整型变量 */
typedef unsigned int U16; /* defined for unsigned 16-bits integer variable 无符号16位整型变量 */
typedef signed int S16; /* defined for signed 16-bits integer variable 有符号16位整型变量 */
typedef unsigned long U32; /* defined for unsigned 32-bits integer variable 无符号32位整型变量 */
typedef signed long S32; /* defined for signed 32-bits integer variable 有符号32位整型变量 */
typedef float F32; /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数（32位长度） */
typedef double F64; /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数（64位长度） */
//
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define Data_0_time 4
//----------------------------------------------//
//----------------IO口定义区--------------------//
//----------------------------------------------//
sbit P2_0 = P2^0 ;//DATA
sbit P2_1 = P2^1 ;
sbit P2_2 = P2^2 ;
sbit P2_3 = P2^3 ;
//----------------------------------------------//
//----------------定义区--------------------//
//----------------------------------------------//
U8 U8FLAG,k;
U8 U8count,U8temp;
U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8 U8comdata;
U8 outdata[5]; //定义发送的字节数 
U8 indata[5];
U8 count, count_r=0;
U8 str[5]={"RS232"};
U16 U16temp1,U16temp2;
SendData(U8 *a)
{
outdata[0] = a[0]; 
outdata[1] = a[1];
outdata[2] = a[2];
outdata[3] = a[3];
outdata[4] = a[4];
count = 1;
SBUF=outdata[0];
}
void Delay(U16 j)
{ U8 i;
for(;j>0;j--)
{ 
for(i=0;i<27;i++);
}
}
void Delay_10us(void)
{
U8 i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
}
void COM(void)
{
U8 i;
for(i=0;i<8;i++) 
{
U8FLAG=2;
//----------------------
P2_1=0 ; //T
P2_1=1 ; //T
//---------------------- 
while((!P2_0)&&U8FLAG++);
Delay_10us();
Delay_10us();
// Delay_10us();
U8temp=0;
if(P2_0)U8temp=1;
U8FLAG=2;
while((P2_0)&&U8FLAG++);
//----------------------
P2_1=0 ; //T
P2_1=1 ; //T
//----------------------
//超时则跳出for循环 
if(U8FLAG==1)break;
//判断数据位是0还是1 
// 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1 
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp; //0
}//rof
}
//--------------------------------
//-----湿度读取子程序 ------------
//--------------------------------
//----以下变量均为全局变量--------
//----温度高8位== U8T_data_H------
//----温度低8位== U8T_data_L------
//----湿度高8位== U8RH_data_H-----
//----湿度低8位== U8RH_data_L-----
//----校验 8位 == U8checkdata-----
//----调用相关子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();COM(); 
//--------------------------------
void RH(void)
{
//主机拉低18ms 
P2_0=0;
Delay(180);
P2_0=1;
//总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
//主机设为输入 判断从机响应信号 
P2_0=1;
//判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出，响应则向下运行 
if(!P2_0) //T ! 
{
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束 
while((!P2_0)&&U8FLAG++);
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的高电平，如发出则进入数据接收状态
while((P2_0)&&U8FLAG++);
//数据接收状态 
COM();
U8RH_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8RH_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8checkdata_temp=U8comdata;
P2_0=1;
//数据校验 
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
{
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
U8checkdata=U8checkdata_temp;
}//fi
}//fi
}
//----------------------------------------------
//main()功能描述: AT89C51 11.0592MHz 串口发 
//送温湿度数据,波特率 9600 
//----------------------------------------------
void main()
{
U8 i,j;
//uchar str[6]={"RS232"};
/* 系统初始化 */
TMOD = 0x20; //定时器T1使用工作方式2
TH1 = 253; // 设置初值
TL1 = 253;
TR1 = 1; // 开始计时
SCON = 0x50; //工作方式1，波特率9600bps，允许接收 
ES = 1;
EA = 1; // 打开所以中断 
TI = 0;
RI = 0;
SendData(str) ; //发送到串口 
Delay(1); //延时100US（12M晶振)
while(1)
{ 
//------------------------
//调用温湿度读取子程序 
RH();
//串口显示程序 
//--------------------------
str[0]=U8RH_data_H;
str[1]=U8RH_data_L;
str[2]=U8T_data_H;
str[3]=U8T_data_L;
str[4]=U8checkdata;
SendData(str) ; //发送到串口 
//读取模块数据周期不易小于 2S 
Delay(20000);
}//elihw
}// main
void RSINTR() interrupt 4 using 2
{
U8 InPut3;
if(TI==1) //发送中断 
{
TI=0;
if(count!=5) //发送完5位数据 
{
SBUF= outdata[count];
count++;
}
}
if(RI==1) //接收中断 
{ 
InPut3=SBUF;
indata[count_r]=InPut3;
count_r++;
RI=0; 
if (count_r==5)//接收完4位数据 
{
//数据接收完毕处理。
count_r=0;
str[0]=indata[0];
str[1]=indata[1];
str[2]=indata[2];
str[3]=indata[3];
str[4]=indata[4];
P0=0;
}
}
}