标题：鼓风干燥箱
名称
鼓风干燥箱 
鼓风干燥箱，电热鼓风干燥箱，干燥箱，电热恒温鼓风干燥箱，台式鼓风干燥箱，立式鼓风干燥箱，高温鼓风干燥箱等。
结构特点
1.箱体内均采用镜面不锈钢（或拉丝板）氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观，新颖。
2.采用具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。（可选智能型程序温度控制器）
3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，工作室内温度均匀。
4.独立限温报警、超过限制温度即自动中断，保证实验安全进行不发生意外。
5.具有RS4B5接口若悬河可连接记录仪和计算机，能记录温湿度参数的变化情况(选配)[1]
  
产品用途
本产品适用于工矿业企业实验室、医药卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。
技术指标
  鼓风干燥箱
型号
数据 -00-0-1-2-3-4工作电压(V)220v 50Hz220v 50Hz220v 50Hz220v 50Hz220v 50Hz380v 50Hz功率(kw)0.81.63356工作室尺寸(mm)250×250×250350×350×350350×450×450450×550×550500×600×750800×800×1000控温范围(℃)室温-250℃室温-250℃室温-250℃室温-250℃室温-250℃室温-250℃温度波动(℃)±1±1±1±1±1±1
电热鼓风干燥箱
分类电热干燥箱根据应用的不同，分为鼓风干燥箱和恒温干燥箱。101电热鼓风干燥箱鼓风干燥箱采用欧洲技术设计，国际最新颖款式，采用低噪声风机，通用送风系统使空气所经过加热体时能最大限度的带走很多热量，很快达到设定温度。101电热鼓风干燥箱具有设计优良，造型新颖，工艺先进，控温精确，性能稳定，容易维护，操作方便等优点。
用途本设备广泛用于工矿企业、医疗卫生、医药、生物、农业、电子、化工、环境保护、科研单位等部门对物品进行烘焙、干燥、溶解、消毒等用。
结构区分一、鼓风干燥箱台式与立式的区分： 
1、立式鼓风干燥箱采用长方体落地式结构，一般是直接放置在试验室地面上。试验仪表一般是在干燥箱的上边，便于操作。立式鼓风干燥箱采用美国原装进口风机，立式、垂直强迫对流，使工作室内温度均匀，可按国家标准(±2%)因为风道结构比较特殊，风机在箱体的底部，自然空气对流。立式鼓风干燥箱功率和结构较大，适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。
2、台式鼓风干燥箱采用卧式的箱体结构，仪表在箱体右边，箱体小巧便于试验移动。在工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊和消毒、灭菌之用。台式鼓风干燥箱采用热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室内温度均匀，广泛用于玻璃器皿的干燥，实验样本、食品、化学物质的热变性、热硬性、热软化、水分排除，生物工程中器皿、器具的干热杀菌，电子元器件的干燥、老化。
二、电热恒温鼓风干燥箱与高温鼓风干燥箱区分：
1、高温鼓风干燥箱的采用进口多个大功率风机，双风道式热循环系统，将不锈钢高温电加热器通过风循环，快速加热工作室内。工作室采用镜面不锈钢和超保温高质棉，可使箱体的温度最高达到600℃的高温，广泛用于高温干燥特种材料、工件加温安装、材料高温试验、化工原料的反应处理，超高温烘箱，更高的工作温度，高温干燥特种材料、工件加温热处理、材料高温试验等。
2、电热恒温鼓风干燥箱采用空气调节方式，强制内循环通风，平衡调温。干燥箱采用PT100 铂电阻温度传感器，数显温度调节仪进行温度控制、控温灵敏、操作简便、性能可靠，数字直接显示出工作温度，直观易读读。燥箱广泛用于试样的烘熔、干燥或其他加热用，最高工作温度为300℃，温度精度可达±0.1℃。电热恒温鼓风干燥箱适合测定煤中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用。
使用及注意事项
1． 接上电源后，即可开启2组加热开关，再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。指示灯亮，同时可开启鼓风机开关，使鼓风机工作。
2． 当温度升到所需的温度时，指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升，此乃余热影响，此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中，借助箱内控温器自动控温，不用人工管理。 
3． 恒温时可关闭一组加热开关，只留一组电热器工作，以免功率过大，影响恒温的灵敏度。 
4． 该箱应放在室内水平处。 
5． 应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只，供此箱专用，并将外壳接地。 
6． 通电前请检查本箱的电器性能，并应注意是否有断路或漏电现象。 
7． 待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门同时旋开顶部的排气阀，此时即可接上电源开始工作。 
8． 不可任意卸下侧门，扰乱或改变线路，唯当该箱发生故障时可卸下侧门，按线路逐一检查。如有重大故障时，可与本厂联系。 
9． 此箱为非防爆干燥箱，故带有易燃挥发物品，切勿放入干燥箱内，以免发生。 
10． 每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤，放置试品时切勿过密与超载，以免影响热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品。
选择参数表格
型号温度范围内箱尺寸mm(W*D*H）外箱尺寸mm(W*D*H）输入功率载物托架JY-30LRT+10~250℃340*320*320620*530*490220V50HZ 800W2JY-30MRT+10~300℃220V 50HZ 850WJY-50MRT+10~250℃420*350*350710**520*520220V 50HZ 1100WJY-80LRT+10~250℃450*400*450740*580*630220V 50HZ 1100WJY-80MRT+10~300℃220V 50HZ 1550WJY-136LRT+10~250℃550*450*550840*660*730220V 50HZ 1550WJY-136MRT+10~300℃220V 50HZ 2050WJY-220LRT+10~250℃600*500*750880*720*930220V 50HZ 2050WJY-220MRT+10~300℃220V 50HZ 2450WJY-420LRT+10~250℃600*550*1300745*750*1670380V 50HZ 3500W3JY-420MRT+10~300℃380V 50HZ 4000WJY-620LRT+10~250℃800*600*1300945*800*1700380V 50HZ 4000W4JY-620MRT+10~300℃380V 50HZ 4500WJY-1000LRT+10~250℃1000*600*16001140*800*2150380V 50HZ 6000W5JY-1000MRT+10~300℃380V 50HZ 7500WJY-40A100℃~400℃350*350*350540*680*615380V 50HZ 2500W2JY-90A100℃~400℃450*450*450620*850*645380V 50HZ 5000WJY-220A100℃~400℃600*600*600650*760*750380V 50HZ 6000W温度分辨率0.1℃恒温波动率±1℃定时范围1-9999min工作环境温度5℃~40℃使用环境5℃～+28℃ ≤85%R.H☆相关性能参数是在设备空载条件下，环境温度为23度，湿度为55%RH所测得，由于产品不断更新，产品外观和型号如有改变，恕不另行通知，谢谢合作  立式YSL鼓风干燥箱