标题：天盛
天盛陶瓷
吴蕴初于1934年创建。
是继天厨（味精）、天原（为天厨厂提供原料之意）之后，吴氏“天”字号化工集团的第三部分。创建的初衷在于，为使天厨、天原所需耐酸陶瓷做到自给，从而降低成本，提高效益。
生产多种耐酸陶管、瓷板、陶质阀门及鼓风机等，创国产耐酸陶瓷工业之先河。
天盛（上海）传媒集团和欧洲足球频道
2006年，南广传媒的广东电视台与民营机构——天盛（上海）传媒集团共同合作推出了“欧洲足球”频道，使国内仅有的两个专业足球频道（注：另一个是中数传媒的“CCTV风云足球”频道）形成南北割据之势。同时，南广传媒组建了 天盛（上海）数字电视发展有限公司，负责在全国范围内对该频道进行B2C模式的市场营销与推广。 
所谓天盛WINTV、天盛足球频道、广东欧洲足球频道，其实都是一回事。 欧洲足球频道底气十足。除了独家的、全部场次的英格兰足球超级联赛之外，每月还提供近百场意大利足球甲级联赛实况转播。在07-08赛季欧洲足球频道拥有意大利甲级联赛、西班牙甲级联赛、葡萄牙超级联赛、英格兰冠军联赛、英超亚洲挑战杯、荷兰甲级联赛、巴西甲级联赛、英格兰联赛杯、西班牙国王杯、挪威超级联赛、瑞典超级联赛、苏格兰足总杯、欧洲联盟杯、日本职业联赛、法国联赛杯、法国足协杯、法国超级杯、欧青赛、欧锦赛预选赛等精彩足球赛事的直播，但后来由于金融海啸冲击下，欧洲足球频道被迫放弃大部分联赛的转播，只保留英格兰足球超级联赛的全部场次和意大利足球甲级联赛部分场次的直播。 
在亚洲，天盛的英超版权虽然仅仅限于中国大陆地区，但是天盛传媒一直用心制作节目，独家引进英格兰足球超级联赛英足总官方频道的信号，英足总英超官方频道是世界地区绝大部分英超转播商的首选频道。英足总英超官方频道除了有英格兰足球超级联赛场次的直播外，还拥有《英超精选》、《英超前瞻》等节目的播出，而香港NOW宽频也由于邀请到原ESPN资深粤语评述员——丁伟杰加盟解说英超，而在当地有一定的知名度。此外，天盛（上海）传媒集团旗下的电子体育频道虽有版权，但场次不多，每周最多只有二场英超直播，一场意甲直播，天盛欧洲足球频道插入国语解说。
天盛欧洲足球频道还首创设立两个节目制作中心，这两个节目制作中心分别在上海和广州，其中广州的节目制作中心由天盛传媒的控股股东之一的广东电视台负责，为球迷带来粤语评述的英超赛事直播，解说嘉宾是广东电视台体育频道的粤语评述员。而国语评述方面则由天盛传媒的上海节目制作中心全盆打理。
只要欧洲足球频道已经落地的数字有线用户，每月花188元，或者每年一次性付588元，就可以看到英超。但是，由于广东地区添加粤语解说，另外制作需要一定的成本，因此广东地区每年一次性需付688元就能享受激情英超。虽然天盛与全国有线电视联盟的谈判进行得并不顺利，因此不是所有地方都有机会接收天盛的信号。但是天盛还竭力与有线电视网络谈判，以力争将欧洲足球频道落地到全国各地。
频道特色赛事密集 全球至顶级的足球赛事一网打尽，每年380场英超比赛直播，百场意甲比赛直播 
报道全面 详尽报道各场直播赛事的赛前前瞻和赛后精华、专家预测分析、球评 
资讯丰富 每日足球新闻、各顶级俱乐部的最新资讯、球星花絮、经典战役 
多语种解说 包括国语、英语、及粤语，以全面满足国内外观众的需要 
画中画界面 同一时间所有赛事均有比分直播显示 
直播赛事意大利足球甲级联赛 英格兰足球超级联赛
欧洲足球频道是07-10赛季英超联赛中国大陆地区全媒体转播的唯一合法商，其中包括英超前瞻；英超精华； 英超世界；等高品质栏目。
解说嘉宾天盛欧洲足球频道拥有最佳解说阵容，前ESPN的国语解说员——苏东、李元魁和陈熙荣确认成为足球赛事直播的评述员，而粤语解说方面——陈宁、刘醒、何辉、罗海文已确认客串担任足球赛事直播的粤语评述员。
自从2007年天盛垄断了国内英超转播，进而进行收费转播后，英超联赛在国内的观众数量缩水了近1000倍，当年天盛正是在于ESPN的竞争中购得了英超联赛转播权。而此前，ESPN在大陆转播是转卖给各地方台，而地方台买了ESPN制作的转播，不需要球迷花钱看，而是靠广告收益的这种间接赢利模式。

原理
起搏器由脉冲发生器、电极及导线、电源3部分组成。电源供应电能，使脉冲发生器发放电脉冲(起搏脉冲)，经导线传到电极，电极与心肌接触而使起搏脉冲刺激心肌，即相当于一个人造的异位兴奋灶，引起心脏兴奋与收缩，即代替了窦房结工作或者直接刺激心室，使其按一定频率收缩，以保证脏器血液供应。起搏器对仍保持兴奋、收缩及心肌纤维间传导功能的心肌起作用，而对心肌兴奋、收缩功能丧失所致的心脏停搏无作用。
特点
埋藏式心脏起搏器 要求小、轻、薄、寿命长、多功能。采用低功耗的集成电路块制成发生电脉冲及控制电脉冲发放规律的电路，用锂电池作电源，一起全密封于钛合金外壳内。寿命可达10年,电极用铂－铱合金,耐腐蚀。导线一般用镍合金丝和拧成螺旋状，以柔软坚韧之硅橡胶或聚胺酯为绝缘鞘，永久性起搏器绝大多数采用心内膜电极，电极和导线制成导管形式，经静脉插入右心房及右心室，为与心内膜面附着牢靠，电极顶端制成伞状、倒刺状或螺旋状。少数采用心外膜－心肌电极，电极顶端制成螺旋状，从心外膜面拧入心肌内。
代码
常用起搏器的工作方式可用五个字码表示: 
第1个字码表示起搏器刺激哪个心腔，A=心房，V=心室，D=心房和心室双心腔； 
第2个字码表示起搏器能感知哪个心腔的自身激动，A=心房，V=心室，D=心房和心室都能感知，O=没有感知功能； 
第三个字码表示起搏器感知心脏自身激动后用什么方式反应,T=触发反应,I=抑制反应,D（或T/I）=既有触发反应，又有抑制反应，O=没有反应。 
第四个字码表示程序控制的性能，P=有单项程控性能，M=有多项程控性能，O=无程控和频率自适应性能，R=有频率自适应功能； 
第五个字码表示抗快速性心律失常的工作方式R=起搏,S=电击，D=起搏+电击，O=无抗心律失常功能。
类型
埋藏式心脏起搏器工作方式或性能的类型有以下几类。①固定频率型（或非同步型）心室起搏起搏器按规定的频率发放脉冲,刺激心室起搏,没有感知功能，对心脏的自身激动没有反应。这种工作方式适用于治疗心室率恒定缓慢的心律失常，以及用于短阵快速刺激。②心室同步型又可分为两类:一为R波触发型(VVT)，起搏器按规定的频率发放脉冲刺激心室。如果心室有自身激动(QRS)发生，起搏器能够感知，这自身激动的QRS波触发起搏器,使之立即发放一次电脉冲,但此电脉冲恰好与自身心搏的QRS波同时发生,故心室不能应激。以此触发的脉冲为起点，起搏器重新安排脉冲发放周期。在这次脉冲以后规定的时间内（相当于起搏器规定频率的周期）,若无自身心搏发生,则起搏器发放脉冲刺激心室起搏，以此机制避免起搏器与自身心搏的心律竞争。二为R波抑制型（VVI)，起搏器按规定的频率发放脉冲刺激心室起搏，如果心室有自身激动发生，起搏器能够感知。这自身激动的QRS波抑制起搏器,使下一次脉冲不按原来周期发放，而是从自身激动的 QRS波开始重新安排周期，在此QRS波后规定的时间内(相当于起搏器规定频率的周期),若无自身心搏发生，则起搏器发放脉冲，刺激心室起搏，以此机制避免起搏器与自身心搏的心律竞争。本型应用最广，习惯上称为心室按需起搏器，适用于各种类型的心室率缓慢的心律失常。③心房同步型原理同心室同步型一样，把电极置于心房,刺激心房起搏,起搏器又能感知心房的自身波动(P波),而重新安排脉冲的发放周期。感知心房自身激动而触发起搏器立刻释放脉冲者称为心房触发型(AAT),感知心房自身激动而抑制起搏器发放脉冲者称为心房抑制型 (AAI)。这种起搏方式适用于房室传导功能正常的窦率过缓患者。④心房同步心室起搏型 (VAT)心房和心室都放置电极，起搏器感知心房激动(P波)，于延迟0.12～0.20s后触发脉冲释放，刺激心室起搏。适用于心房节律正常的房室传导阻滞患者。⑤心房同步心室按需型 (VDD)起搏器对心房和心室的激动都能感知,感知心房的自身激动（P波）后，触发脉冲释放，刺激心室起搏，其间延迟约0.12～0.20s。如果在这段时间内,心室有自身激动（下传的QRS波或心室异位搏动）,则起搏器于释放刺激心室的脉冲以前,先感知心室的激动，此心室激动抑制起搏器释放刺激心室的脉冲。⑥房室顺序心室按需型 (DVI)心房和心室分别放置电极，每次激动，起搏器发出一对脉冲，分别刺激心房和心室,两者之间有0.12～0.20s延迟时间，保持房室收缩的生理顺序。起搏器能感知心室的自身激动而抑制脉冲释放。若自身心律的 R-R间隔短于起搏器的心房逸搏间期,起搏器不发放任何脉冲。若自身心律的R-R间隔长于起搏器的心房逸搏周期，起搏器首先发放脉冲刺激心房,若起搏的心房激动能下传心室（即P-R间期短于起搏器的A-V延迟时间），则此下传的QRS波抑制起搏器发放刺激心室的脉冲。若心脏的房室传导时间长于起搏器的A-V延迟时间,则起搏器释放刺激心室的脉冲，成为房室顺序起搏。这种起搏器适用于房率过缓伴有房室传导阻滞的患者。⑦房室全能型 (DDD)对心房和心室都能刺激，对心房和心室的自身激动都能感知。感知心房自身激动后，触发刺激心室的脉冲,其间有0.12～0.20s延迟时间。感知心室自身激动后抑制释放刺激心房及心室的脉冲。如果在 QRS波后规定的时间内（起搏器的最低频率限度）没有心脏自身的激动,则起搏器释放刺激心房的脉冲,如果在起搏的心房激动后规定的A-V间期内没有QRS波，则起搏器释放刺激心室的脉冲。故DDD型实际上包括了VDD型和DVI型两种工作方式,是治疗病态窦房结综合征合并房室传导阻滞比较理想的起搏方式。 
以上各种心房同步型和房室顺序型起搏方式都属于生理性起搏，由于它保持心房和心室的收缩顺序，其血液动力学效果比单纯心室起搏为优越。⑧抗快速性心律失常的起搏器用以治疗以折返激动为机制的反复性心动过速。起搏器感知心动过速后，释放脉冲，以非同步连续刺激、期前刺激、短阵快速刺激、扫描刺激等方式，终止心动过速。主要适用于阵发性室上性心动过速，亦可用于经过严格选择的阵发性室性心动过速。⑨具有程序控制功能的起搏器起搏器内具有微处理器，埋入体内后，由体外的程序控制器发出电磁信号，调变起搏器的工作方式及工作参数、频率、刺激强度、脉冲宽度、感知灵敏度、不应期、房室延迟时间、起搏 
工作方式等。这样起搏器根据患者的具体情况，施以最适工作方式及工作参数。