标题：一体化孔板流量计
概述
  一体化孔板流量计一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器（或差压变送器、温度变送器及压力变送器）配套组成的高量程比差压流量装置，可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量，广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量,是专业的一体化孔板流量计生产厂家。
孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照国家标准生产,1.国家标准GB2624-81<流量测量节流装置的设计安装和使用>;2.国际标准ISO5167<国际标准组织规定的各种节流装置>3.化工部标准GJ516-87-HK06
发展概况
调试说明简介　孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器（或差压变送器、温度变送器及压力变送器）配套组成的高量程比差压流量装置，可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量，广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
适用范围
1. 公称直径： 15 mm ≤DN≤1200mm  一体化孔板流量计2. 公称压力：PN≤40MPa 
3. 工作温度：-50℃≤t≤550℃ 
4. 量程比：1:10， 1:15 
5. 精度：0.5级，1级
技术参数
公称口径：　管道式：DN4～DN200　插入式：DN100～DN2000　精度等级：　管道式：±0.5级，±1.0级　插入式：±1.5级、±2.5级　环境温度：　-20℃～50℃　介质温度：　测量液体：-20℃～120℃　测量气体：-20℃～80℃　大气压力：　86KPa～106KPa　公称压力：　1.6 Mpa 、2.5Mpa 、6.4Mpa 、25Mpa　防爆等级：　ExdIIBT4　连接方式  一体化孔板流量计：　螺纹连接、法兰夹装、法兰连接、插入式等　直管段要求：气体：上游直管段应≥10DN，下游直管段应≥5DN　液体：上游直管段应≥20DN，下游直管段应≥5DN　插入式：上游直管段应≥20DS，下游直管段应≥7DS（DS为管道实测内径）　显示方式：　（1）远传显示： 脉冲输出、电流输出(配显示仪表)　（2）现场显示：8位LCD显示累积流量，单位(m3)　4位LCD显示瞬时流量，单位(m3/h)、电池电量、频率、流速　（3）温度压力补偿型：　A、显示标准瞬时流量及标准累计流量　B、显示当前压力、温度、电池电压　输出功能：　（1）脉冲输出，p-p值由供电电源确定　（2）4～20mA两线制电流输出　（3）单位体积脉冲输出及传感器原始脉冲输出　（4）带有RS485通迅接口　供电电源：　（1）DC5～24V　（2）标准型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上　（3）温压补偿型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用四年以上　传输距离：　传感器至显示仪距离可达500m  
工作原理
充满管道的流体流经管道内的节流装置，在节流件附近造成局部收缩，流速增加，在其上、下游两侧产生静压力差。
在已知有关参数的条件下，根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。其基本公式如下：
  c－流出系数　无量纲　
d－工作条件下节流件的节流孔或喉部直径
D－工作条件下上游管道内径
qm－质量流量　Kg/s
qv－体积流量　m&sup3;/s  &szlig;－直径比d/D 无量纲
流体的密度Kg/m&sup3;
可膨胀性系数　无量纲
结构特点
▲节省安装构造易于复制，简略、结实，功能不变牢靠，运用刻日长，价钱低价。 
▲孔板核算采用国际规范与加工 
▲使用局限广，悉数单相流皆可测量，局部混相流亦可使用。 
▲规范型节省安装无须实流校准，即可投用。 
▲一体型孔板装置更简略，无须引压管，可直接接差压变送器和压力变送器。
一体化孔板流量计结构
节流装置组成  一体化孔板流量计节流件：标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、1/4圆孔板、双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板等 
取压装置：环室、取压法兰、夹持环、导压管等 
连接法兰（国家标准、各种标准及其它设计部门的法兰）紧固件。
产品选型
型号说 明LY- LG节流装置（一体化孔板流量计 ）​代号按其结构特征的两大基本分类​K孔板​P喷嘴等​代号公称压力（105Pa）​2.52.5​1010​1616​2525​6464​100100​200200​代号口径(mm)​15～120015～1200mm​代号按其结构形式细分​H标准孔板（环室）​Y标准孔板（法兰）​K标准孔板（钻孔）​IISA 1932喷嘴​L长径喷嘴​W文丘利喷嘴​G经典文丘利管​S双重孔板​Q圆缺孔板​Z锥形入口孔板​R1/4圆孔板​P偏心孔板​N整体（内藏）孔板​X楔形孔板​T不在上述之列的特殊节流装置​代号介质​1液体​2气体​3蒸汽​4高温液体​代号补偿形式​N不带压力、温度补偿​P带压力补偿输出​T带温度补偿输出​Q带压力、温度补偿输出​代号变送器差压量程范围​0微差压量程​1低差压量程​2中差压量程​3高差压量程​代号是否带现场显示​W节流装置传感器​X智能节流装置（ 流量计）
注意事项
◆安 装
▲可水平、垂直或倾斜安装，应保证管内充满液体。 
▲节流装置前，后直管段应是直的，无肉眼可见弯曲，同时应是“圆的”，内壁应洁净，无凹坑与沉淀物。 
▲直管段长度要求及节流装置安装应符合GB/T26224—93有关规定。 
▲引压管路安装应符合标准规定的规范。 
◆订货须知 
订货时请详细提供以下数据： 
（1）被测介质 
（2）最大、常用、最小流量。 
（3）工作压力、工作温度 
（4）介质密度、粘度 
（5）管道材质、内径、外径 
（6）允许压力损失 
（7）取压方式
安装支架图
安装支架图册
  管装平支架  盘装弯支架  管装弯支架
调试说明
1、接上信号线、电源线　2、开启进口、出口阀门，进出口阀门开度要一致　3、打开不锈钢三阀组平衡阀，缓慢开启孔板高低压端的阀门，待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。　孔板流量计安装管道条件：　（1)节流件前后的直管段必须是直的，不得有肉眼可见的弯曲。　（2)安装节流件用得直管段应该是光滑的，如不光滑，流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。　（3)为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布，而且使这种分布成均匀的轴对称形，所以　1） 直管段必须是圆的，而且对节流件前2D范围，其圆度要求其甚为严格，并且有一定的圆度指标。具体衡量方法：　（A）节流件前OD，D/2，D，2D4个垂直管截面上，以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值，取平均值D。任意内径单测量值与平均值之差不得超过±0.3%　（B）在节流件后，在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值，任意单测值与D比较，其最大偏差不得超过±2%　2） 节流件前后要求一段足够长的直管段，这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关。　（4）节流件上游侧第一阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形式和β=0.7（不论实际β值是多少）取所列数值的1/2　（5）节流件上游侧为敞开空间或直径≥2D大容器时，则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D（15D）。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时，则除在节流件与局部阻力件之间设有附合规定的最小直管段长1外，从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D（15D）。
发展概况
流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元前1000年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国著名的都江堰水利工程应用宝瓶口的水位观测水量大小等等。17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论基础，这是流量测量的里程碑。自那以后，18、19世纪流量测量的许多类型仪表的雏形开始形成，如堰、示踪法、皮托管、文丘里管、容积、涡轮及靶式流量计等。20世纪由于过程工业、能量计量、城市公用事业对流量测量的需求急剧增长，才促使仪表迅速发展，微电子技术和计算机技术的飞跃发展极大地推动仪表更新换代，新型流量计如雨后春笋般涌现出来。至今，据称已有上百种流量计投向市场，现场使用中许多棘手的难题可望获得解决。　我国开展近代流量测量技术的工作比较晚，早期所需的流量仪表均从国外进口。　流量测量是研究物质量变的科学，质量互变规律是事物联系发展的基本规律，因此其测量对象已不限于传统意义上的管道液体，凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题。流量和压力、温度并列为三大检测参数。对于一定的流体，只要知道这三个参数就可计算其具有的能量，在能量转换的测量中必须检测此三个参数。能量转换是一切生产过程和科学实验的基础，因此流量和压力、温度仪表一样得到最广泛的应用。
应用领域
广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。