标题：中频直流高压发生器
简介：
中频直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点，有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能，带0.75倍电压锁存功能，并配有时间继电器，能在试验中设置定时声讯报警。整个仪器便于携带，操作方便，安  全可靠。
中频直流高压发生器采用了高频倍压电路，应用了最新的PWM高频脉宽调制技术，闭环调整，采用了电压大反馈，使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术，并根据电磁兼容性理论，采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式，并能承受额定电压放电而不损坏。适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验
英文
中频直流高压发生器 Intermediate frequency DC high voltage generator
别名
中频直流高压发生器又称高压发生器、高压直流发生器、直流高压发生器、直流发生器、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器。
特性：
1、具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好；
2、具有过压、过流、零压启动和故障保护功能，电压保护值可整定，显示直观；
3、电压、电流采用数码显示，且通电源就有读数，方便监视输出状态；
4、具有0.75倍电压换算，方便测试氧化锌避雷器；
5、结构紧凑、体积小、携带方便。
技术指标及使用条件：
1. 技术条件电源：AC220V±10%，50Hz±1%
l 输出电压指示精度：<1级
l 输出电流指示精度：<1级
l 纹波系数：≤0.5%
l 0.75倍输出电压指示精度：<1级，带锁存
2. 使用条件l 相对湿度：25℃时不大于85%，无凝露
l 工作方式：间断使用30分钟
l 环境温度：- 10 ~ 40℃
l 海拔高度：1500m以下
3. 保护功能l 内部过压保护, 内部过流保护
l 外部过压保护，外部过流保护或击穿保护
l 内部功率保护
l 非零点启动保护
l 定时声讯报警
4、主要技术指标3.1、输出电压极性：负极性 
3.2、工作电源：AC220V±10%,50HZ 
3.3、电压测量误差：满度2%±1d,最高分辨率0.1KV 
3.4、电流测量误差：满度1%±1d,最高分辨率0.1UA 
3.5、波纹系数优于1% 
3.6、电压稳定度：随机波动 电网变化±10%时≤0.5% 
3.7、工作方式：间断工作制,额定电压、电流下工作时间不少于30min 
3.8、环境温度：-10℃～50℃ 
3.9、相对湿度：≤85%（25℃） 
3.10、海拔高度：2000米
使用注意事项
1、控制箱上的显示灯、开关、旋钮等已标清楚，看此操作说明时请参照控制箱的面板上元器件名称使用。
2、倍压筒底盘侧面有（四）五芯插座为联接控制箱电缆之插座，底盘侧面有铜接线柱为接地端子作连接地线用。
3、附带的高压屏蔽电流表为数显微安表顶端上的插孔为连接被试品的线插孔，同时也作为电源开关，不用时请拔掉插头，就自动关闭电源。换电池时请将后盖旋下，换好后请将后盖旋紧。
如何使用:
中频直流高压发生器是提供高压直流源的仪器，在使用该仪器前必须先把仪器可靠接地。使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。使用直流高压发生器请用户必须按《电力安规》168条规定，并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时，应先将两个电源断开点明显断开。同时现场必须保持至少有三个工作人员在现场，这样才能有效的保证使用人员的安全。 　在打开仪器上的电源前要肯定直流高压发生器接的是220V交流电源，仔细的检查接线是否正确，同时也要检查高压放电杆的接线是否可靠。在直流高压发生器的升降压过程要保持缓升缓降，平稳升压是延长直流高压发生器的使用寿命最主要的要点之一。还有尽量避免过量程使用仪器。在每次试验结束后先把电位器回到零位，然后切断电源在进行对被试品的放电，放电过程分为两步，对大电容试品的放电应用ZS专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品，应先将放电棒逐渐接近试品，到一定距离空气间隙开始游离放电，有嘶嘶声，当无声音时可用放电棒放电，最后直接接上地线放电。当直流高压在200kV及以上时，尽管试验人员穿绝缘鞋，且处在安全距离以外区域，但由于高压直流离子空间电场分布的影响，会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等，否则会有轻微电击现象，此现象在干燥地区和冬季较为明显，但由于能量较小，一般不会对人体造成伤害。 　中频直流高压发生器控制箱电源为交流AC 220V±10%，50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源，则必须人为将电源有一点与大地联接。
操作方法及步骤
操作前准备将控制箱的输出电缆插座与倍压装置电缆插座用专用电缆连接好，本仪器由使用前检查其完好性，联接电缆不应有短路和断路；倍压筒应无凝露现象；用2.5mm2以上的铜线将控制箱接地与倍压装置接地端连接起来并可靠接地。
操作过程（1） 在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。 　（2） 插上电源线，打开电源开关 ，“高压分”指示灯（绿色）亮，“高压合”指示灯（红色）灭；电压显示表及电流显示表,以及0.75倍电压显示表显示均为零值。 　（3） 将电压、电流整定旋扭顺时针旋到底,电压调节旋扭逆时针旋到零位。（注：电压调节旋扭不在零位，无法启动“高压合”按键） 　（4） 轻按“高压合”按键，“高压合”指示灯（红色）亮，缓慢调节电压调节旋钮到所需电压值进行测试。测试时电压显示表指示试验电压值，单位为kV；0.75倍电压显示表11指示试验电压值的75%，单位位kV；电流显示表7指示试验电流值，单位为uA。 　（5） 在试品测试过程中按下0.75倍电压显示锁存按键，则0.75倍电压显示表显示值锁定，维持显示值不便，这样在做氧化锌避雷器试验时很方便地可作为参考电压。 　（6） 在任何时候按下定时开按键，则启动时间继电器，在记时到达预设的时间时，蜂鸣器发出报警讯响，同时切断高压输出。 　（7） 在试验过程中，如果负载电流超过仪器额定输出电流的0－10%时，“过流”指示灯亮，过流保护，防止损坏试品和仪器。 　（8） 在试验过程中，如果试验电压超过仪器额定输出电压的0－10%时，“过压”指示灯亮，过保护，防止损坏试品和仪器。 　（9） 试验结束后，反时针调节电压调节旋钮旋到零位后，电压显示表缓慢回到零位。当三个显示表显示零值后，轻按“高压分”按键，此时“高压合”指示灯（红色）灭，“高压分”指示灯（绿色）亮，再关掉电源开关。 　（10） 当被试品电容量很大时，电压调节旋钮旋到零位均调到零位后，输出电压显示表迟迟不能回零，则先按“高压分”按键，再关机。然后用放电棒将试品放电，再拆除被试品接线。
保护的设定
仪器设置了过压保护，过流保护及内部功率保护，其中过压保护，过流保护可由外部人为设定，而功率 　在仪器出厂时已确定，不能由外部确定。 　（1） 过压保护 　在试验时，如果不需要设定时，可将电压整定旋钮顺时针旋到最大，这时过压保护在超过额定输出电压动作，过压保护指示灯亮。 如果需要设定过压保护值时，在试验前，可先不接被试品，将电压整定旋钮顺时针旋到最大，然后按前述操作过程升压至所需电压值，再将电压整定旋钮逆时针旋到过压保护值时且过压保护指示灯（黄色）亮，此时过压保护值即设定。然后关掉电源开关，用接地棒将高压接地放电，接上试品即可试验，此时试验电压超过设定值时将自动切断高压，过压保护动作。 　（2） 过流保护 　在试验时，如果不需要设定时，可将电流整定旋钮顺时针旋到最大，这时过流保护在超过额定输出电流动作，过流保护指示灯（黄色）亮。如果需要设定过流保护值时，在试验前，可先接上被试品，将电流整定旋钮顺时针旋到最大，然后按前述操作过程升压至所需电流值，再将电流整定旋钮逆时针旋到过流保护值时且过流保护指示灯（黄色）亮，此时过流保护值即设定。然后关掉电源开关，用接地棒将高压接地放电，接上试品即可试验，此时试验电流超过设定值时将自动切断高压，过流保护动作。  
故障及处理
No现象原因处理1. 接通电源开关，电源开关指示灯不亮，各个表头无显示电源接触不良；保险断开检查进线电源及线路连接；更换保险2. 控制箱“启动”指示灯亮而无高压输出信号输出电缆接触不良或有断路、短路现象检查电缆是否没有可靠连接或有断路短路现象3. 开机后能升压但电压电流表无显示测量输入电缆接触不良或有断路、短路现象检查电缆是否没有可靠连接或有断路短路现象4. 不能合闸1) 粗调和细调电位器不在零位或损坏
2) 上次操作有过压或过流动作1）粗调和细调电位器回零或更换
2）关闭电源开关，再次打开特别注意： 1。在电缆耐压试验过程中，升压过程应匀速缓慢，降压过程也应匀速缓慢，同时应在高压输出端加上保护水阻。否则，反电压易损坏仪器。
2．仪器试验时，接地必须良好，应选择地网或地桩，不可在无接地的情况下试验。