标题：灼热丝试验仪
产品介绍
本试验仪依据 IEC60695 - 2 - 10 / 11 / 12 / 13、GB5169.10、GB5169.11及 GB4706.1《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》中所规定的有关条款设计制造。
材料燃烧试验的测试仪器设备，灼热丝试验仪根据灼热丝试验标准中“灼热丝试验测试方法”的要求设计制造，瀚阳仪器浙江办事处-模拟灼热元件或过载电阻之类的热源或点火源在短时间所造成的热应力，瀚阳仪器浙江办事处-灼热丝试验装置适用于电工电子产品、家用电器及其材料进行着火危险试验，也用于无火焰引燃源着火试验，以测定相关材料的灼热丝起燃温度和可燃性、耐燃指数。
在设备内部容易使火焰蔓延的绝缘材料或其他固体可燃材料的零件可能会由于灼热丝或灼热元件而起燃。在一定条件下，例如流过导线的故障电流、元件过载以及不良接触的情况下，某些元件会达到某一温度而使其附近的零件起燃。
灼热丝试验仪将规定材质(Ni80/Cr20)和形状的电热丝（Φ4 mm的镍铬丝）用大电流加热至试验温度 ( 550 ℃ ～ 1000 ℃ 1min 后，以规定压力 (1.0N) 垂直灼烫试品 30s ，视试品和铺垫物是否起燃或持燃时间来测定电工电子设备成品的着火危险性；测定固体绝缘材料及其它固体可燃材料的起燃性、起燃温度 (GWIT) 、可燃性和可燃性指数 (GWFI) 。
测量灼热丝的温度用标称值径为0.5mm的铠装细丝热电偶，线材为镍铬和镍铝（K型）丝，适合在温度高达960℃条件下连续运行，它们的焊接点位于铠装套内，用于测量灼热丝温度的热电偶，其铠装套的金属至少能耐1050℃的温度。
校准：温度测量系统的校准温度为960℃，标准方法是用纯度为99.8%、厚 0.06mm、边长 2mm 的正方形银箔放在灼热丝顶部的上表面。当灼热丝加热到使银箔熔化时，温度为 960℃±15℃。
测试灼热丝温度的热电偶，其铠装套的金属至少能耐1050度的温度。
产品规格
箱体内容积≥0.5 立方米，带玻璃观察门箱内照度小于 20LUX灼热丝温度常温 + 10℃ ~ 1000℃ 可调节， 
测温采用 ?0.5mm 镍铬铠装 ( K 型 ) 进口热电偶温度容许误差500 ~ 750℃±1℃；750 ~ 1000℃±1℃灼热丝对样品
施加的力0.8N ~ 1.2N，并限制压入深度为 7mm灼热丝灼热丝是用直径为 4mm 的镍 / 铬（80/20）丝制成的
标准要求尺寸的环；灼热丝在没有弯曲之前的直径为
4.0 +/- 0.04mm，弯曲之后不得降低到 90%，其他
尺寸均按照标准要求的误差要求进行制作；灼热丝尖部靠近
测试样品的移动
速度10mm/s - 25mm/s；计时器0 ~ 99 分 99 秒范围内可调，精度：±0.1 秒
灼热时间 (Ta) 可设定，起燃持续时间
(Ti) 及火焰熄灭时间 (Te) 可记录产品特点本试验仪控制系统自动化，启动后装夹试样的小车会
自动将试样运行到灼热丝处，到达设定的灼热时间后
会自动返回，内部为黑色背景，带有抽风和照明装置
，时间温度数字显示，观察记录方便，使用稳定可靠。电源AC 220V / 50Hz
Glow Wire Tester:
Product details :Model ZLT-GTR:
The device is designed to carry out fire hazard testing on electrotechnical products in accordance with the provisions of International standards.
The control unit is supplied with all the controls and metering necessary to accurately set the temperature of the glow wire. The wire current is continuously variable by means of the panel-mounted controller and is monitored by the built-in ammeter. A digital temperature indicator is fitted which, in conjunction with the thermocouple supplied, accurately measures the glow wire temperature. The electrical circuit of the control unit is fully protected by fuses and a miniature circuit breaker and incorporates mains on/off switching and push button control of the output current. Self contained cabinet with large viewing window and dark colored interior.
SPECIFICATIONS::::::::::::::::::
Basic introduction::::::::::::::::::
1.The device is designed to carry out fire hazard testing on electrotechnical products in accordance with the provisions of International standards.
2.The control unit is supplied with all the controls and metering necessary to accurately set the temperature of the glow wire. The wire current is continuously variable by means of the panel-mounted controller and is monitored by the built-in ammeter.
3.A digital temperature indicator is fitted which, in conjunction with the thermocouple supplied, accurately measures the glow wire temperature. The electrical circuit of the control unit is fully protected by fuses and a miniature circuit breaker and incorporates mains on/off switching and push button control of the output current. Self contained cabinet with large viewing window and dark colored interior.
::::::::::::
Technical parameters::::::::::::
1, Glow wire temperature: 500 ~ 1000 °C± 2 °C continuous adjustable
2, Searing time: 0-999.9 s ± 0.1 s adjustable (usually selected for 30s)
3 Light-off time: 0-999.9 s ± 0.1 s, automatic recording, manual timeout
4, Fireouttime: 0-999.9 s ± 0.1 s, automatic recording, manual timeout
5.Glow Wire Element Ni/Cr wire, diameter: 4mm
6.Current Range: 0 to 200 A
7.Thermocouple: Type K (Ni/Cr - Ni/Al)
8.Thermocouple Size O/D: 0.5 mm
9.Temperature Resolution: 1C
10.Traverse Unit: Horizontal
11.Force: 1 N±0.2N
12.Maximum Travel : 14.5 cms
灼热丝试验仪性能特点
采用吸合式继电器​来控制灼热丝烧入样品的深度，并且具有可调节作用，同时配备测量量规，具有准确快捷的特点。
采用英国进口热电偶，温控准确。热电偶配件采用非标航空插座​和特殊热电偶焊接方法连接，接插和更换方便快捷。
灼热丝接触被测物品时，设备继续供电，样品车退回后2S内切断电流，保证试验准确进行。
配备网状转接样品夹具（选配件），方便装夹异型和小型试品。
照明灯具采用标准防爆灯具，符合安全标准。
采用进口的电流表、时间继电器和计数器，其他元器件采用国产名牌。
灼热丝试验仪技术参数
1、 灼热丝温度：500~1000℃±2℃连续可调
2、 灼热时间：0-999.9s±0.1s可调 (一般选择为30s)
3、 起燃时间：0-999.9s±0.1s，自动记录，手动暂停
4、 熄灭时间：0-999.9s±0.1s，自动记录，手动暂停
5、 热 电 偶：Φ0.5mm进口铠装（K型）热电偶
6、 灼 热 丝：Φ4 mm的镍铬丝
7、 烫入深度：7mm±0.5mm
8、 样品压力：1N±0.2N
9、 试验速度：14mm/s
10、试验背景：黑背景
11、试验过程：试验程序自动控制，独立抽风
12、参照标准：GB/T5169.10-2006 , IEC60695-2-10：2000，UL746A
13、工作室体积：0.5 立方，不锈钢机箱（可根据客户要求定做0.75 立方或 1 立方 ）
14、设备外尺寸：1000mm宽×650mm深×1300mm高
灼热丝试验仪用途
灼热丝试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器​、电工仪表、信息技术设备、电气设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。 [1]