标题：低气压试验箱
产品用途
低气压试验箱主要用于试验工件在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验，并或同时对试件通电进行电气性能参数的测量。[1-2]
规格型号
列表一型号规格
工作室尺寸（D*W*H）mm
外形尺寸（D*W*H）mm
温度范围
BJYSL-DQY-100
450×450×500
1150×1050×1750
A:-20℃～200℃
B:-40℃～200℃
C:-60℃～200℃
BJYSL-DQY-225
500×600×750
1200×1100×1900
BJYSL-DQY-500
700×800×900
1450×1400×2150
BJYSL-DQY-800
800×1000×1000
1500×1550×2200
BJYSL-DQY-010
1000×1000×1000
1720×1580×2280
列表二型号：LRHS-102A-LF[3] 直径*壁厚*计量筒高（mm） 450×450×500 　　型号：LRHS-225A-LF 直径*壁厚*计量筒高（mm） 500×600×0×750 　　型号：LRHS-504A-LF 直径*壁厚*计量筒高（mm） 70*0×800×900 　　型号：LLRHS-800A-LF 直径*壁厚*计量筒高（mm） 800×1000×1000 　　型号：LRHS-010A-LF 直径*壁厚*计量筒高（mm） 1000×1000×1000 　　型号：LRHS-015A-LF 直径*壁厚*计量筒高（mm） 1200×45×1327
真空系统
1.真空系统组成:真空系统是获得真空度和测量控制真空度的组成部分，由真空测量系统和真空获得机组组成　　2.真空度测量:真空度测量采用压力传感器进行测量该真空规采用压力应变实现真空度测量，测量数据为线形电信号，可直接输入设备控制器进行显示和控制　　
技术指标
压力偏差 常压～40Kp：±1.8Kpa；40Kp～4Kpa：±4.5%；4Kp～0.5KPa：±0.1Kpa 　　温度范围 A:-20℃～150℃ B:-40℃～150℃ C:-60℃～150℃ D:-70℃～150℃ 　　压力范围 常压～0.5kPa 　　降压时间 ≤45min（常压～0.5kPa）　　温度波动度 ±0.5℃（常压，空载） 　　温度均匀度 ≤±2℃（常压，空载） 　　温度偏差 ≤±3℃（常压，空载） 　　升温速率 1.0～3.0℃/min 　　降温速率 0.7～1.0℃/min 　　控制系统 控制器 西门子PLC控制器、西门子彩色液晶显示触摸屏 　　精度范围 设定精度：温度±0.1℃，指示精度：温度±0.1℃，解析度：±0.1℃ 　　温度传感器 铂金电阻 PT100Ω/MV 　　压力传感器 电子式压力变送器 　　加热系统 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 　　制冷系统 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 　　循环系统 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 　　使用材料 外箱材质 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 　　内箱材质 SUS304不锈钢优质镜面光板 　　保温材质 聚氨脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 　　门框隔热 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 　　安全保护 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 　　定时功能 0.1～999.9（H、M、S）可调 
控制仪表
采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表，  7英寸高清真彩液晶触摸显示屏；带给您触觉和视觉的尊贵与舒适；
显示分辩率: 温度：0.1℃(显示范围)；时间：0.1min；湿度：0.1%RH(温湿度试验设备)；
感温传感器：PT100铂金电阻测温体；
控制方式：热平衡调温调湿方式，采用P·I·D+S·S·R系统同频道协调控制；具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定；
具有1000段程式、每段可循环999步骤的容量，每段设定最大值为99小时59分；10组程序链接功能；
控制器可存储600天内历史数据(24小时运行状态下，记录间隔1min以上，温湿度数据同时记录时)，且可回放上传的控制内历史数据曲线；
可随时插入U盘导出或上传数据，并可通过随机赠送软件在电脑查看或转成EXCEL格式；
仪表配备USB端口，可直接通过端口驱动微型打印机预览及打印（选配）；
设备具有强大的网络监视、控制网络功能，即使您不在机器旁边，也可以在电脑上对实时操作、监控。对设备的运行情况了如指掌；
控制器面板标配有10M/100M以太网络接口，自动获取IP地址远程控制。可支持实时监控、历史曲线回放、程序编辑、FTP上传下载、历史故障查看、远程定值/程序控制等功能；
附属功能: 故障报警及原因、处理提示功能；断电保护功能；上下限温度保护功能；日历定时功能(自动启动及自动停止运行)；自诊断功能。
使用条件
1、安装场地
地面平整，通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间，
2、供电条件
电源要求：AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率：总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用（建议电源开关容量：32A）
3、环境条件
环境温度：5℃～+30℃（24小时内平均温度≤30℃）
环境湿度：≤85%RH
4、供水条件（仅限湿热型及需要用水设备）
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
5、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门，会造成箱内的温、湿度波动；在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽，可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
低气压试验箱主要用于航空、航天、信息、电子等领域，确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验，并或同时对试件通电进行电气性能参数的测量。
注：本设备为非标订制产品，温度、湿度、负压、尺寸均可按客户要求定制。
一、规格与技术参数(单位：cm)
型号：LP/DQY-102 直径*壁厚*计量筒高（mm） 45*45*50 
型号：LP/DQY-225 直径*壁厚*计量筒高（mm） 50*60*75 
型号：LP/DQY-504 直径*壁厚*计量筒高（mm） 70*80*90 
型号：LP/DQY-800 直径*壁厚*计量筒高（mm） 80*100*100 
型号：LP/DQY-010 直径*壁厚*计量筒高（mm） 100*100*100 
型号：LP/DQY-015 直径*壁厚*计量筒高（mm） 1200*4.5*1327
二、技术指标
压力偏差 常压～40Kp：±1.8Kpa；40Kp～4Kpa：±4.5%；4Kp～0.5KPa：±0.1Kpa 
温度范围 A:-20℃～150℃ B:-40℃～150℃ C:-60℃～150℃ D:-70℃～150℃ 
压力范围 常压～0.5kPa 
降压时间 ≤45min（常压～0.5kPa）
温度波动度 ±0.5℃（常压，空载） 
温度均匀度 ≤±2℃（常压，空载） 
温度偏差 ≤±3℃（常压，空载） 
升温速率 1.0～3.0℃/min 
降温速率 0.7～1.0℃/min 
控制系统 控制器 西门子PLC控制器、西门子彩色液晶显示触摸屏 
精度范围 设定精度：温度±0.1℃，指示精度：温度±0.1℃，解析度：±0.1℃ 
温度传感器 铂金电阻 PT100Ω/MV 
压力传感器 电子式压力变送器 
加热系统 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 
制冷系统 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 
循环系统 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 
使用材料 外箱材质 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 
内箱材质 SUS304不锈钢优质镜面光板 
保温材质 聚氨脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 
门框隔热 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 
安全保护 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 
定时功能 0.1～999.9（H、M、S）可调 
电源电压 AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 
使用环境温度 5℃～+30℃ ≤85%R.H 
三、参照标准
GB10590-89 低温/低气压试验箱技术条件；
GB15091-89 高温/低气压试验箱技术条件；
GB11159-89 低气压试验箱技术条件；
GB/T2423.25-1992 低温/低气压综合试验箱；
GB/T2423.26-1992 高温/低气压综合试验箱；
GJB150.2-86 低温/低气压（高度）试验；
四、控制系统
1、温度控制仪表采用进口触摸屏，可编程微电脑PID控制SSR输出运行，全进口超大液晶彩色触 摸屏 幕画面
2、控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示； 
3、具有120组程式、每组99段、每段可循环999步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分；
产品用途：高低温低气压试验箱主要用于航空、航天、信息、电子等领域，确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验，并或同时对试件通电进行电气性能参数的测量。
五、设备使用条件
1、环境温度：5℃～+32℃（24小时内平均温度≤28℃）
2、环境湿度：≤85%R.H
3、电源要求：AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制
4、预装容量：10KW