标题：高压开关机械特性测试仪
简介：
别名简称高压开关特性测试仪，又称高压开关测试仪。
  高压开关机械特性测试仪英文简称：High Voltage Switchgear Mechanical Characteristics Tester.
高压开关机械特性测试仪，是一种全新检测高压断路器机械动特性的专用仪器。高压开关机械特性测试仪采用高科技技术，集计算机、打印机、测量接口电路、操作电源等于一体，是高压断路器检测的新专用仪器。高压开关机械特性测试仪上配置了两种适用于不同距离、精度测试的位移传感器，由仪器自动识别系统对选用的传感器进行识别，完成对少油、多油、六氟化硫、真空高压断路器的测距、测速。在仪器的设计上，只需一次合（分）动作，即能将六个断口的全部数据采样记录下来，用单键操作显示测量结果，并能打印记录测量数据，打印六个断口的电流波形图及一个断口的动触头时间特性曲线图。
高压关机特性测试仪是针对各种高压开关研制的一种通用型电脑智能化测试仪器。高压关机特性测试仪应用光电脉冲技术，单片计算机技术及可靠的抗电磁辐射技术，配以精确可靠的速度/距离传感器，可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等高压开关的机械性参数的调试与测量。该仪器接线方便、操作简单、操作时只需一次合（分）动作便可得到合（分）闸全部数据。并能打印所需的全部数据，断口电流波形和动触头运动曲线，便于分析保存。
介绍：
高压开关机械特性测试仪应用光电脉冲技术，单片机技术及可靠的抗电磁辐射技术，配以精确可靠的速度/距离传感器。高压开关机械特性测试仪主要特点是采用人机对话的方式操作，汉字打印测量结果。适用于不同厂家制造的各种类型的（真空、多油、少油、SF6等）高压开关机械特性及相关参数的（时间、同期、弹跳、速度、行程等）特性测试。
仪器特点
>可做电动操作和手动操作
>适且500KV电压等级以内各种高压断路器的机械动特性测试
>可实测行程和自定义行程
>能够实现断路器的单合、单分、合分、重合,重分操作
>接线方便，操作简单，操作时只需一次合（分）动作便可得到合（分）全部数据，可选择保存50组数据，提供后期查询和上传电脑永久保存,也可现场调阅打印所有数据及运动曲线图
>机内配有时钟电路，可显示当前年、月、日、时、分、秒即使断电，也能自动保存设置数据及测试数据
>机内带有延时保护功能断路器动作后能自动切断动作电源，很好的保护了断路器设备和高压开关测试仪
>仪器内置直流电源,可选择范围：30-270V/10A，不存在常规整流电源输出瞬间的电压跌落,用以试验开关动作电压非常精确
>能动态地为您分析出断路器每1ms时间内的、行程、速度之间的关系
>可配置上传软件，实现电脑存档和网上查阅， 打印。
可测试作何型号种类的断路器
仪器测试功能
执行标准：DL/ T846.3-2004、GB1984-2003
高压开关特性测试仪是我公司依据最新的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本，参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分，DL/T846.3-2004高压开关综合测试仪为设计依据，为进行各类断路器动态分析提供了方便，能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器合（分）闸顺序、合（分）闸最大时间、三相不同期、同相不同期、合（分）闸时间、动作时间、弹跳时间、弹跳次数、弹跳幅、行程、开距、超行程、过行程、刚合（分）速度、最大速度、平均速度、金短时间、无流时间、电流波形曲线(动态)、时间行程速度动态曲线(ms)、时间行程速度动态曲线(mm)等机械动特性参数。
仪器技术参数
>时间测试范围：1—499.9ms 分辨率：0.01ms 精度≤0.1ms
>速度测试范围：15ms 分辨率：0.01m/s 精度±1%读数+2个字
>行程测试范围：不 限 分辩率：0.01mm 精度±1%读数+2个字
>直流电源选择范围：25-265V/10A 分辩率：1V 精度≤±1%
>工作电源：AC220V ±10% 频率：50Hz ±5%
>环境温度：-10°C~40°C 相对湿度：≤85%
>绝缘电阻：≤2MΩ 
>介电强度：电源进线对机壳能承受1.5KV1分钟的耐压测试。
测试原理
高压开关机械特性测试仪采用回路电阻测试的四端接线方法,实际上是测试开关动作过程中的动态电阻,可以用来测试西门子3AQ和3AT系列石墨触头的SF6高压断路器.动态电阻测试通道的工作原理是在断路器石墨触头的两个端子上加载10A恒流源,通过接在断路器两端的另外两根测试信号线(电压信号),测试石墨触头动作时200mV内的动态电压变化波形,由此来测定断路器金属触头的位置,再根据石墨触头的长度来推断出石墨触头真实确切的位置.
用途
该仪器适用于进口、国产各厂家少油、多油、真空、六氟化氯（SF6）等高压开关的机械特性测试，亦适用于电磁动作类电器（如接触器、继电器等）的时间测试，自带操作电源。
测试仪特性
随着社会的发展，人们对用电的安全可靠性要求越来越高，高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务，其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。高压开关机械特性测试仪，是我厂依据最新的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本，参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分，DL/T846.3-2004高压开关综合测试仪为设计依据，为进行各类断路器动态分析提供了方便，能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。
技术参数
环境组别：属GB6587.1-1986《电子测量仪器环境试验总纲》中的Ш组仪器.
1． 时间测量：12路 
固有分闸（合闸）时间 
分闸（合闸）相内不同期 
分闸（合闸）相间不同期  高压开关机械特性测试仪合闸（分闸）弹跳时间（弹跳次数）
测试范围：0.1ms～999.99ms
准确度：0.5%±（1%读数+2个字）
2． 速度测量：刚分（刚合）速度 
指定时间段（行程段或角度段）平均速度
分闸（合闸）最大速度
测速范围：1mm传感器 0.01～25.00m/s，
0.1mm传感器 0.001～2.50m/s，
0.5°角度传感器 1周波/ 0.5°
准确度：1mm传感器 ±（1%读数+1个字）
0.1mm传感器 ±（2%读数+1个字）
0.5°角度传感器±（1%读数+1个字）
3． 行程测量：动触头行程（行程） 
接触行程（开距） 
过冲行程
反弹行程（幅值）
传感器：50mm，分辨率:0.1mm
传感器：300mm（选配），分辨率:1mm
角速度B1传感器：360°，分辨率:0.5 °，准确度：±1%
4． 显示屏：320×240液晶屏，对比度可调
5． 数据存储：可存储100组测量数据
6． 打印机：高速热敏打印机
7． 交流电源：AC 220V ± 10%；50Hz ± 2%
8． 直流电源：输出电压：30～260V连续可调，输出电流：≤15A(短时)
9． 主机体积：380×280×140mm
10．使用环境： -10℃~+50℃
11．相对湿度：≤90%
术语定义
a) 三相不同期：指开关三相分（合）闸时间之间的最大及最小值差值。
b) 同相不同期：指六断口以上的开关，同相断口的分（合）闸时间差。
c) 弹跳时间：指开关的动、静触头在合闸过程中发生的所有接触、分离（即弹跳）的累计时间值（即第一次接触到完全接触间的时间）。
d) 分闸时间：处于合闸位置的断路器，从分闸脱扣带电时刻到所有各极弧触头分离时刻的时间间隔。
e) 合闸时间：处于分闸位置的断路器，从合闸回路带电时刻到所有极的触头都接触时刻的时间间隔。
f) 重合闸时间：重合闸循环过程中，分闸时间的起始时刻到所有各极触头都接触时刻的时间间隔。
g) 刚分（合）速度：指开关动触头与静触头接触时的某一指定时间内，或某一指定距离内的平均速度，以10ms为例，对分闸而言是指分闸后10ms内的平均速度，对合闸而言是合闸 前10ms内的平均速度。
h) 开距：指开关从分状态开始到动触头与静触头刚接触的这一段距离。
i) 分（合）闸最大速度：指分（合）闸瞬时速度中的最大值，一般来说，该值应出现在开关刚分开或合上的这一段这一点可从速度、行程曲线中判断。
j) 分（合）闸平均速度：指开关动触头在整个动作过程中的行程与时间之比。
日常保养
· 本仪器是一台精密贵重设备，使用时请妥善保管，要防止重摔、撞击。在室外使用时尽可能在遮荫下操作，以避免液晶光屏长时期在太阳下直晒
仪器平时不用时，应储存在温度-10～40。C，相对湿度不超过80%，通风、无腐蚀性气体的室内。潮湿季节，如长时期不用，最好每月通电一次，每次约1小时。
安全要求
请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止该产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，该产品只可在规定的范围内使用。
1.只有合格的技术人员才可执行维修，防止火灾或人身伤害。
2.使用适当的电源线。只可使用该产品专用、并且符合该产品规格的电源线。
3.正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。
4.产品接地。该产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与该产品输入或输出终端连接前，应确保该产品已正确接地。
5.注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意该产品的所有额定值和标记。在对该产品进行连接之前，请阅读该产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。
6.请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作该产品。
7.使用适当的保险丝。只可使用符合该产品规定类型和额定值的保险丝。
8.避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
9.在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑该产品有损坏，请联系维修人员进行检查，切勿继续操作。
10.测试结束后要等放电完毕再拆除测试线。