标题：振动试验台
振动试验台用途
用于模拟玩具、电子、家具、包装、汽车零部件以及其它涉及到运输的产品和货物在运输过程中的环境，检测其产品结构的耐振性、可靠性和完好性。
型号规格
振动频率
振动方向
LD--L
电源频率
垂直
LD--HL
电源频率
水平
LD--TL
电源频率
垂直+水平
LD-P
1～600HZ
垂直
LD-HP
1～600HZ
水平
LD-TP
1～600HZ
垂直+水平
LD-T
1～5000HZ
垂直
LD-HT
1～5000HZ
水平
LD-TT
1～5000HZ
垂直+水平

振动试验台特点
1、数字显示振动频率；
2、同步静噪皮带传动，噪声极低；
3、试件夹装采用导轨式，操作方便，安全；
4、机台底座采用重型槽钢配减振胶垫，安装方便，运行平稳；
5、回转式振动（俗称跑马台）符合欧美及国际运输标准；
6、RS-8409适用于大型家具、大型家电产品作振动测试；
  RS-8409
正弦振动
振动试验台是用于在实验室内模拟真实振动环境效应的试验设备，振动试验是在振动台上采用不同的输入信号激励样品。振动试验主要分为正弦和随机振动，由于两者的物理过程不同，在两者之间没有严格的等效关系，所以在选择试验方式时，切勿进行正弦到随机的严酷度等级转换。
正弦振动试验使用固定或变化的频率和幅值的正弦信号，在每一瞬间时仅施加一个频率，试验条件包括频率范围或固定频率、振幅和试验持续时间。
真实环境中正弦振动很少一单一频率的振动形式独立出现。即使在旋转的机械上直接测量加速度时也是这样。如齿轮和轴承，实际存在的公差和间隙，通常导致在频率上有微小的变化。旋转机械的随机特性也会发生某种形式的随机振动。
正弦振动可以描述为确定性运动，遵循确定的规律，完全可以从过去的状态来确定未来任意指定时间的状态。在进行正弦扫频试验过程中，改方法通常用来确定出现失效的时刻，因为这个失效很可能是和特定频率密切相关的，而用随机振动试验试验方法这种相关效果不是很明显。当然，相对于随机试验方法，正弦试验方法通常需要用更长的时间激发出失效，这是因为每次扫频过程中，在每个共振点上只作用很短的时间。尽管在任一时刻只施加一个频率，如果扫频速率足够慢，确实可以使得样品的特定共振峰达到最大。也可以用来发现潜在的破坏性共振点，尤其是在设计和研制试验中。
正弦振动试验的另一个用途是在以下频率上的驻留试验：
A、已知的强迫频率；B、样品的谐振频率
适用标准
EN71 ISTA-IA/IB ASTM3580GB/T4857.7 ISO02247国际运输标准  RS-8413
技术参数
型号
RS-8413
RS-8409
振动频率
100-300rpm
振幅
25.4mm
定时器
0-999.99小时
振动方式
回旋式（跑马式）
最大载重
100kg
1000kg可选2000kg
有效工作台面积
1000x1000mm
2500x1500x1500mm
电机功率
1HP(750w)
15HP(11kw)
主机尺寸
1100x1300x650mm
2600x1600x2150mm
机台重量
约300kg 
约3500kg
电源
AC220V 10A
AC220V 30A
1、垂直+水平调幅振动试验机符合GB2423试验标准。
最大试验负载：100kg　
频率范围：电源频率
扫频范围：无　 
振幅（可调范围）：0-5mmp-p
最大加速度：20g　
振动方向：垂直+水平
振动波形：正弦波　 
振动机功率：2.2kw
振动台面尺寸：50x50cm　
台体尺寸(L*H*W )：水平50*26.5*50cm 垂直50*20*50cm
电源电压：220V　 
最大电流：5A2、垂直/水平调幅/调频/扫频振动试验机试验负载：100kg 
频率范围：2Hz-600Hz
扫频范围：2Hz-600Hz　 
振幅（可调范围）：0-5mmp-p
最大加速度：20g 　 
振动方向：垂直
振动波形：正弦波 
可程序：2Hz-100Hz
倍频：2Hz-100Hz 
振动机功率：2.2kw
振动台面尺寸：50x50cm 台体尺寸(L*H*W)：水平50*26.5*50cm 垂直50*20*50cm
电源电压：220V 
最大电流：5A
通讯接口：可连接电脑做控制.储存.记录.打印之功能
时间控制：可程序.调频.扫频.倍频.对数皆能满足各标准时间设置
频率可显示到0.01Hz,精确度：0.1Hz
使用方法
1、将机台置于平整之地面，防振胶垫应落实而不会出现前后、左右晃动，将机台电源接牢。机器电机为两 相电机，请与供电电源接牢；
2、打开机器电源开关，将试验所需时间设定好：HMS依次为H小时、M分钟、S秒；表盘上‘+、—’，依序 将数字1-9拔到所需档；
3、调动高速旋扭相应转速在显示表上显示，目视机台运行转正常，将转速调低，关掉电源；
4、将试件置于工作台面，移动活动围栏将试件固定于台面中心位；
5、打开机台电源，重启机台，调整相应转速，待试验时间到达设定时间后，停机检验试件；
6、如需按ISTA-IA国际运输标准做测试，则需用随机附带之标配块置于试件（被测包装件）下部，当机台运行速度达到300rpm时，用手将标准块从试件一侧顺利地推过试件底部；
操作指南
振动试验台操作分为两个步骤，首先是按照使用说明书安装好振动试验台，然后根据客户自身需要选择振动方式（五种振动方式可供设定），设定完毕后，打开开关开始工作。下面武汉尚测试验设备有限公司仔细讲解一下这两个操作步骤。安装振动试验台振动试验台安装场地一定要平稳，因为做振动试验，所以设备开始工作的时候振动会很强烈，地面不平整会影响振动试验的精确度，不平稳的工作环境还容易产生噪声、损坏设备。接着把振动台体的输入线接到控制箱的输出孔里（垂直输入孔接15厘米的台面，水平输入孔接25厘米台面）。台面放置好后接上电源220V/50HZ。接着开始第二个步骤设定振动方式的参数。振动方式振动试验台振动功能有五种：定频振动、扫频振动、可程式振动、倍数振动、对数振动。
1、定频振动只能设定一个振动频率，且两个台体只能按照这一个设定频率振动。
2、扫频振动是设定两个频率，振动试验台在这两个频率之间往复振动。
3、可程式振动在16段频率内由低到高再由高到低任意反复循环，每段频率振动时间任意设定。
4、倍数振动在16段频率内由低到高成倍数增加再由低到高反复循环振动。
5、对数振动则是波形以对数方式执行。定频操作定频操作步骤：对着操作面板，打开电源开关后（控制箱后面），按住复位总开关不动，直至出现C00(可按方向键进行闪标修改)就可以进行频率设定了。
1、首先设定CD065=0，CD041=1（一般出厂前已调好），CD012=CD013=0.1(设定调频前的引导值)；
2、设定试验所需的频率：调CD000=X（X为所要设定的频率(1～3000HZ)）；
3、设定振动试验台的振动试验时间：CD087=X（X为执行一次的时间(0～65500秒)）；
4、设定运转次数：CD064为CD087的运行的次数(那么总时间= CD087（秒）×CD064（次）)；
5、设定CD020到CD027=0，CD080到CD086=0，CD088到CD094=0，CD098到CD105=0；
6、调CD003与CD005为调幅开关（CD003>CD005，两者数值相差越大则振动相对越大，反之则小，视设定频率大小而设定，说明书上有设定对照表）；
7、面板选择开关（启动开关（下图））打到垂直（上下）面板即可运行当前设定的参数；
8、HZ灯亮(『000.0画面状态）看到运行频率；
9、STOP/RESET为停止开关， RUN键为运行开关（一般不建议使用，物理按键经常使用容易失灵，该功能可使用控制箱面板上的启动开关控制）；
10、当设定时间结束后，振动试验台会自动停止，按复位总开关显示C00即可重新运行。
其他四种振动方式的操作步骤在这里就不一一罗列出来了，一般客户按照振动试验台使用说明书上面的操作步骤就可以设定。[1]
维护保养
1、试验机的运动轴及皮带输加注润滑油
2、作ISTA-IA测试时，需操作员守护试件，以免试件滑出台面或冲击坏围栏
3、齿轮减速箱每半年更换一次齿轮油
4、非工作时应切断所有电源，保持台体的清洁
5、非受训人员不得任意操作本机