标题：马弗炉
应用范围
（1）热加工、工业工件处理、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。
（2）医药行业：用于药品的检验、医学样品的预处理等。　　（3）分析化学行业：作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。　　（4）煤质分析：用于测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。
设备特点　　升 温 快: 1000C炉型由100C升温至1000C，小于30分钟　　1700C炉型由100C升温至1700C，小于90分钟　　效率高: 作实验炉用时，可开进出风孔，加烟筒，有利于补进新鲜氧气，加速试验。　　重 量 轻: 6升炉型仅重50公斤 9升炉型仅重65公斤 （总体重量）　　容量大: 型号齐全6L 9L 20L 30L （炉膛体积） 非标产品可根据用户需求定做。
节能安全: 6升、9升炉型采用16A/220V标准电源. 20、30升炉型采用16A/380V三相电源。
由于采用新型陶瓷纤维炉膛，保温效果好，升温至1000C，并保持1小时后外壳表面不烫手，
避免烫伤。（约45-55C根据使用环境定）　　
产品特点：
● 炉体、智能控制器分体设计，美观、大方，炉门采用侧开门设计。
● 采用两侧衬板式加热元件，便于更换炉丝，采用进口超高温发热体，抗氧化性能更加优异，大大增加使用寿命。
● 采用陶瓷纤维绝热，大幅度的提高了升温速度，并减少了热能消耗，与传统的马弗炉相比重量减轻1/2,升温速度提高1倍，大大节约能源，寿命提高3.5倍；保温效果好，炉外表温度低
● 采用进口温控仪表，全新数字显示，数字设定温度，智能控制输出，可减少视读和人为操作误差，大大提高工作效率。
● 设有多种保护装置，提高了安全性及可靠性
● 独立控制系统，方便维修更换
● 炉体上开有排气孔（可根据用户要求增设气体保护进、排气空）
● 可根据用户需要定做其他规格产品.各种非标管式炉、井式炉、箱式炉
备：可根据用户需求定制各种规格异型加热装置，加热炉膛！
温度控制器技术参数
型号
TL06/09系列
TL20/30系列
TL17系列
控制方式
PID程控
PID程控
PID程控
适用电源
AC220V
AC3相380V
AC3相380V
工步数
8
8
8
温度稳定性（满量程）
0.2%FS
0.3%FS
0.5%FS
时间设定范围（升温、保温）
99h59min/step
99h59min
999min/step
1000C马弗炉技术参数
炉型
TL0610
TL0910
TL2010
TL3010
使用容积
6L
9L
20L
30L
温度
上升时间
100-1000C<30min
100-1000C<30min
100-1000C<30min
100-1000C<40min
电源类型
AC 220V 10A
AC 220V 16A
AC 3相380V 16A
AC 3相380V 16A
功率（KW）
2
3
6
7.5
发热体类型
电阻丝
电阻丝
电阻丝
电阻丝
传感器类型
K
K
K
K
炉膛尺寸
W×D×H
200×250×120mm
200×300×150mm
250×400×200mm
300×400×250mm
炉体尺寸
W×D×H
540×550×415mm
550×590×445mm
660×770×595mm
710×770×635mm
净重（kg）
50
65
85
100
1200C马弗炉技术参数
炉型
TL0612
TL0912
TL2012
TL3012
使用容积
6L
9L
20L
30L
温度
上升时间
100-1200C< 40min
100-1200C< 40min
100-1200C< 50min
100-1200C<60min
电源类型
AC220V 10A
AC220V 16A
AC 3相380V 16A
AC 3相380V 16A
功率（KW）
2
3
6
7.5
发热体类型
电阻丝
电阻丝
电阻丝
电阻丝
传感器类型
S
S
S
S
炉膛尺寸
W×D×H
200×250×120mm
200×300×150mm
250×400×200mm
300×400×250mm
炉体尺寸
W×D×H
540×550×415mm
550×590×445mm
660×770×595mm
710×770×635mm
净重（kg）
50
65
85
100
1400C马弗炉技术参数
炉型
TL0614
TL0914
TL2014
TL3014
使用容积
6L
9L
20L
30L
温度
上升时间
100-1400C< 50min
100-1400C< 40min
100-1400C< 60min
100-1400C<80min
电源类型
AC220V 10A
AC220V 16A
AC 3相380V 16A
AC 3相380V 16A
功率（KW）
2
3
6
7.5
发热体类型
电阻丝
电阻丝
电阻丝
电阻丝
传感器类型
S
S
S
S
炉膛尺寸
W×D×H
200×250×120mm
200×300×150mm
250×400×200mm
300×400×250mm
炉体尺寸
W×D×H
600×550×465mm
550×640×500mm
660×770×595mm
710×770×635mm
净重（kg）
55
70
85
100
　　1700C马弗炉技术参数
炉型
TL0417
TL0617
TL0917
使用容积
4L
6L
9L
温度上升时间
100-1700C<90min
100-1700C<90min
100-1700C<90min
电源类型
AC 220V 20A
AC 220V 25A
AC 3相380V 16A
功率（KW）
3.6
5
7.5
发热体类型
硅相棒
硅相棒
硅相棒
传感器类型
B
B
B
炉膛尺寸W×D×H
160×170×150mm
160×250×150mm
200×300×150mm
炉体尺寸W×D×H
570×575×605mm
570×645×625mm
635×715×685mm
净重（kg）
85
95
115
陶瓷纤维马弗炉(2张)
分类
对于马弗炉的分类，可以根据其加热元件、额定温度、和控制器的不同而分类，具体见下面：
1）按加热元件区分有：电炉丝马弗炉、硅碳棒马弗炉、硅钼棒马弗炉；
2）SGM.M系列按额定温度来区分一般分为：1000℃以下马弗炉，1000℃、1200℃马弗炉，1300℃、1400℃马弗炉，1600℃、1700℃马弗炉。
3）按控制器来区分有如下几种：指针表，普通数字显示表，PID调节控制表，程序控制表；按保温材料来区分有：普通耐火砖和陶瓷纤维两种。
设备特点
由于采用新型陶瓷纤维炉膛，保温效果好，产品特点：
● 炉体、智能控制器分体设计，美观、大方，炉门采用侧开门设计。
● 采用两侧衬板式加热元件，便于更换炉丝，采用进口超高温发热体，抗氧化性能更加优异，大大增加使用寿命。
● 采用陶瓷纤维绝热，大幅度的提高了升温速度，并减少了热能消耗，升温快： 1000℃炉型由100℃升温至1000℃，小于30分钟，1700℃炉型由100℃升温至1700℃，小于90分钟
与传统的马弗炉相比重量减轻1/2，升温速度提高1倍，重量轻： 6升炉型仅重50公斤 9升炉型仅重65公斤 （总体重量）大大节约能源，寿命提高3.5倍；保温效果好，炉外表温度低，升温至1000℃，并保持1小时后外壳表面不烫手，避免烫伤。（约45-55℃根据使用环境定）
● 采用进口温控仪表，全新数字显示，数字设定温度，智能控制输出，可减少视读和人为操作误差，大大提高工作效率。
● 设有多种保护装置，提高了安全性及可靠性
● 独立控制系统，方便维修更换
● 炉体上开有排气孔（可根据用户要求增设气体保护进、排气空）效率高： 作实验炉用时，可开进出风孔，加烟筒，有利于补进新鲜氧气，加速试验。
● 可根据用户需要定做其他规格产品.各种非标管式炉、井式炉、箱式炉
备：可根据用户需求定制各种规格异型加热装置，加热炉膛！
详细介绍：
硅钼棒：
硅钼棒通常可使用的炉体温度为1600℃-1700℃，广泛应用于冶金、玻璃、陶瓷、磁性材料、耐火材料、晶体、电子元器件、窑炉制造等领域、是产品高温烧结时必备的理想发热元件。
硅钼棒在高温氧化气氛下，表面生成一层石英保护层防止硅钼棒继续氧化。当元件温度大于1700℃时，石英保护层熔融，元件在氧化气氛下，继续使用，石英保护层重新生成。硅钼棒不宜在400-700℃范围内长期使用，否则元件会因低温的强烈氧化作用而粉化。
安装使用
1、 打开包装后，检查马弗炉是否完整无损，配件是否齐全。一般的马弗炉不需要特殊安装，只需平放在室内平整的地面或搁架上。控制器应避免震动，放置位置与电炉不宜太近，防止因过热而造成内部元件不能正常工作。
2、 有热电偶插入炉膛20-50mm，孔与热电偶之间空隙用石棉绳填塞。连接热电偶至控制最好用补偿导线（或用绝缘钢芯线），注意正负极，不要接反。
3、 在电源线引入处需要另外安装电源开关，以便控制总电源。为了保证安全操作，电炉与控制器必须可靠接地。
4、 在使用前，将温度表指示仪调整到零点，在使用补偿导线及冷端补偿器时，应将机械零点调整至冷端补偿器的基准温度点，不使用补偿导线时，则机械零点调至零刻度位，但所指示的温度为测量点和热电偶冷端的温差。
5、 经检查接线确认无误后，盖上控制器外壳。将温度指示仪的设定指针调整至所需要的工作温度，然后接通电源。打开电源开关，此时温度指示仪表上的绿灯既亮，继电器开始工作，电炉通电，电流表即有电流显示。随着电炉内部温度的升高，温度指示仪表指针也逐渐上升，此现象表明系统工作正常。电炉的升温、定温分别以温度指示仪的红绿灯指示，绿灯表示升温，红灯表示定温。
注意事项
1、 当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时，必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。使用时，炉温最高不得超过额定温度，以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属，马弗炉最好在低于最高温度50℃以下工作，此时炉丝有较长的寿命。2、 马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时，有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面，使之销毁和缩短寿命。因此，加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。
3、 马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。
4、 根据技术要求，定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好，指示仪指针运动时有无卡住滞留现象，并用电位差计校对仪表因磁钢、退磁、涨丝、弹片的疲劳、平衡破坏等引起的误差增大情况。
5、 热电偶不要在高温时骤然拔出，以防外套炸裂。
6、 经常保持炉膛清洁，及时清除炉内氧化物之类东西。
西格马马弗炉维修时应注意的事项
1、清理电极保护圈四周粘附的乏料及硬块和端墙上粘附的杂物及端墙上面的积料。 　
2、电阻炉炉底乏料用水浇透后，拆除支柱和小墙。拆除小墙时，严禁一次吊卸两块炉墙，应从中间向两头依次吊卸。待炉底和炉头电极下乏料全部清入水池后，方准吊装支柱和炉墙。 
3、电阻炉炉墙摆放要稳固，两墙之间的间隙要匀称。
4、安装支柱和炉墙时，必须采用闭锁式吊钩。并于吊装之前在炉底铺撒木粉，保护炉底和防止漏电。
5、支柱上的绝缘砖脱落1/3和炉墙端头接连脱落3块砖时，不应继续使用，应立即修理。　 　
6、清理存放支柱的基坑时，抓斗和操作人员严禁同时入坑，以防意外
规格型号
型 号
容积(升)
最高温度
炉膛尺寸mm（宽×深×高mm）
SGM.M6/10
6L
1000℃
180×230×150
SGM.M8/10
8L
1000℃
200×300×120
SGM.M10/10
10L
1000℃
200×300×170
SGM.M15/10
16L
1000℃
250×400×160
SGM.M25/10
25L
1000℃
250×400×250
SGM.M30/10
30L
1000℃
300×500×200
SGM.M8/12
8L
1200℃
200×300×120
SGM.M10/12
10L
1200℃
200×300×170
SGM.M15/12
15L
1200℃
200×400×180
SGM.M25/12
25L
1200℃
250×400×250
SGM.M30/12
30L
1200℃
300×500×20