标题：全自动影像测量仪
前言
  全自动影像测量仪全自动影像测量仪是在数字化影像测量仪（又名CNC影像仪）基础上发展起来的人工智能型现代光学非接触测量仪器。 全自动影像测量仪它承续了数字化仪器优异的运动精度与运动操控性能，融合机器seo软件的设计灵性，属于当今前沿光学尺寸检测设备。
概述
全自动影像测量仪，它能够便捷而快速的进行三维坐标测量与SPC结果分类，并满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求：更高速、更便捷、更精准的测量需要，解决制造业发展中的又一个瓶颈技术。
全自动影像测量仪，它基于机器视觉的自动边缘提取、自动理匹、自动对焦、测量合成、影像合成等人工智能技术，具有点哪走哪自动测量、CNC走位自动测量、自动学习批量测量，影像地图目标指引，全视场鹰眼放大等功能。同时，它基于机器视觉与微米精确控制下的自动对焦过程，可以满足清晰造影下辅助测高需要(亦可加入触点测头完成坐标测高)。它支持空间坐标旋转的软件性能，可在工件随意放置的情况下进行批量测量，亦可使用夹具进行大批量扫描测量与SPC结果分类。
全自动影像测量仪，它是影像测量技术的高级阶段，具有高度智能化与自动化特点。其软硬件性能让坐标尺寸测量变得便捷而惬意，拥有基于机器视觉与过程控制的自动学习功能，依托数字化仪器高速而精准的微米级走位，可将测量过程的路径，对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等操作过程自学并记忆。全自动影像测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程，结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能，可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现精确选点，具有高精度重复性。从而使操作人员从疲劳的精确目视对位，频繁选点、重复走位、功能切换等单调操作和日益繁重的待测任务中解脱出来，成百倍地提高工件批测效率,满足工业抽检与大批量检测需要。
分类
全自动影像测量仪，它具有人工测量、CNC扫描测量、自动学习测量三种方式，并可将三种方式的模块叠加进行复合测量。可扫描生成鸟瞰影像地图，实现点哪走哪的全屏目标牵引，测量结果的生成图形与影像地图图影同步，它可点击图形自动回位、全屏鹰眼放大。可对任意被测尺寸通过标件实测修正造影成像误差，并对其进行标定，从而提高关键数据的批测精度。全自动影像测量仪有着友好的人机界面，支持多重选择和学习修正，其优异的高速测量可达1500mm/min,重合精度：±2μm、线性精度：±(3+L/150)μm。
优点
全自动光学影像测量仪。它可解决印刷电路板（PCB）的外观尺寸测量问题，同时具有2D精密测量。它还具有高速与精准的特性，可在单一机台上执行多种功能，大大减少重复购置机台的话费与使用空空间的浪费。SOV系列它为泛用型3D精密测量及程序编辑系统。测量对象可为PCB板、底片或其他具有2D特性的物件。他可以测量物体上圆（弧）心、半径、线宽、夹角、距离、交点；亦具有批次自动测量及程序编辑功能；系统内含基本影像处理功能，如去毛边、找中心线等；除此之外，它还具有统计分析、自动对焦、自动检测等功能。SOV系列产品它的检测软件是在Windows环境下开发的，拥有遍及、绘图、影像显示等功能，系统操作简易灵活。
应用范围
全自动影像测量仪它在精密电子、晶圆科技、刀具、塑胶、精密零件、弹簧、冲压件、接插件、模具、军工、二维抄数、绘图、工程开发、五金塑胶、PCB板、导电橡胶、粉末冶金、螺丝、钟表零件、手机、医药工业、光纤器件、汽车工程、航天航空、高等院校、科研院所等领域具有广泛运用空间。
仪器的特点
1、花岗岩固定桥式结构，机构稳定，坚固又不变形。
2、进口光栅尺确保精度及稳定性。
3、四轴CNC（X/Y/Z全闭环伺服控制系统/U轴步进控制系统）。
4、原装镜头，配合MotorZoom技术，全自动连续变焦，可以任意变换倍率而不需要校正。
5、SOV-3020A全自动影像量测软件。
SurperView超大行程系列全自动影像测量仪
它拥有多项专利设计，弥补了目前市场上销售的各大品牌大型程机型的多项缺陷。
1、X轴取花岗石横梁为基础，确保机构不会变形及横梁中间不会下垂。
2、X轴直线导轨取上置设计，符合导轨最佳受力原理，具有高精度及运行稳定的特点。
3、X轴花岗石背面独特的采用厚钢片锁固,增强X轴的韧性，确保横梁不会折断。
4、Y轴独特的硬体封闭环设计，在立柱底部采用钢板连接，是横梁、立柱构成一个整体，确保机构不会变形。
5、Y轴中间传动，X轴的硬体闭环结构，确保运行时不会出现左右偏摆或甩尾的物理现象，精度得到提高。
6、Z轴采用交叉导轨，利用滚珠丝杆传动，运行稳定，确保精度。
7、VCAD影像测量软件可自动编程，全自动检测。[1]
维修维护
使用环境：
避振如果影像测量仪受到额外的周围振动，测量精度将会降低。当频率小于10Hz时，周围振动的振幅不应该超过2μm（峰-峰差值）；当频率在10Hz到50Hz之间时，则加速度不应超过0.4Gal。如果振动超过这些限制，应该采用防振措施（例如安装振动阻尼器）。
无尘影像测量仪构成组件必须保证无灰尘。虽然防尘罩对影像测量仪有一定的防护作用，但测量仪仍应定期清洁。
电源使用90～264VAC，47-63Hz，10Amp下的稳定电源，以确保仪器正常运行。
温度环境温度尽量保持在20℃±1℃。请不要在偏高或偏低温度下调整机器精度。否则，无法确保本测量仪在20℃时的精度。
湿度湿度对测量精度没有直接的不利影响。然而，高湿度会使机械表面生锈，阻碍平滑的轴向移动。因此建议环境湿度保持在30%至80%之间。
光照影像测量仪不能放置在强光、或太阳直射的光照环境下，否则将会极大影响测量仪的测量精度。
部件的保养：
测量平台在装卸工件时请特别小心玻璃平台，有时测量平台会附着水气及油雾层，请使用清洁剂清除污垢。
机身外壳不工作时，请以防尘罩覆盖。一旦机身外壳遭污染时，请以软布擦拭。因为机身外壳遭污染时，虽然并不会直接影响测量精度，但污染仍可能扩散至线性滑轨或平台等对测量精度有影响的机身其它部份。
注意事项
为确保您安全有效地使用全自动影像测量仪，在操作前请耐心阅读产品使用手册，并注意以下几点：
1、运输安全
在运输及搬运过程中，本产品切勿受到外力撞击、挤压、振动；在运输及搬运过程中，保证本产品始终处于水平状态，切勿倾斜、侧放或倒置；测量镜头为精密部件，虽然有外罩壳的保护，但在运输及搬运过程中，仍然要十分小心，避免挤压和振动；由于产品底座重量较大，请小心搬运，以防出现不必要的人员损伤和产品损坏；2、开箱检查
打开包装后，请首先检查各物品是否有机械损坏，然后按照装箱清单（见本手册附录）或订购合同仔细核对物品是否齐备。如果物品有损坏或产品内容不符合，请不要使用，立即与本公司联系；开箱后，请首先拆除机台上的“运输固定弯板”；将本产品放置于安全平坦处，并用水平仪调整测量仪使其保持水平。3、使用安全 
请将本产品放置于安全平坦处，切勿置于不平整处或有物体掉落的危险地方；请勿使用非原厂提供的配件，如不良电源线与USB信号线等；请勿自行调整或拆卸产品零部件；请勿将仪器置于周边灰尘太多，振动太大，温度变化极大等环境中；请勿在工作平台上放置任何其他物品，以防平台移动时发生碰撞造成意外。4、操作人员要求
操作人员需具备一定的计算机操作经验和测量学的基础知识，并接受过天准公司提供的相应操作培训。
产品名称
HYVMS-3030CNC全自动影像测量仪 
产品说明： 
HYVMS-3030CNC全自动影像测量仪
CNC全自动影像测量仪是我司最新推出的一款光学测量仪器，专为高端全自动量测市场量身定制，它融合了环仪数年的设计制造经验，借鉴和引进了多项国际先进的机构设计技术，大幅度减少阿贝误差，提高的测量准确度，有效保证各轴稳定性。同时引进日本伺服全闭环控制系统，采用我司最新开发的MCINS自动量测软体，具有CNC编程功能，能够大幅度提高了定位精准度及重复性、且测量速度快。 [2]
产品特点： 
VMS-3030CNC全自动影像测量仪产品特点
◆CNC全自动影像测量仪采用日本索尼1/2'彩色CCD摄影机、美国NAVITAR全自动变焦镜头，可实现30-230倍连续变倍。进行快速批量检测，同时完整的报表输出功能，满足各种需求
◆仪器采用日本原装进口彩色CCD摄像机、美国原装进口变焦物镜作为测量瞄准系统；
◆由二坐标工作台、光栅尺与数据处理器组成数字元测量及数据处理系统；
◆工作台采用高硬度铝合金材质，大大地降低重量，提高稳定性
◆宽底座设计，提高测量时仪器的稳定度，提高测量精度
◆全自动影像测量仪全新设计的传动系统，大大提高机台定位的准确性
◆采用双重闭循环运动控制，电机在高速运动时具有精确的定位性能；
◆采用本公司开发的嵌入式模块控制机电，提高了电机响应速度，还简化了仪器与PC的接口，PC与仪器通过USB线和S端子线连接；
◆采用花岗石平台，外观简洁大方；
◆表面光源使用五圈八向LED光源，能小区域调整表现影像灰阶效果，方向性使边缘量测更精确
◆仪器具有镜头及Z轴深度自动定位功能；
◆仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用；◆仪器备有RS-232接口,与计算机连接后,采用影像及三次元一体的软件测绘图形进行处理及输出；
◆标备自动测量软件，可自动寻边、去毛刺，可测点、线、圆、角度、圆心距、摆正等；
◆可将测量结果导入AUTOCAD中，并可将测量资料或图形导入WORD及EXCEL做报表；
◆可导入SPC统计资料；
◆可将测量的DXF文档调出与实物对比。
全自动影像测量仪的维护与保养
1、仪器应放在清洁干燥的室内（室温20℃±5℃，湿度低于60%），避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨，影响仪器性能。 
2、仪器使用完毕，工作面应随时擦拭干净，[3]最好再罩上防尘套。 
3、仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油，使机构运动顺畅，保持良好的使用状态。 
4、工作台玻璃及油漆表面脏了，可以用中性清洁剂与清水擦拭干净。绝不能用有机溶剂擦拭油漆表面，否则，会使油漆表面失去光泽。 
5、仪器LED光源使用寿命很长，但当有灯泡烧坏时，请通知厂商，由专业人员为您更换。 
6、仪器精密部件，如影像系统、工作台、光学尺以及Z轴传动机构等均需精密调校，所有调节螺丝与紧固螺丝均已固定，客户请勿自行拆卸，如有问题请通知厂商解决。 
7、软件已对工作台与光学尺的误差进行了精确补偿，请勿自行更改。否则，会产生错误的测量结果。 
8、仪器所有电气接插件、一般不要拔下，如已拔掉，则必须按标记正确插回并拧紧螺丝。不正确的接插、轻则影响仪器功能，重则可能损坏系统。