标题：智能型电磁流量计
智能型电磁流量计
MGG/KL智能型电磁流量计是智能流量计系列的一个产品，智能型电磁流量计测量原理是根据法拉第电磁感应定律，它的传感器主要组成部分是由测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体等组成  中能智能型电磁流量计。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量，包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该智能型电磁流量计被广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理，水利建设等领域。
特点
·测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。  电磁流量计
·测量管无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低。
·传感器可带接地电极，实现仪表良好接地。
·传感器采用先进加工工艺，使仪表具有良好的抗负压能力。 
·Magne W3000 PLUS转换器采用液晶背光式显示，可使反射阳光下或暗室内的读数变得容易。
·安装在管子上与标准型成90°旋转显示屏改善了一体型流量计的可见度。
·通过红外线触摸按键设定参数，在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。
·转换器具有自诊断报警输出，空负载检测报警输出，流量上下限报警输出，两极流量值报警输出
等功能。
·不仅可用于一般的过程检测，还适用于矿浆、纸浆及糊状液的测量。
·高压电磁流量计传感器采用专利技术制造，专门应用于石油、化工等行业。
技术参数
·公称通径：DN6 ～ DN3000mm
·公称压力：0.6 ～ 70MPa
·精 确 度：示值的±0.5%,可选示值的±0.3%或±0.2%
·衬里材料：聚四氟乙烯、PFA、F46、氯丁橡胶、聚氨酯橡胶
·电极形式：标准型、刮刀型、可更换型
·电极材料：含钼不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、钽、铂-铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 
·介质温度：分体型： 氯丁橡胶衬里、聚氨酯衬里：-10℃～+80℃
PTFE衬里、PFA衬里、F46衬里：-10℃～+160℃
一体型： -10℃～+80℃ 
·环境温度：-25℃～+60℃
·环境湿度：5～100%RH（相对湿度）
·介质电导率：≥5μs/cm
·测量范围：1500：1　流速设定< 15m/s
·结构形式：一体型、分体型、沉浸型、防爆型
·防护等级：IP65、IP68可选 （IP65：尘密、防喷水；IP68：尘密、可连续浸水，只限分体型）
·防爆标志：ExmbⅡT4
·产品标准：JB/T9248-1999电磁流量计
流速范围：0.01m/s~10m/s
工作原理
智能电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中，测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆，上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时，则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬（橡胶，特氟隆等）实现与流体和测量电极的电磁隔离。
量程范围
一般工业用电磁流量计被测介质流速以2～4m/s为宜，在特殊情况下，最低流速应不小于0.2m/s，最高应不大于 8m/s。若介质中含有固体颗粒，常用流速应小于3m/s，防止衬里和电极的过分磨擦；对于粘滞流体，流速可选择大于2m/s，较大的流速有助于自动清除电极上附着的粘滞物的作用，有利于提高测量精度。 
在量程Q已确定的条件下，即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小，其值由下式计算： 
Q=πD2V/4 
Q:流量（㎡/h） D:管道内径 V：流速（m/h） 
电磁流量计的量程Q应大于预计的最大流量值，而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50%为宜 
参考流量范围
口径(mm)
流量范围(m3/h)
口径(mm)
流量范围(m3/h)
φ15
0.06~6.36
φ450
57.23～5722.65
φ20
0.11～11.3
φ500
70.65～7065.00
φ25
0.18～17.66
φ600
101.74～10173.6
φ40
0.45～45.22
φ700
138.47～13847.4
φ50
0.71～70.65
φ800
180.86～18086.4
φ65
1.19～119.4
φ900
228.91～22890.6
φ80
1.81～180.86
φ1000
406.94～40694.4
φ100
2.83～282.60
φ1200
553.90～55389.6
φ150
6.36～635.85
φ1600
723.46～72345.6
φ200
11.3～1130.4
φ1800
915.62～91562.4
φ250
17.66～176.25
φ2000
1130.4～113040.00
φ300
25.43～2543.40
φ2200
1367.78～136778.4
φ350
34.62～3461.85
φ2400
1627.78～162777.6
φ400
45.22～4521.6
φ2600
1910.38～191037.6
型 谱型号
口径
XFE
15~2600
K1
316L
K2
HB
K3
HC
K4
钛
K5
钽
K6
铂合金
K7
不锈钢涂覆碳化钨
代号
内衬材料
C1
聚四氟乙烯F4
C2
聚全氟乙丙烯F46
C3
聚氟合乙烯FS
C4
聚录丁橡胶
C5
聚氨脂橡胶
代号
功能
E1
0.3级
E2
0.5级
E3
1级
F1
4－20Madc负载≤750Ω
F2
0-3khz5v有源，可变脉宽，输出高端有效频率
F3
RS485接口
T1
常温型
T2
高温型
T3
超高温型
P1
1．0MPa
P2
1．6MPa
P3
4．0MPa
P4
16MPa
D1
220VAC±10%
D2
24VDC±10%
J1
一体型结构
J2
分体型结构
J3
防爆一体型结构

主要技术数据：
整机和传感器技术数据
执行标准
JB/T 9248~1999
公称通径
10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000
最高流速
15m/s
精确度
DNl5～DN600
示值的：±0.3%流速≥1m/s；±3mm/s流速<1m/s
DN700~DN3000
示值的±0.5%流速≥0.8m/S；±4mm/s流速<0.8m/S
流体电导率
≥5uS/cm
公称压力
4.0MPa
1.6MPa
1.0MPa
0.6MPa
6.3、10MPa
DNl5～DN150
DNl5～DN600
DN200～DN1000
DN700～DN3000
特殊订货
环境温度
传感器
-25℃- +60℃
转换器及一体型
-10℃- +60℃
衬里材料
聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯F46、加网PFA
最高流体温度
一体型
70℃
分离型
聚氯丁橡胶衬里
80℃；120℃订货时注明
聚氨酯衬里
80℃
聚四氟乙烯衬里
100℃；150℃订货时注明
聚全氟乙丙烯F46
加网PFA
信号电极和接地电极材料
不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨
电极刮刀机构
DN300—DN3000
连接法兰材料
碳钢
接地法兰材料
不锈钢1Crl8Ni9Ti
进口保护法兰材料
DN65—DNl50
不锈钢1Crl8Ni9Ti
DN200～DNl600
碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti
外壳防护
DNl5～DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器
IP65或IP68
其他传感器、一体型流量计和分离型转换器
IP65
间距分离型
转换器距离传感器一般不超过100m

选型型谱
智能型电磁流量计选型型谱
型号
口径
HN LD
15~2600
代号
安装形式
Y
一体式
F
分体式
代号
转换器型号
ZA
圆形
ZB
方形
代号
输出信号
I.4
4~20mA
f
频率 1KHz
Rs
串行通讯（485）
C
控制输出
代号
防爆要求
N
无防爆
EX
防爆（仅适用于分体式）
代号
介质温度
T1
≤65℃
T2
≤120℃
T3
≤180℃(仅适用于分体式）
代号
内衬材质
NE
氯丁橡胶（≤65℃）
PTFE
聚四氟乙烯（≤189℃）
PVC
聚氯乙烯（≤70℃）
代号
电极材质
316L
不锈钢
HC
哈氏合金C
HB
哈氏合金B
Ti
钛
Ta
钽

智能电磁流量计传感器维修
智能电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量，包括对酸、碱、盐等强腐蚀性的液体的体积流量的测量。使用过程中我们对传感器如何维护呢？
1、在管道充满介质的情况下，用万用表测量接线端子A、B与C之间的电阻值，A-C、B-C之间的阻值应大至相等。若差异在1倍以上，可能是 电极 出现渗漏、测量管外壁或接线盒内有冷凝水吸附。
2、在衬里干燥情况下，用MΩ表测A-C、B-C之间的绝缘电阻(应大于200MΩ)。再用万用表测量端子A、B与测量管内二只电极的电阻(应呈短路连通状态)。若绝缘电阻很小，说明电极渗漏，应将整套流量计返厂维修。若绝缘有所下降但仍有50MΩ以上且步骤(1)的检查结果正常，则可能是测量管外壁受潮，可用热风机对外壳内部进行烘干。　
3、用万用表测量X、Y之间的电阻，若超过200Ω，则励磁线圈及其引出线可能开路或接触不良。拆下端子板检查。
4、检查X、Y与C之间的绝缘电阻，应在200MΩ以上，若有所下降，用热风对外壳内部进行烘干处理。实际运行时，线圈绝缘性下降将导致测量误差增大、仪表输出信号不稳定。　
5、如判定传感器有故障且现场无法解决，请与智能电磁流量计生产厂家联系。