标题：Fluke数据采集器
Fluke数据采集器系列
[1]﻿Fluke系列有三种型号，可满足不同的应用需要。2620A Fluke数据采集器是和PC配合使用的紧凑式前端；便携式的2625A Fluke数据记录器内置有非易失存储器，可以保存多达2000次的扫描数据，用于独立式的应用；2635A Fluke数据采集器具有可插拔的存储卡，可以保存数据和设置，是最为通用的型号－非常适宜于远程监控等应用。
所有型号都可从前面板方便地进行设置和配置。另外，所有设备都配置有双向RS-232通信接口，可以从主计算机进行控制。RS-232接口还支持串行打印机。可选的GPIB/IEEE-488接口仅适用于2620A。
Fluke系列非常坚固，可在不同的环境下进行工作。其工作温度范围从0 到 60&ordm;C，且符合最为严格的冲击和振动标准。Fluke坚固的金属外壳能有效地屏蔽电池干扰，对于低电平的信号也能保证高的测量准确度。模拟电路和数字电路也是隔离的，所以，您可以直接测量高电压（高达300 V 交流真有效值）。Fluke系列符合I.E.C.、C.E. 和 CSA安全标准。不仅如此，所有的设置信息都是通过电池供电保存的，所以不受电源故障的影响。在断电之后重新上电，由于所有的配置信息和保存的数据均没有丢失，所以Fluke系列可以恢复扫描。
Mx+B进行定标，即可直接读取安培读数。对于小的电流，分流器则可以置于于输入模块内。
Fluke数据采集器特性
2635A Fluke数据采集器是收集和传输大量数据，以及从远程处理延长周期数据的理想选择。
灵活性
Hydra数据采集器配有256 KB PCMCIA卡，并且可选配1 MB、2 MB 或4 MB的存储卡，以满足数据存储的需要。通过Hydra RS-232端口、可选的263XA-803外置存储卡驱动器或通过计
算机的标准PCMCIA槽，从存储卡上导入数据。在将数据记录到存储卡的同时，还可以实时地将其传输至计算机。
快速设置
只需要简单地按几下前面板的按钮，或者从存储卡上加载配置文件，即可完成设备的设置。
故障保险特性
当电池电压偏低或存储卡上的存储量不足时，Hydra数据采集器会发出警报。当将存储卡去除或更换时，其内部的存储缓冲区可以存储多达70次的扫描数据。2625 Fluke数据记录器是独立式监控操作的低成本解决方案
内置存储器
内置的非易失存储器可以保存超高2000次的扫描数据。
灵活的数据恢复
可以加载存储的数据，或者通过调制解调器实时传输，或者通过RS-232口直接传输至计算机。2620 Fluke数据采集器对于由于实时的数据收集而需要直接连接至计算机的应用，Hydra 2620A是理想的选择。
简便易用的前端
RS-232串行接口使得为实现实时数据采集而将Hydra数据采集器与计算机的连接变得简单。2620A也可以被用作一台20个通道的面板仪表。
IEEE 接口
一个可选的IEEE-488接口使得您很容易将2620A与其它IEEE-488设备和计算机集成。2620A可以在各种领域发挥主设备的性能，例如测试和监控系统。
通用输入模块
可插拔的通用输入模块成就了仪器的快速、方便的设置和重新配置。直流电压、交流电压、热电偶、RTD、电阻或频率测量的任意组合，都可以被连接到输入模块，而无需额外的信号调理。热电偶参考结补偿是通过感测输入模块的等温块的温度自动进行的。对于多个测量地点的应用，可以订购额外的输入模块，则能够使所有传感器保持连接的同时，将Hydra数据采集器快速地进行连接或断开。
Fluke数据采集器数据的收集
便携式的工作方式利用2635A Hydra数据采集器，能以独立的方式“现场”收集数据，然后将数据传输到PC进行分析并/或归档。提供三种型号的Hydra数据记录器，PC内存卡的大小为256K、1 Mb、
2Mb 和 4Mb。在2 MB的存储卡中，可以存储多达450,000个读数。对于产生大量数据的应用，用户可以直接更换存储卡，而无需中断设备的扫描。存储卡驱动器可选的存储卡驱动器为将存储卡的数据传输到PC提供了方便的途径。还可以利用它将最新的数据采集器设置下载到存储卡，以供现场使用。数据记录器的操作Hydra 2625A数据记录器的不同之处在于其内置有非易失的记录功能。这使得数据的捕获和离线存储非常灵活而方便。存储器中可以为21个模拟输入、12个数字I/O和累加器通道中
每一通道保存2047组读数－若扫描速率为每分钟一次，则足以保存24小时的数据。Hydra数据记录器非常适用于那些需要记录多达20个模拟测量通道的环境数据采集、热量测试、设
计测试等应用。
Fluke数据采集器PC软件
Hydra数据记录软件包是一款可选的DOS环境的软件包，利用该软件，通过PC，可以设置一台、或两台Hydra设备的所有通道和功能。
记录器软件包实时地控制着Hydra单元的扫描、数据收集、绘图和8个通道，并创建数据文件，可以将其直接导入到Lotus 1-2-3或其它电子表格程序，进行更进一步的分析。所有这
些功能都是通过PC显示器上的简单的菜单进行控制的，可以使用键盘或鼠标。
立即下载包括Trend Link软件的Hydra记录器软件！系统要求486 (或更高) PC
Windows 95 或 Windows NT
4MB RAM
5MB 空余空间数据采集软件和硬件实例指南该实例指南包括设计用于使您快速熟悉福禄克用于数据采集和分析的软件和硬件特点和功能的联系。本指南覆盖了NetDAQ Logger、Hydra Logger 和Trend Link for Fluke软件。
下载本指南的pdf文件（488k）PC的操作Hydra 2620A数据采集器为需要多达20个模拟输入通道的、基于PC的应用提供了低成本的解决方案。Hydra可以实时地连接到PC，Hydra的双向RS-232接口和计算机命令集提供了完整
了远程控制，可实现全部的前面板功能。对于基于IEEE-488接口的系统，2620A/05配置又有IEEE-488接口，可以完全实现RS-232接口可实现的远程控制功能。Hydra Logger for Windows利用Hydra Logger for Windows软件包，当连接Hydra设备和PC时，则组成了功能强大的数据采集系统。Hydra Logger可完全控制Hydra的强大功能，包括扫描、信号调理、传感器
线性化、报警检测和报告、非易失数据存储器、高级趋势绘图等等。“Logger”支持2625A 和 2635A Hydra型号。利用Hydra Logger的选件－趋势绘图软件包Trend Link for 
Fluke，用户可以控制如何显示数据，可以快速滚动实时数据和历史数据，或者在一个窗口中同时查看所有通道数据。用户还可以实时绘制一个或多个通道的数据，甚至可以将一个
通道添加到另一个通道、放大和缩小，并且具有统计功能，这一切都使得该可选的软件包非常满足报告和分析的需要。Hydra LabVIEW Driver从该网站可获得Hydra LabVIEW驱动，适用于LabVIEW 4.0或更新办班。可以从NI（National Instruments）公司订购LabVIEW软件。
打印机的操作
在不使用PC而独立使用时，所有的Hydra型号均可通过本地串行打印机打印数据。自动打印功能具有三种工作模式：打印所有数据；如果任意通道发出报警则打印全部数据；如果任
意通道报警或脱离警报状态则打印所有数据。2625A Hydra数据记录器和2635A数据采集器还可用于同时保存和打印数据，因此即可在随后任何时候操作数据，在PC上进行更进一步
的分析。
电流测量
利用2620A-101分流器或外部电流探头，可进行交流或直流电流测量。利用Mx+B进行定标，即可直接读取安培读数。对于小的电流，分流器则可以置于于输入模块内。