标题：NDJ-1旋转式粘度计
工作原理
仪器由同步电机以稳定的速度旋转，连接刻度圆盘，再通过游丝和转轴带动转子旋转，如果转子未受到液体的阻力，则游丝、指针与刻度盘同速旋转，指针在刻度盘上指出的读数为”0”.反之，如果转子受到液体的粘滞阻力，则游丝产生扭矩，与粘滞阻力抗衡最后达到平衡，这时与游丝连接的指针在刻度盘上指示一定的读数（即游丝的扭转角）.将读数乘上特定的系数即得到液体的粘度. 本仪器转速由齿轮系统及离合器通过调速旋钮进行变速，附有1-4号四种转子，可根据被测液体的高低随同转速配合选用；其装有指针固定控制机构，为精确读数用，当转速较快时（30转/分、 60转/分）无法在旋转时进行读数，这时可轻轻按下指针控制杆，使指针固定下来，便于读数；还配有固定支架及升降机构，一般在实验室中进行小量和定温测定时应固定.把仪器固定于支架上以保证测量精确度；斜齿轮及阻尼升降机构，确保仪器升降平稳；引伸索便于在被测液体之容器较大而液面又较低时，及被测液体温度过高情况下使用.
主要技术参数
测定范围：10 ～ 1×105 mPa.s 
转子规格：0、1、2、3、4、号五种转子（0号转子是选件，可测低粘度至0.1 mPa.s） 
仪器转速：6转/分、12转/分、30转/分、60转/分 
测量误差：±5% （牛顿液体） 
电??? 源：220V ± 10V；50Hz 
净??? 重：1.5 Kg 
外形尺寸：400×370×150
特点
1、升降系统采用斜齿条/斜齿轮方式国内其他厂家的旋转粘度计采用的都是直齿条/直齿轮方式，，齿条与齿轮在工作时只有一个齿接触，如要向上轻松调节，必会向下自滑；如避免自滑，向上调节就会困难。而我厂的旋转粘度计是采用斜齿条/斜齿轮的方式，齿条与齿轮在工作时只有三个齿接触，有效克服了直齿条/直齿轮方式的缺点，上下移动方便、轻松，定位准确且不会自滑（斜齿条/斜齿轮的方式在加工要求和成本上要比直齿条/直齿轮方式高得多）。
2、连接转子的接口处增加了万向接头通常旋转粘度计的转子与旋转轴是直接的刚性连接，轴的不同心或转子的不同心都会造成转子在测试时的晃动，影响测试精度。旋转轴轴尖又细又尖，就是不经意的碰撞也常常会造成轴尖的弯曲甚至损害，采用了万向接口后可有效减少轴和转子的不同心带来的测试误差，并保护轴尖不受撞击而免受损害。这种结构国内其他厂家还没有，只在进口的高档粘度计上见过（万向接头需用进口数控机床加工，精度要求非常高，故成本也增加了不少）。
3、变速齿轮采用高耐磨工程塑料压制而成目为了使旋转粘度计的运行平稳、测量准确，对齿轮的加工精度要求非常高。目前国内其他厂家生产的旋转粘度计度所用的齿轮都是用金属片加工成齿片再与其他零件铆合，由于这种加工方式的局限，很难达到设计要求，使得粘度计在工作时运转不平稳，如抖动、晃动、指针跳动等，并且噪音大。而我厂采用高性能工程塑料（其性能优于金属）将齿轮的整个部件一次压制成型，因模具的高精度从而保证了加工出的齿轮完全达到设计要求，从根本上解决了金属齿轮带来的问题，使得粘度计在工作时非常平稳，提高了测试精度。
4、加工精细，性能优良每个零部件都精心加工、精心调试，拿到手一看就是个精密仪器的样子，与某些只知粗制滥造、低价格低质量厂家， 形成鲜明对照。
5、配套提供旋转粘度计专用恒温槽样品的粘度往往会随着温度的不同而变化，精确测量需要对样品温度进行控制。我厂在长期生产各类高精度恒温槽的基础上设计生产了多款与旋转粘度计配套使用的高低温恒温槽。
NDJ-1型旋转粘度计适用于测定各种液体及半流体的绝对粘度和流变性能。广泛应用在测定油脂、油漆、食品、药物、化妆品、粘胶剂等各种流体的粘度。是新品开发、产品质量控制等测试分析中使用最多的精密仪器之一。其中有不同量程的，有数显，指针之分。
操作使用方法
⒈ 将被测液体置于直径不小于70mm的烧杯或直筒形容器中，准确地控制被测液体温度。
⒉ 将保护架装在仪器上（向右旋入装上；向左旋出卸下）。
⒊ 将选配好的转子旋入连接螺杆（向左旋入装上；向右旋出卸下）。
⒋ 旋转升降旋钮使仪器缓缓下降，转子逐渐浸入被测液体中，直到转子液面标志和液面相平为止（调正仪器水平）。开启电机开关，转动变速旋钮，使所需转速数向上，对准速度指示点，使转子在液体中旋转（一般20~30秒），待指针趋于稳定（或按规定时间进行读数），按下指针控制杆（注意：①不得用力过猛；②转速慢时可不利用控制杆，直接读数）使计数固定下来，再关闭电机，使指针停在读数窗内，读取读数。当电机关停后如指针不处于读数窗内时，可继续按住指针控制杆，反复开启和关闭电机，经几次练习即能训练掌握，使指针停于读数窗内，即可读取读数。
⒌ 当指针所指的数值过高或过低时，可变换转子和转速，务必使读数约在30~90格之间最佳。
⒍ 量程、系数及转子、转速的选择：
a) 先大约估计被测液体的粘度范围，然后根据量程表选择适当的转子和转速；
如测定约3000mPa·s左右的液体时可选用下列组合：
2号转子——6转/分
或3号转子——30转/分
b) 当估计不出被测液体的大致粘度时，应假定为较高的粘度，试用由小到大的转子和由慢到快的转速。原则是高粘度的液体选用小转子（转子号高），慢速度；低粘度的液体选用大转子（转子号低），快转速。
c) 系数：测定时指针在刻度盘上指示的读数必须乘上系数表上的特定系数才为测得的粘度（mPa·s）。
即：η=K·α 式中
η=粘度 
K=系数 
α=指针所指读数（偏转量）
d) 频率误差的修正：当使用电源频率不准时，可按下列公式修正：
实际粘度=指示粘度×名义频率/实际频率
e) 量程表
量 转 
程 速
转子603012611002005001000250010002500500032000400010000200004100002000050000100000f) 系数表
系 转速
数
转子6030126112510251025503204010020041002005001000NDJ-1型旋转粘度计操作使用注意事项
⒈ 本仪器适用于常温环境下使用。
⒉ 仪器必须在指定频率和电压允许范围内测定，否则会影响测量精度。
⒊ 尽可能利用支架固定仪器测定。如手持操作则应保持仪器稳定和水平。
⒋ 装卸转子时应小心操作，装拆时应将连接螺杆微微抬起进行操作，不要用力过大，不要使转子横向受力，以免转子弯曲。
⒌ 装上转子后不得将仪器侧放或倒放。
⒍ 一定要在电机运转时变换转速。
⒎ 连接螺杆和转子连接端面及螺纹处应保持清洁，否则将影响转子的正确连接及转动时的稳定性。
⒏ 仪器升降时应用手托住仪器，防止仪器自重坠落。
⒐ 每次使用完毕应及时取下转子进行清洗（不得在仪器上进行转子清洗），清洗后要妥善安放转子。
⒑ 装上转子后不得在无液体的情况下“旋转”以免损坏轴尖。
⒒ 不得随意拆动调整仪器零件，不要自行加注润滑油。
⒓ 仪器搬动和运输时应用橡皮筋将指针控制杆圈住，并套上黄色保护帽托起连接螺杆，拧紧帽上螺钉。
⒔ 悬浊液、乳浊液、高聚物及其他高粘度液体中很多都是“非牛顿液体”，其表观粘度随其变速度和时间变化而变化，故在不同的转子、转速和时间下测定，其结果不一致是属于正常情况，并非仪器不准（一般非牛顿液体的测定应规定转子、转速和时间）。
⒕ 做到下列各点能测得较精确的数值：
a) 精确地控制被测液体的温度；
b) 将转子以足够长的时间浸于被测液体同时进行恒温，使其能和被测液体温度一致；
c) 保证液体的均匀性；
d) 测定时尽可能将转子置于容器中心；
e) 防止转子浸入液体时有气泡附粘于转子下面；
f) 变换转子或转速使刻度圆盘上的读数偏高些；
g) 使用保护架进行测定；
h) 保证转子的清洁；
i) 电源频率不准时按修正公式修正；
j) 严格按照使用规则进行操作。