标题：拉力测试机
功能介绍
  发瑞仪器FR拉力测试机主要适用于橡胶、塑料板材、管材、异型材、塑料薄膜、电线电缆、防水卷材和金属丝等材料的各种物理机械性能测试，拉力机夹具作为仪器的重要组成部分，不同的材料需要不同的夹具，也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。
技术参数1、试验机准确等级：1级
2、试验力测量范围：2%-100%FS
3、试验力示值相对误差：±1%
4、试验力分辨力：最大试验力的1/200000
5、变形测量范围：2%-100%FS
6、变形示值相对误差：±1%
7、变形分辨力：最大变形量的1/200000
8、位移测量误差：±1%
9、力控速率调节误差：设定值的±1%
10、变形速率调节误差：设定值的±1%
11、横梁速度调节范围(mm/min)：1-500
12、横梁速度相对误差：设定值的±1%
13、恒力恒变形恒位移控制误差：
A、设定值≥10%FS时，设定值的±0.1%以内
B、设定值<10%FS时，设定值的±0.1%以内
14、有效拉伸空间(mm)：600-800
15、有效试验宽度(mm)：370
16、电源(V)：220±10%
拉力测试机性能
拉伸实验也称应力－应变试验，一般是将材料试样两端分别夹在两个间隔一定距离的夹具上，两夹具以一定的速度分离并拉伸试样，测定试样上的应力变化，直到试样被破坏为止。拉力机拉伸试验是研究材料力学强度最广泛使用的方法之一，需要使用恒速运动的。按载荷测定方式的不同，大体可以分为电脑式万能拉力试验机和电子拉力试验机两类，目前使用较多的是电子拉力试验机。
质量是企业的生命，是企业发展的灵魂和竞争的核心，关系到企业的生存与发展。大家都知道，生产厂家都要购入检测设备，市面上这样的信息非常多，让人眼花缭乱，价格也乱。那么怎么选择拉力机呢？读完下面的文章，你就会对拉力机，拉力试验机有一定了解了。简单例举一下我公司的FR-103C电脑伺服拉力机，拉力试验机供您参考，希望对您有帮助。
拉力试验机的拉力范围力量越大机台也越大，而传感器越小，精度越高，当然机台越大价格也越贵。所以选择拉力机时并不是越大越好，而是要选择自己公司产品适合的力量范围大小。传感器分为进口的和国产。国产的传感器比较便宜，但精度较差，会产生零点漂移。而进口传感器精度高，重复性好，但价格比较贵。拉力试验机最主要的部分就是传感器。是传感器输出的力量信号给处理器，如果输出的信号不准确，那么处理出来的数据肯定就不准，拉力机就等于摆设了。
拉力试验机的延伸率因为机器自带的位移测量系统只是测量拉力机横梁移动的距离。如果对延伸率有要求，如橡胶延伸率比较大的则另外配大变形测试架，金属材料延伸率比较小则加小变形(金属引伸计)。大变型、小变形(金属引伸计)是测试样在拉伸过程中两点之间的绝对位移，是很准确的。
试验行程和机台试验空间根据自己公司需要试验的产品大小进行选型，试样体积小和拉力小的可选我公司的FR-104单柱拉力机。而试样体积较大、拉力大的则要选择FR-103双柱拉力机了，一般拉力机行程在600MM左右，如要加高加宽或在高低温环境下做试验的，有特殊要求的可以向我公司提出，我们可以按贵公司的要求来订做。
拉力试验机的试验速度市面设备有的在50~500 mm/min，有的在0.001~500 mm/min，前者一般使用普通梯形丝杆加调速电机或变频调速系统，成本较低，磨损较大。时间长了，试验多了会产生中联板摇动，影响测试精度，而且时间用不久，机器噪音较大，容易坏。后者使用伺服系统加配滚珠丝杠的，精度高，速度恒速稳定，磨损小，耐久性较好。测出来的试验重复性也好。标准都有规定试验条件，什么材料多少速度，因为速度不一样测出来的力值也不一样。如各类生产设备机械手都用的伺服系统，有机会的话可以去汽车厂去看看，汽车零件每个位置是分毫不差。所以建议配伺服系统滚珠丝杠完全可以满足用户要求。当然测试的不多，力量不大的可以选普通梯形丝杆加调速电机或变频调速系统，经济实用，同样能得出理想的数据。
电子拉力机微电脑式也就是电子式数显式、数显式拉力机带个小微型打印机，只能测个最大力什么的。电脑式拉力机拉力试验机软件系统，就可以进行复杂的数据分析，如数据编辑、局部放大和可调整报告形式，进行成组式样的统计分析。试验结果输出结果可任意设置：最大力值、伸长率、抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度，弹性模量、最大试验力很多项目。试验结果输出结果可任意设置：最大力值、伸长率，抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度、弹性模量和最大试验力等很多项目。
拉力试验机软件市面上很多拉力试验机软件都是只能测试几个简单的数据。分析性能差，而我公司的拉力机拉力试验机软件可以多种测试条件，标准化的测试过程控制和报表输出模版，使可以定义任意多个测试标准供用户调用，范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等几乎所有测试标准。灵活强大的测试方法自定义方式，具备定速、定位移、定力量、定力量速率、定应力、定应力速率、定应变和定应变速率等各种控制模式，可实现复杂的多步嵌套循环控制。可设置自动返回、自动判断断裂和自动归零等功能。强大的数据分析统计和曲线图形分析辅助工具，具备放大、缩小、平移、十字光标和取点等功能。多次历史测试数据可调入图形同时显示做对比分析。多达7个区间设置、30个手动取点和60个自动取点功能。具备最大值、最小值、平均值、去高低平均值、中位数、标准差、总体标准差和CPK值等多种统计功能。完全开放的测试结果编辑方法，用户可得到任何想要的测试结果。最大力、断裂力、剥离力、拉伸强度、剪切强度、撕裂强度、最大变形、屈服力、伸长率、弹性模量、环刚度、非比例延伸率、区间最小力、区间平均力、定伸长取力、定力量取伸长等多达400多个计算结果均由计算机自动算出，供用户选择调用。业界创新的Microsoft Word报表格式，简单易用，只要您会使用Word，就可编辑出您想要的精美报表。权限管理系统使您可以锁定软件的任意功能模块，将软件操作分为多个权限级别，没被授权的操作人员无法触及没被授权的模块,软件操作更加安全可靠。全数字化的校准系统，校准过程简单高效，校准数据上下位机双重保护。功能强大的单位系统，可以适应世界上任何单位制，如力值单位有gf、kgf、N、kN、tf、lbf、ozf、tf（SI）、tf（long）、tf（short）等供选择，更可扩展任意多种单位。 更多重的保护机制：力量、行程、位移超量程保护设定，上下限位行程开关硬件保护设定。测试数据管理简单直观高效：单次测试数据以Windows标准的文档形式存储，自由设置储存路径和文件名。避免了传统测控软件以数据库格式储存测试数据时数据库文件会越来越大而导致软件运行越来越慢的缺点。只要您的硬盘足够大，测试数据可以无限量保存。 所有操作均具有快捷键,并可连接外部手动控制盒，可外接快上、快下、中上、中下、慢上、慢下、置零、回位、测试、暂停、结束等全部常用按健。多国语言一键切换：简体中文、繁体中文、英文，十国语言版更有日文、韩文、俄文、德语、法语、西班牙文、葡萄牙文等即将推出。绿色软件，无需安装，直接拷贝到计算机即可使用（需先安装串口驱动），维护升级更加简单。
拉力测试机选购
首先应考虑需要测试材料的拉力范围
拉力范围的不同，决定了所使用传感器的不同，也就决定了拉力机的结构，但此项对价格的影响不大（门式除外）。对于一般软包装生产厂家，拉力范围在1000公斤的就已经足够。因此也决定了采用单臂式的就可以了。
与单臂式相对应的是门式结构，它能适应比较大的拉力，如一吨或以上。所以软包装厂家基本用不着。
试验行程的问题。
根据软包装薄膜的需要测试的性能和要求，行程在600－800mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或1200mm。
标准配置问题
智能化的三种基本配置：主机、微电脑和打印机，如果微电脑功能强大，则可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑，就可以进行复杂的数据分析，如数据编辑，局部放大，可调整报告形式，进行成组式样的统计分析。
输出结果
试验结果输出结果可任意设置：最大力值、伸长率，抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度、弹性模量和最大试验力共8项。这可以说是微电脑操作时，能输出的最全面的结果。
可做实验项目
软包装要求拉力机一机多用，即在配备不同夹具的基础上，可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离和90度剥离试验。
市面上有一些高档拉力机除以上项目外，因其传感器精度高（有的达到二十万分之一），还可以测试摩擦系数。
产品机械主要配置
传动，有丝杠传动和齿条传动，前者昂贵，用于高精度，测试重复性高；后者便宜，用于低精度，测试重复性低。
丝杠，对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠、梯形丝杠和一般丝杠。其中，滚珠丝杠的精确度最高，但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥，整套价格也比较昂贵。采用一般丝杠和梯形丝杠就可以达到软包装所要求的精度，即0.5－1%精度。 
传动，有齿轮传动和链条传动，前者昂贵，用于高精度；后者便宜，用于低精度。
传感器，主要成本在于寿命，光电感应是其中比较先进的技术，一般可用10万次以上，但上海信任达仪器有限公司采用的传感器是美国的，精度高，一般可用15万次以上。
试验速度
市面设备有的在10~500 mm/min，有的在0.005~500 mm/min，前者一般使用普通调速系统，成本较低，粗糙影响精度；后者使用伺服系统，价格昂贵，精度高，对于软包装企业，选用伺服系统和调速范围在1~400mm/min的就足够了，这样既不影响精度，价格又在合理范围之内。
测量精度
精度问题，包括测力精度、速度精度、变形精度和位移精度。这些精度值最高都可达到正负0.5。但对于一般厂家，达到1%的精度就足够了。另外，力值分辨率几乎都能达到30万分之一。