标题：实验室溶解氧测定仪
实验室溶解氧测定仪简介
PPb以响应快、稳定、可靠、使用费用低等特点，适合火力发电厂大量使用。BDO-980微机型溶解氧测定仪适用于测定溶解在水中的氧气浓度或饱和度。仪表所具的全中文、多功能和直接联网，使其以“实用、方便、功能完善”等优点在同类产品中独树一帜，得到广泛应用。配PPm电极测量ppm级，用于环保行业。
二次表主要特点：
1、全中文显示,操作方便：
全中文显示,界面美观：采用高分辨率的液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。
简单的菜单结构,文本式的人表对话： 与传统的仪表相比, 功能增加了很多,但由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。不必记忆操作步骤和操作顺序;可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。
多参数同时显示：在一屏上同时显示氧浓度值、输入电流、温度、时间和状态。主显示以10×10mm规格显示氧浓度值,醒目,可视距离远；6个副显示以5×5的规格显示输入电流、温度、状态、星期、年月日和时分秒等,以满足用户的不同使用习惯和提供仪表的时间基准。
2、实用的功能组：
历史数据功能：在测量状态时按存储键，二次表自动存储测量的氧浓度值和温度值,可存储3000组数据。
记事本功能：忠实记录仪表的操作使用情况及发生时间,便于管理。
电极的研究功能：存储50次标定的方式、时间和结果,以分析电极的变化规律。
数字时钟功能：显示当前的时间,为记录功能提供时间基准。
背光功能：可在光线昏暗或彻底没光亮的环境下使用,根据温度变化,自动调节对比度,使显示始终清晰。
工业控制式看门狗：确保仪表不会死机,这是仪表的基本要求。
四种标定方式：除传统的一点和两点标定方法外,还有手动输入零点和斜率以及已知氧浓度值标定等方法,以满足在各种情况下的使用。
符号及术语
使用仪表会碰到一些新的名词和术语，现说明如下：
Pa和bar(巴)都是大气压强的单位,1bar=105Pa,1mbar=100Pa=1hPa
I0：本说明书和显示屏上的I0代表氧浓度为零时的电流（就如同pH电极的零电位一样），但相当稳定。
S：本说明书和显示屏上的S代表氧电极的斜率。单位为pA/mbr,为负值,一般为-100～-900（pA/mbr）。
技术指标
1、中文液晶显示，中文菜单式操作；
2、测量范围：0～100.0 ug/L；0～20.00 mg/L（自动切换）；0～60℃；
饱和度：0-200.0%；
3、分辨度：0.1 ug/L；0.01 mg/L； 0.1℃；
4、整机基本误差：ug/L：±1.0%FS；mg/L：±0.5%FS ，温度：±0.5℃；
5、整机示值重复性：±0.5%FS；
6、整机示值稳定性：±1.0%FS；
7、自动温度补偿范围：0～60℃，25℃为基准；
8、响应时间：<60秒（终值的98%，25℃） 37℃：98%终值<20秒；
9、时钟精度：±1分/月；  　　10、RS232通讯接口（选配）；
11、数据存储数量:3000点；
12、数据连续掉电保存时间：10年；
13、电源：220V±10% ，50±1HZ；
14、外形尺寸：202(长)*202(宽)*68(高)mm； 
15、重量： 1.0 Kg ； 
16、工作条件：环境温度：0～60℃ 相对湿度：<85%。
技术参数 
溶解氧测量范围0.00~20.00mg/L或ppm分辨率0.01mg/L测量精度（测量校准同温）±0.1mg/L(测量校准±10C)±0.3mg/L溶解氧饱和度0.0~200.0%测量精度（测量校准同温）±3.00%(测量校准±10C)±5.00%温度测量范围0.0~50.0C, 32~122F温度测量精度±1C, ±1.8F温度补偿范围0.0~40.0C, 自动仪器校准点1点或2点盐度补偿设定0~35g/L, 可调大气压力设定450~850mmHg, 60.0~112.5kPa可储存数据99组通讯输出USB标准显示器6英寸液晶显示屏， 具有操作模式图标及提示信息电源类型9V/350mA电源适配器， 使用220V/50Hz电源外型尺寸210(L)×188(W)×60(H)mm仪器重量1.7kg
配套清单
用户开箱时,请按装箱单核对仪器的数量、规格及附件，若数量不对或型号不符，请与厂家或销售商联系。
1、主机 一台 
2、氧电极 一支
3、温度电极 一支
4、外置电源 一个
5、电极支架 一套
6、使用说明书 一本 
7、合格证 一个 
第四章 电极使用
4.1电极工作原理
本表采用极谱式电极，阳电极为Ag/AgCl、阴电极为铂金（Pt）组成，两者之间充满特殊成份的是电解液。由硅橡胶渗透膜包裹于电极四周。测量时，电极间加上675mV的极化电压,氧渗透过隔膜在阴极消耗,同时等量的氧在阳极产生,这个动态过程进行到两边的氧分压相同时达到平衡.此时两电极间的电流与氧分压成正比,二次表检测到此电流,再经过一系列变换,得到氧浓度和氧含量.同时,NTC(负温度系数热敏电阻)检测被测量液的温度,二次表采样后进行温度补偿,将氧浓度或氧含量折算成25℃时的值。
阴极反应：O2+2H2O+4e→4OH-
阳极反应：4Ag+4Cl-→4AgCl+4e-
4.2电极的结构
最内部内含铂丝阴极和热敏电的玻璃棒，它被套在呈管状的银阳极里面，两者组成电极内体。内体又被嵌入不锈钢电极杆中。
因电极几何尺寸合理、膜薄渗透性高、电极腔体内的电解液成分好且用量少等优点，使得电极的响应速度较快。而国内的一些覆膜式氧电极腔体内需要加入20mL左右的电解液，本底氧消耗的时间就相当长，造成较长的时间投不上。
4.3电极的存放
充有电解液并套上保护套时，电极可存放几个月。保护套可以减少电解液的干涸。
若要将电极连续存放超过六个月时，应将膜体中的电解液倒掉，使阴阳电极保持干燥。此时不能将电极接到二次表上通电极化。
4.4电极的极化
首次使用或连续断电5～10分钟以上时，与仪表连接好开电后，所进行的是极化。以使电极里的化学体系达到平衡，降低零氧电流，使电极稳定。开始时，电极的电流较大，按指数规律下降，6个小时后便处于稳定态，在此期间的显示数据将逐渐降低，直到稳定。随后才能进行标定。
极化过程需要6小时，先将电极与二次表正确连接，接通仪表电源即可。如果是关电时间不长，极化时间会短一些，较快地稳定。
4.5电极的标定
每只氧电极都有自己的零点和斜率，而且随着使用，电解液会逐渐消耗，零点和斜率就会发生变化。标定就是为了得到电极的真实零点和斜率。
斜率标定：在空气中标定电极的斜率。
两点标定：在零氧环境中标电极的零点，在空气中标定电极的斜率。
对电厂超低浓度的溶解氧测量，特别是对除氧器出口，含氧量极低，这时零点是影响测量准确度的关键因素，零点的准确标定就特别重要。
若一定要准确地标出零点，零点标定时，我们建议用无水Na2SO3溶解于温度高于35℃的纯水中，形成“无氧水”来标零点。
出厂时，我们已经标定了电极的零点和斜率。实际上，零点很稳定，在实际使用过程中变化很小，即使是更换了电解液或隔膜后，零点的漂移也很小。
4.6电极的维护
在使用中最容易发生的是膜的堵塞，造成测量不稳、不准。由于水质的变化，特别是对电厂，关炉后再开炉，水中夹带作较多的杂质，严重时可用眼看见有污物（烂泥、铁锈、藻类物质等）覆在膜上。对这类污染容易发现，而对另一类离子污染用户就不易发现。因微小的离子附着在膜的表面，影响了膜的透气性，而用肉眼又不易发现。对这类污染，可将电极取下，用3%～5%的稀盐酸浸泡几个小时后再使用。
每次标定前应用肉眼观察隔膜是否有损坏。若隔膜上敷有脏物，应用软纸小心搽去。
隔膜失效后应更换。以下几种现象常常表示隔膜失效：
响应时间变长，反应变慢；二次表读数不稳定，漂移大；标定时明显的到不了零和满值；机械损伤。
4.7电极的性能检查
为了检测电极性能的好坏，可通过零氧测量，定性地检测电极的好坏。先将电极取出，置于空气中，稳定几十分钟后，记下浓度值。浓度值与附录的温度与浓度对应表相吻合，不对就采用斜率标定。再将电极置于无氧水中，几十分钟后，T402ppb电极在10ug/L以下，T402ppm电极在500ug/L以下。读数超出以上范围，往往是电解液用尽或隔膜损坏，应更换。若更换以后还不好，就应是电极本身的问题了，请与我们联系。
4.8电解液、膜体的更换
电解液具有pH13.0的强碱性，应避免与皮肤、黏膜和眼睛接触安。如不慎有上述情形发生，应迅速用大量的清水冲洗。建议戴上手套加以保护。
电极出厂时配有膜体和电解液，并已检测过，用户可以直接使用。但如用户存放了几个月才用，就应先更换电解液。
若有隔膜失效的现象（如响应时间变长，在零氧环境中电流偏大或机械损伤等），应更换敏感膜体。
更换电解液和敏感膜体，应遵守以下要点：（见下图）
1、 用手持住电极，使其呈垂直态，膜体向下，旋下旧的膜体；
2、 象甩体温计一样，甩掉残留的电解液；
3、 用清水清洗膜体、阴阳电极和电极内体，并晾干或用软纸搽干，两者均不能带有水滴；
4、 目测O型圈是否有损伤，若有，应更换。
5、 将新的原配电解液滴入（新的）膜体内腔。不要太满（只要充满电极内体与膜体的对应）空间即可，约占整个敏感膜体的大部分空间。
6、 将电极垂直握住，向上慢慢地旋紧膜体，一定要旋两圈后退一圈，确保没有气泡夹杂。多余的电解液会渗出来，将其搽干净。最后膜体应轻松地套上O型圈，如需要使用才能套上或根本就套不上O型圈，是因为膜体没有安装正确，需重新安装。
7、 次更换了电解液或膜后，应重新极化和标定。
第五章 仪器的操作
5·1显示屏与功能键的说明
中文实验室水质分析仪选用带背景光的点阵图形式液晶显示屏，可方便的实现图形和中文的显示，方便用户使用。面板上有8个触摸式按键，各键功能如下：
▲▼▲▼:四键为方向键，按动它们可在菜单项中向上、向下、向左和向右将光标移动到所要选的项目上。进入数据修改时，▲▼键分别增加或减小数值。连续按下不放，将加快数据的变化速度。
退出键:是退出当前的状态。在测量态，按下“退出”键，将进入主菜单；进入任何一级菜单后，按下“退出”键后将退回到上一级菜单，连续按动可一直退到测量态。
存储键：在测量状态时，将所测数据与时间一起存入表计中。
确定键：当光标指向项目（菜单）名称时，按“确定”键即可进入该项目（菜单）内，可对该项目（菜单）内的参数进行修改设置；当光标指向项目内的参数时，按“确定”键（或“退出”键）则表示完成了该参数设置，光标返回到该参数所属的项目名称处。
在测量状态下按“确定”键，溶氧浓度值与饱和度之间进行切换显示。
打印键：若配上打印机，按“打印”键可打印出历史数据菜单里显示的数据。
5·2 测量模式
主显示仪器自动进入测量状态，显示如下：
6 .8 ug/L 手 25.0℃ -0.010nA 正常 周二02/12/0218:28:23 当前时间温度状态温度是手动设定的 
其中溶氧浓度值为主显示，尺寸为10×10mm；nA、温度、状态、星期、年月日和时分秒为副显示，尺寸为5×5mm。状态显示行显示以下信息：
1.正常 2.正在存储！ 3.自动校正！
为满足各种情况下的使用，温度可以手动设定。请参见‘参数’菜单。仪表有自动识别温度电极的功能，一旦取下温度电极则以手动温度值作为补偿，温度值显示的前面将出现一个‘手’字。注意：
1、若要存数据，必须按下“存储”键，这与在线表不同，不自动存储！
2、在测量状态下按“确定”键可进行氧浓度值与饱和度值的切换显示！
3、按下“退出”键，将进入主菜单！
5·3如何选择菜单项目
按“退出”键,进入主菜单。按下方向键，可控制光标的移动来选择菜单项，按下“确定”键就进入菜单。
5·4如何修正时间
进入“参数” 菜单后即可看到“时间修正”,移动光标到“时间修正”。
年： 02 月：11 日：14时： 09 分：18 秒：16周： 四 
5·5如何改变数据的大小
在修改参数，设定时间等时，数据在一定范围内是可以连续变化的。这时可用▲▼键增加或减小数值，按住不放，变化的速度将越来越快。
5·6如何进行人表对话
在操作中,有许多可选项需要操作者选择，用户可根据可选项在屏幕上的相互位置关系，按动四个方向键加以选择，选中所需的项后按下“确定”键即可。下面是例子：
输入电流：-0.186 nA 温 度： 23.6 ℃ 待电流稳定一般要几十分钟 不稳定 稳定输入电流：-0.186 nA 温 度： 23.6 ℃ 待电流稳定一般要几十分钟 不稳定 稳定
上图是进入标定菜单后的人表对话框。完成了准备工作后，要选择“稳定”时，可按下 键，光标就跳到“稳定”项了。如左下图。按下 键，光标就跳到了“不稳定”项了。只有光标在“稳定”项时按下确认键，才进行下一步。5.7数据的存储
只能在测量状态下存储测量数据,按下“存储”键后,屏幕显示如下图,会出现“正在存储”提示。
6 .8 ug/L25.0℃ -0.010nA 正在存储！ 周二03/12/02 16:28:23
两秒钟后，"正在存储！"字样消失。表计自动将数据同时间（年、月、日、时、分）一起存储起来（秒的存储没有意义）,掉电不丢失。5·8菜单的超时退出
菜单有多层，一层层地进入，一层层地退出。进入菜单后，每按下一次退出键，将退回一级，直到退到测量态为止。
一旦仪表退出测量态，进入菜单后（‘标定’菜单除外），内部的定时计时器将启动，自动记录退出测量的时间长短，超过了5分钟就将自动退回到测量状态，以避免因操作不慎，使用完后没有彻底退到测量态，造成较长时间不能进行测量。
5·9显示对比度
仪表能自动地跟踪环境温度的变化,自动调整显示的对比度。
第六章 菜单及功能详解 6·1主菜单
在测量状态下按下退出键后,进入主菜单,显示如下：
① 历史数据 ④参 数②诊 断 ⑤标 定③维 护 ⑥厂家联系 
用"▲▼▲▼"键移动光标选中某项，按下"确定"键后，即进入对应的子菜单，按"退出"键退回测量态。
6·2“历史数据”子菜单
表计能存储最近的3000个数据,超出后能自动将最老的数据覆盖。实验室表与在线表不同,数据不是等间隔的连续存放的,何时要存,完全由使用者何时按下“存储”键决定。
钠浓度值表计存储数据时,是带时间存储的。若时间不正确,记录将是错误的,以后的"历史数据"功能将得不到正确的数据。请务必核对时间的正确与否。
02/01/08 15:28 8.9ug/L 35.1℃ 02/01/08 14:16 8.5 ug/L 34.1℃ 02/01/08 13:18 8.1ug/L 32.1℃ 02/01/08 12:50 8.2ug/L 36.1℃ 02/01/08 12:40 5.9ug/L 37.1℃ 02/01/08 12:30 6.8ug/L 33.1℃ 02/01/08 12:20 7.6ug/L 25.1℃ 02/01/08 12:10 6.6ug/L 28.1℃表示前面还有数据，可用▲键滚动观察 年/月/日 时：分表示后面还有数据，可用▼键滚动观察 温度的测量值 
一屏能显示8个数据,可用 键滚动观察前面或后面的数据。
① 记 事 本② I0.S查询 6·3“诊 断”子菜单
6·3·1 “记事本”子菜单
二次表能记录200条最近发生的事件及时间。具体事件如下：
上电运行、关电停运、更改系统时间、一点标液标定开始、一点标液标定结束、二点标液标定开始、二点标液标定结束、斜率标定开始、斜率标定结束、手动输入I0、S、复位或瞬间掉电、清记事本、清数据、清I0.S和更改手动温度值。显示例见下图：
用▲键滚动观察前面的事件，用▼键滚动观察后面的事件。
6·3·2“I0、S查询”子菜
I0为电极的零电位，S为电极的斜率。
I0、S值查询功能将忠实地记录电极的变化过程和老化程度,以判断电解液是否用完,是否需要更换电极。
二次表存储最近50次的标定结果，进入后，一屏只显示最近7次标定结果。
Ⅰ0为电极的零电流，S为电极的斜率。
Ⅰ0、S值查询功能将忠实地记录电极的变化过程和老化程度，以判断电解液是否用完，是否需要更换敏感膜。
标定方法Time I0 S 2 02.12.28 -0.012 -238.11 03.03.29 -0.022 -236.1 4 03.06.20 -0.033 -235.83 3 03.09.30 -0.036 -233.6 3 03.10.01 -0.038 -233.54 03.09.30 -0.036 -233.3 4 03.09.30 -0.039 -232.1 标定的结果
标定的时间 
仪表存储最近50次的标定结果，进入后，一屏只显示最近的7次标定结果。用 键可向前移动，查找以前的标定结果；移动后可用 键向后移。注：“1”表示是一点标定的结果，只有S ，没有新的Ⅰ0产生（保持以前值不变）；“2”表示的是斜率标定的结果；“3”表示的手动输入的Ⅰ0、S值，“4”表示是两点标定的结果。
这些数据用户只能看，不能修改。
按“▲▼”键进行菜单选择，按“确定”键完
成对应的功能，系统自动完成后在后面画“√”。6·4“维护”子菜单
①清记事本 ②清 数 据 ③清I0 .s 
6·5“参数”子菜单
此菜单完成参数的显示与设置。进入该菜单后,屏幕显示如下：
手动温度： 25.1℃大 气 压： 1013.0mbar滤波系数0.5 温度系数：1.0 时间修正
用方向键选择某项，按下“确定”键进入修改，用▲▼键修改完后按下“确定”键或“退出”键即退出该项修。
改。再按下“退出”键，就退出子菜单，返回到主菜单。
时间修正
二次表在存储数据时，是带时间存储的。如果时间不对，记录将是错误的，以后的“历史数据”功能将得不到正确的数据。
年： 03 月：10 日：18时： 11 分：18 秒：16周： 六 
用方向键选择，按下“确定”进入，用“▲▼”键修改，完后按下“确定”键或“退出”键即退出该项修改。
年： 02 月：11 日：14时： 18 分：18 秒：16周： 六 
用方向键选择某项，按下“确定”键，进入修改，用“▲▼”键修改完后按下“确定”键或“退出”键即退出该项修改。
再按下“退出”键，就退出子菜单，返回到主菜单。
6·6 “标定”子菜单
一般说来，每只氧电极都有自己的零点和斜率，而且随着使用，零点和斜率就会发生变化。标定就是为了得到电极的真实零点和斜率。
透气膜式电极的零点很小，在±1ppb之内，故一般不要标零点就可满足使用要求。
零点标定时，我们建议用无水Na2SO3溶解于温度高于35℃的纯水中，形成“无氧水”来标零点。
本表有一点标定、斜率标定、手动输入I0、S和两点标定四种方法，供用户选择。
一点标定：当已知被测溶液的氧浓度值时，可输入其浓度值来得其零点，斜率不变。一般情况下，请不要使用这种方法。主要用在电极不能取出，而由通过别的方法知道了氧浓度的场合。
斜率标定：采用氧饱和空气进行标定，此时电极的零点不变，求得电极的斜率。一般情况下采用此法就可满足要求。 
手动输入I0、S：在零氧环境中确定零点和斜率的情况下可直接输入电极的I0、S。常用来修正因错误标定造成的零点或斜率的不正常值。也可以通过这种方法来微量调整零点（I0），从而微量修正测量值。
两点标定：在零氧环境中确定电极的零点，在已知氧浓度的空气中确定电极的斜率。
按屏幕提示操作，可很方便地进行标定。标定结束后可进入“参数显示”或：“I0、S查询”子菜单观察I0和S值。
密码核对无误后，屏幕上将显示：
①一点标定②斜率标定③手动输入I0 、S ④两点标定 
用“▲▼”键选择标定方式，按“确定”键进入，按“退出”键退到主菜单。
6·6·1一点标定
一点标定只能标定电极的零点，斜率不变。显示如下图：
输出电流锁定在11.18mA请输入被测液氧浓度值: 6.8μg/L 
用“▲▼”键输入被测液的浓度值，按下“确定”键，进入标定。
输入电流：-0.186 nA 温 度： 23.6 ℃ 待电流稳定 不稳定 稳定不稳定 稳定 
正在标定！！
待显示的电流稳定后，选择“稳定”，按下“确定”键，结束标定。
显示标定结果如下：
02 年8月 16 日一点标定：I0= - 0.011 nA 合格 失败 
如因各种原因用户标定不成功，请选“失败”，按下“确定”键将退到“标定”菜单。
02 年8月 16 日一点标定：I0= - 0.011 nA 正在存储！ 如果选择“合格”，仪表把标定的结果自动存储，在“I0、S查询”菜单中可查询到。
三秒钟后，显示如下：
请将电极插回测量池中并安装好 确定 
应将电极放回测量池中，然后按“确定”键，显示如下。
输出电流解除锁定 
提示三秒钟后自动返回测量状态。
6·6·2斜率标定
斜率标定只标定电极的斜率，零点不变。显示如下图：
大气压已设为：1013.0 mbar空气湿度: 50 % 继续 
在空气中标定时，要输入湿度若不知道准确值，可按50%输入。
选择好后按“▼”键，选择“继续”，按下“确定”键显示如下：
输出电流锁定在11.18mA请将电极取出，用滤纸吸干隔膜上的水滴，置于空气中 等待 完成 
按屏幕提示操作，可很方便地进行标定。选“完成”后，显示如下：
输入电流： -0.166 nA 温 度： 23.8 ℃ 待电流稳定一般要几十分钟 不稳定 稳定不稳定 稳定 
此时正在标定！
电极没有极化好时，在短时间内是不可能稳定的，不应标定。
待第一行显示的电流稳定后，选择“稳定”，显示标定结果。
02 年8月 16 日斜率标定：S= - 239.1 pA/mbar 合格 失败 
因各种原因用户判标定不成功，选“失败”后，将退回到“标定”子菜单。
02 年8月 16 日斜率标定：S= - 239.1 pA/mbar 正在存储！如选“合格”，二次表把标定的结果自动存储，在“参数”和“I0、S查询”菜单中可查询到。
仪表应等到善后工作完成后才进入测量。否则传出或输出的电流和存储的数据全是假的。望你严格按提示的步骤操作！
三秒钟后显示自动消除，退回到上一级菜单。
6·6·3手动输入I0、S
进入菜单后，显示如下：
电极零点： -0.001nA电极斜率： -238.0 pA/mbar 
按“确定”键，光标将在“电极零点”与“电极斜率”的数值之间转换，按“▲▼”键可修改数值。当光标指向“电极零点”时按“ ”键使电极零点初始化为0.000nA; 当光标指向“电极斜率”时按“ ”键使电极斜率初始化为-238.0 pA/mbar；修改完毕后按“退出”键则退回到上一 级菜单。
6·6·4两点标定
如选择两点标定，先标零点，后标斜率。屏幕显示如下图： 
输出电流锁定在11.18mA请将电极取出，置于无氧水 或无氧氮气中，标零点 等待 完成 
按屏幕提示作好准备工作，选择“完成”，按下“确定”键进入下一步。
输入电流： -0.086 nA 温 度： 26.8 ℃ 待电流稳定一般要几十分钟 不稳定 稳定不稳定 稳定 
此时正在标定零点！！
零点应该很小，选择“稳定”后按“确定”键零点标定结束。进入斜率标定！
大气压已设为：1013.0 mbar空气湿度: 50 % 继续 
在空气中标定时，要输入湿度，若不知道准确值，可按50%输入。
选择好后按“▲▼ ”键，选择“继续”，按下“确定”键显示如下：
输出电流锁定在11.18mA请将电极取出，用滤纸吸干隔膜上的水滴，置于空气中 等待 完成 
按屏幕提示操作，可很方便地进行标定。选“完成”后，显示如下：
输入电流： -58.16 nA 温 度： 23.8 ℃ 待电流稳定一般要几十分钟 不稳定 稳定不稳定 稳定 
此时正在标定斜率！
第一行显示的电流稳定后，选择“稳定”，将结束标定！
显示标定结果！！ 03 年8月 16 日斜率标定：I0 = 0.086 nAS= - 239.1 pA/mbar 合格 失败 
因各种原因用户标定不成功，选“失败”后，将退到“标定”子菜单。
如果选择“合格”，二次表把标定的结果自动存储，在“I0、S值查询”菜单中可查询到。
标定完成后，将提示用户作好善后工作。
显示一秒钟后消失。
6·7“厂家联系”子菜单
进入该菜单后，屏幕显示厂家名称、联系地址和电话。
地址：姜堰市银河仪器厂邮编：225500
使用和维护
1、 将T402ppm溶氧电极与仪表相连，电极前面的帽子取掉，向下放置于空气中。再将仪表通电（即开机）。电极活化8小时后，再进行两点标定。电极在空气中的电流在-30 ~ -160nA均可使用。
2、 两点标定：在无氧水中标电极的零点，在空气中标定电极的斜率。(零点标定时，我们建议用无水Na2SO3溶解于温度高于35℃的纯水中，形成“无氧水”来标零点。
3、电极不需要经常标定，只有觉得有误差时才标定。
4、只要每天都需要测量，我们建议给仪表一直通电，这样便于电极活化，使测量值更稳定、更快、更准确 ，随时测量样品。