标题：护目镜
简介
所谓防护眼镜就是一种滤光镜，可以改变透过光强和光谱。避免辐射光对眼睛造成伤害，最有效和最常用的方法是配戴防护眼镜。这种眼镜可以吸收某些波长的光线，而让其它波长光线透过，所以都呈现一定的颜色，所呈现颜色为透过光颜色。一为吸收式，一为反射式，前者用得最多。这种眼镜可以吸收某些波长的光线，而让其它波长光线透过，所以都呈现一定的颜色，所呈现颜色为透过光颜色  护目镜。这种镜片在制造时，在一般光学玻璃配方中再加入了一部分金属氧化物，如铁、钻、铬、锶、镍、锰以及一些稀土金属氧化物如和钕等。这些金属氧化物能使玻璃对光线中某种波段的电磁波作选择性吸收，如铈和铁的氧化物能大量吸收紫外线。采用这种玻璃镜片可以减少某些波长通过镜片的量，减轻或防止对眼造成伤害。不同颜色的防护镜片可以吸收不同颜色为主的光线。
制造材料
护目镜图册(5张)这种镜片在制造时，在一般光学玻璃配方中再加入了一部分金属氧化物，如铁、钻、铬、锶、镍、锰以及一些稀土金属氧化物如和钕等。这些金属氧化物能使玻璃对光线中某种波段的电磁波作选择性吸收，如铈和铁的氧化物能大量吸收紫外线。采用这种玻璃镜片可以减少某些波长通过镜片的量，减轻或防止对眼造成伤害。不同颜色的防护镜片可以吸收不同颜色为主的光线。 这种眼镜分两大类，一为吸收式，一为反射式，前者用得最多.
镜片毛片一般均为圆形，规格以其直径表示，单位为mm，有φ48、φ50、φ52、φ56、φ60、φ65、φ70等。最常用的为φ56、φ60、φ65三种规格。由于大镜框的流行，使φ70等大尺寸镜片的使用有所增加。护目镜(15张)
镜片大小
毛片加工后符合镜框形状的眼镜片，其大小及形状自然依镜框内缘的曲线而定。镜片应注明水平方向及鼻侧，否则非对称形状的镜片经转动后将成为完全不同的另一形状了。镜片大小用基准线长度与基准线高度两者表示（基准线法），即AA’×B’B，单位为mm（例如46×40）；或用外切矩形水平尺寸与垂直尺寸来表示（方框法）。
镜片形状以片形差（shape difference）来表示。所谓片形差，即基准线长度与基准线高度之差（基准线法），或外切矩形水平与垂直尺寸之差（方框法）。未注明的为基准线法。例如，46×40  护目镜大小的镜片，其片形差为6（即46-40）。一些镜片系列的不同片形就是以形片差来表示的。形差为3或4，属高形；形差为10，属矮形。早期镜片均为对称形——圆形或椭圆形。圆形镜片的片形差为0，短椭圆形为4，长椭圆形为9。将半圆接于半椭圆之下成为“广视野椭圆”（Pantoscopic Round Oval, PRO）,有多种片形差，片形差较大的称为“广视野”形。此外还有“轮廓形”、“方形”、“无边形”及“运动形”等等。镜片形状的变化主要是由于现代眼镜框架不断翻新造成的。具有不同基准线长度的镜架（例如40、42、44、46），可以具有相同的片形差4（例如40×36、42×38、44×40、46×42），但彼此并不成比例，故片形也各不相同。
镜形切割
在方框法中，是与外切矩形的水平尺寸之差。故LSWF应注明是否方框法。LSWF的确定，找出镜框或符合该镜框形状的已切割镜片的几何中心，在基准线法中即为M点；测出集合中心到镜框或镜片边缘最大距离；该距离的两倍即为最小未切割镜片的直径；在测出景况或镜片的基准线长度；求最小未切割镜片直径与基准线长度之差，即为LSWF。其镜片几何中心（M）至镜片边缘的最大距离为29mm，故58mm即其所需镜片的最小直径。如其基准线长度（AA’）为48mm，则LSWF为10mm。 LSWF，可选择  护目镜适当大小的毛片进行切割，在镜片需要移心时，尤为重要。如厂家能在每副镜架上标明该镜架LSWF，将使我们对需移心的镜片进行切割之前能方便地确定所需毛片的最小规格。镜片厚度,可用镜片厚度卡钳（thicknesscaliper）来测量。将镜片置于卡爪J之间，指针P将在圆弧刻面上移动一定距离d，即指示所测镜片的厚度，刻度可精确到0.1mm由相似三角形原理可以得到：移动距离 d=镜片厚度×CP/CJ通常将卡钳的长短臂设计为4:1比例，即CP/CJ为4，则镜片厚度为d/4mm，圆弧刻度由此可以确定。
屈光度
镜片测度表（球面仪）：
该表可测出K之L之间的垂度s。其中K至L的距离为2y，中间活动测针与表面指针由齿轮连接，表面刻度即为屈光度。
护目镜
根据第六章中的近似垂直公式，所得屈光度为：F=s×2000(n-1)/y2式中2000(n-1)/y2对该表是一常数。若设该表两固定测针之间距离为20mm，所测镜片的射折率定为1.523，则该常数为：2000(n-1)/y2=2000×0.523/102=10.46
则式（16-1）为：F=10.46×s如果测量时中间活动测针低于固定测针的连线1mm，镜片测度表的读数将F=10.46×1=+10.46D；如果s高出0.5mm，刻度表读数将是+5.23D。如果中间活动测针长出两固定测针连线以下，指针将向反方向转动，读数为负。一些镜片测度表可测±20.00D范围。尽  护目镜管近似垂度公式已能够说明镜片测度表的原理，但实际上，镜片测度表的刻度仍然为精确垂度公式所校正。当中间活动测针被压缩1mm时，校正后的刻度实际为+10.37D而不是+10.46D。测球镜读数时，将测度表测针垂直放置于被测镜片凹面，当三根测针均接触镜面时，读出表面指针指示的读数，再测凸面得出另一读数，两数相加的代数和，即为镜片读数，绝对值大的读数所在-或+标记即表示该镜片是负透镜或正透镜。
测柱镜时，把镜片顺时针转动，其中一面（一般在凸面）指针指示的读数有变动，该面即为散光面。该面上最大和最小刻度之差为散光读数，最小刻度的子午线方向为该柱镜轴向。用测度表测量的误差，6.00D以下镜片在0.1D以内，6.00D以上在0.25D以内。但测针磨损或测针不与镜面垂直时，可有较大误差。应注意正确测量，并定期以标准平面教正零位。
吸收式
吸收式滤光镜，是采用镜片对某些波长光的吸收，以减少射入眼内的光强.遮阳眼镜又称太阳镜，可见光的透过率约为20%，对紫外线和红外线的吸收较好。有淡绿、淡灰、淡茶等多种颜色，用来制造遮阳和雪地工作防护眼镜。其中浅灰色镜片对颜色的辨认影响最小；浅茶眼镜使蓝天看起来较暗，使绿光透过减少；浅绿色镜片使红色光透过减少。气焊用护目眼镜这种镜片所用着色剂主要为氧化铁、氧化钴等，呈黄绿色，能全部吸收500urn以下波长的光波，可见光的透过率在1%以下，仅能有少量红外线通过。这种眼镜专供气焊操作焊接时使用。电焊用护目眼镜电焊产生的紫外线，对眼球短时间照射就会引起眼角膜和结膜组织的损伤（以28nm光最严重）。产生的强烈红外线很易引起眼晶体混浊。电焊用护目镜能很好阻截以上红外线和紫外线。这种镜片以光学玻璃为基础，采用氧化铁、氧化钴和氧化铬等着色剂，另外还加入一定量的氧化铈以增加对紫外线的吸收。外观呈绿色或黄绿色。能全部阻截紫外线，红外线透过率<5%，可见光透过率约为0．1%。蓝色护目眼镜这种眼镜有两种，一种为氧化铁和氧化钴着色，用它看灯丝为紫红色，另一种是以氧化铜、氧化锰着色，用它看灯丝为白色。它们都能全部吸收500—600nm（人眼可见光敏感区）波段的耀眼眩光，在400nm处的光线透过率在12%以下，对紫外线也有一定吸收作用，适用于各种工业高温炉炉前操作人员戴用。
5、深红色玻璃眼镜　这种眼镜镜片是一种采用硫化镉、硫硒化镉着色的深红色玻璃，它能吸收波长在600nm以下波段的全部光线。可用作医务或工业人员操作X—光透视设备时的护目镜。激光防护眼镜这种眼镜有两种形式，即反射式和吸收式，前者表面采用真空镀膜方法镀一层金属膜，对波长为532nm、694nm和1060nm等激光波段的反射率大于99．5% ；后者镜片对 1060nm激光波段能全部吸收。镜片必须配以封闭式或半封闭式框架，防止激光绕过镜片射入眼内。可以作为激光操作人员的防护眼镜。微波防护眼镜微波是一种波长为1nm－lM左右的电磁波，它也能对人造成伤害，特别是眼睛。  护目镜若在强的微波作用下，可引起眼疲劳、眼干涩和头晕，甚至可以导致晶体混浊、白内障和视网膜损伤等。它的防护是采用镜片表面喷涂四氯化锡以及能提高导电率的金属化合物，在镜片表面形成多层导电膜，起到了屏蔽微波的作用。因微波能绕过镜片射入眼内，镜框也应采用屏蔽，方可防止微波对眼睛的损伤。
反射式
吸收式滤光镜，是采用镜片对某些波长光的吸收，以减少射入眼内的光强，但因镜片吸收了某些光线，变成热量放出，特别是红外线和其他一些波较长的光线，由于产生热量的积累，使眼睛感觉很不舒服。若采用反射滤光镜则能很好地解决这一问题。在前边镀膜眼镜中曾介绍过，在镜片表面若镀上一层折射率比镜片本身折射率高的材料膜层，就会增大光线的反射，减少光线的透过光强，这样就可以保护眼睛不受到强光和有害射线的伤害。实际工作生活中，很多情况是吸收式和反射式联合起来使用，即在有色镜片上再镀一层高反射膜，使滤光作用更强，如电焊、氯弧焊、等离子切割等操作人员配戴的  眼镜，就可采用这一种方法解决。玻璃厂生产的光学玻璃坯料，经眼镜厂一系列研磨、抛光等工序后，制成具有一定屈光度及形状的玻璃片，称为镜片（毛片，uncut lens）。配制眼镜就是选择适度的镜片进行切割、磨边等工序使之符合镜框的形状，然后装上镜框。虽然镜片在出厂时都经过检验、标记等等，但在配制眼镜时，配镜者还应对镜片进行是别测量、标划及检验等程序，以使每副眼镜都能准确无误地达到处方要求，并最终达到矫正、舒适及美容等目的。
观日食
最常见的护目镜是遮光号为14的焊工护目镜，可以在电焊器材市场买到。各网店主打的护目镜价格大多为5元、10元、15元三种，一款普通彩色护目镜价格一般在5元左右。而德国巴德膜银色镜片护目镜10元，黑色镜片的15元。这些卖护目镜的店主大多都是“半路出家”，趁着天时赚上一笔。 
据专家介绍，用天文望远镜或肉眼观测太阳，事先必须加上巴德膜或其他滤光装置，否则会烧伤眼底和仪器。其中巴德膜不仅对比度更强，而且能使太阳显示出真实色彩。记者在淘宝网搜索发现，在  护目镜多数销售纸质日食观测镜的网店中，都打上“巴德膜”的旗号，但大多没有标明是否经过专业部门检测。对此，有关专家提醒，按照国际标准，使用密度值5.0巴德膜的观测镜可用于日全食的观测，而这样的日食观测镜合理价格在5元左右。合格的防护镜面对着太阳看，太阳会呈现出灰白色，看到的地面为黑色，基本上看不清其他的事物。