标题：多用表
简介
多用表
multimeter
由磁电系电表的测量机构与整流器构成的多功能、多量程的机械式指示电表（见电流表）。可用以测量交、直流电压，交、直流电流，电阻。又称万用表或繁用表。有些多用表还具有测量电容、电感等功能。
多用表主要由磁电系电表的测量机构、测量电路和转换开关  多用表组成。其中，转换开关是多用表选择不同测量功能和不同量程时的切换元件。
满偏转电流约为 40～200μA。多用表用一个测量机构来测量多种电学量，各具有几个量程。其工作原理是:通过测量电路的变换,将被测量变换成磁电系测量机构能够接受的直流电流。例如测量机构结合分流器（见电流表）及分压器，就形成测量直流电流和电压的多量程直流电表。磁电系测量机构与半波或全波整流器组成整流式电表的测量机构，再结合分流器及分压器，就形成测量交流电流和电压的多量程交流电表。多用表内还带有电池，当被测电阻值不同时，电池使测量机构内通过不同数值的电流，从而反映出不同的被测电阻值。转换开关是多用表选择不同测量功能和不同量程时的切换元件。 
用多用表测量电阻的原理电路见图。当被测电阻Rx=0时,电路中的电流最大,调节R使测量机构指针的偏转角为满刻度值，此时电路中的电流值I0=E/R。当被测电阻Rx增大时,电流I=E/(R+Rx)逐渐减小，指针的偏转角也减小。因此多用表表盘上的电阻值标尺是反向的，而且刻度不均匀。若被测电阻Rx=R，则电流I=I0/2，指针偏转角为满偏转角的一半。因此刻度中点处所标的电阻值(称为中值电阻)即为该量程下多用表的内阻值。通常电阻值标尺的有效读数范围为0.1～10倍中值电阻值。 
随着电子技术的不断进步，多用表正逐步向数字式方向发展。
详细信息
最上面（第一排刻度）是测量“电阻”的。（左边是∞，右边是0，刻度不均匀） 
第二排，是测量“直流电压、直流电流、交流电流”的。（左边是0，右边是250或50或10，刻度均匀） 
第三排，是测量“交流电压”的。（左边是0，右边是2.5，刻度不均匀） 
精度，要看选择的“档位”，如“指针恰指在正中央”： 
测电阻“R×100”档，就表示“1500Ω” 
测交直流电流“100”档，就表示“50mA” 
测直流电压“250”档，就表示“125V” 
测交流电压“250”档，就表示约“162.5V” 
测电阻时，与电路断开。
测电流、电压时，不要超过量程。
使用结束，置于“交流电压最高档”。
工作原理
万用表又叫多用表、三用表、复用表，是一种多功能、多量程的测量仪表，一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等，有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数（如β）。 
1．万用表的结构（500型） 
万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。 
（1）表头：它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表，万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值，这个值越小，表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大，其性能就越好。表头上有四条刻度线，它们的功能如下：第一条（从上到下）标有R或Ω，指示的是电阻值，转换开关在欧姆挡时，即读此条刻度线。第二条标有∽和VA，指示的是交、直流电压和直流电流值，当转换开关在交、直流电压或直流电流挡，量程在除交流10V以外的其它位置时，即读此条刻度线。第三条标有10V，指示的是10V的交流电压值，当转换开关在交、直流电压挡，量程在交流10V时，即读此条刻度线。第四条标有dB，指示的是音频电平。 
（2）测量线路 
测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路，它由电阻、半导体元件及电池组成 
它能将各种不同的被测量（如电流、电压、电阻等）、不同的量程，经过一系列的处理（如整流、分流、分压等）统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。 
（3）转换开关 
其作用是用来选择各种不同的测量线路，以满足不同种类和不同量程的测量要求。转换开关一般有两个，分别标有不同的档位和量程。 
2．符号含义 
（1）∽ 表示交直流 
（2） V－2.5KV 4000Ω/V 表示对于交流电压及2.5KV的直流电压挡，其灵敏度为4000Ω/V 
（3）A－V－Ω 表示可测量电流、电压及电阻 
（4）45－65－1000Hz 表示使用频率范围为1000 Hz以下，标准工频范围为45－65Hz 
（5）2000Ω/V DC 表示直流挡的灵敏度为2000Ω/V 
钳表和摇表盘上的符号与上述符号相似（其他因为符号格式不对不能全部写上『表示磁电系整流式有机械反作用力仪表 『表示三级防外磁场『表示水平放置）））
万用表的读数方式：
欧姆档测电阻，对于指针式万用表，每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔和黑表笔搭在 一起，然后转动调零钮，使指针指向零的位置。 以下以MF30型万用表为例，说明万用表的读数。第一条刻度线是电阻值指示，最左端是无穷大，右端为零，当中刻度不均匀。电阻档有R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K各档，分别说明刻度的指示再要乘上的倍数，才得到实际的电阻值（单位为欧姆）。 例如用R×100档测一电阻，指针指示为“10”，那么它的电阻值为10×100=1000，即1K。第二条刻度线是500V档和500mA档共用，需要注意的是电压档、电流档的指示原理不同于电阻档， 例如5V档表示该档只能测量5V以下的电压，500mA档只能测量500mA以下的电流，若是超过量程，就会损坏万用表。 注意事项： 万用表使用时应该水平着放。红表笔插在+孔内，黑表笔插入-孔内。 测试电流就用电流档，而不能误用电压档、电阻挡，其他同理，否则轻则烧万用表内的保险丝，重则损坏表头。事先不知道量程， 就选用最大量程尝试着测量，然后断开测量电路再换档，切不可在线的情况下转换量程。有表针迅速偏转到底的情况，应该立即断开电路，进行检查
使用和注意事项
（1）熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。[1] 
（2）进行机械调零。 
（3）根据被测量的种类及大小，选择转换开关的挡位及量程，找出对应的刻度线。 
（4）选择表笔插孔的位置。 
（5）测量电压：测量电压（或电流）时要选择好量程，如果用小量程去测量大电压，则会有烧表的危险；如果用大量程去测量小电压，那么指针偏转太小，无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。如果事先不清楚被测电压的大小时，应先选择最高量程挡，然后逐渐减小到合适的量程。 
a交流电压的测量：将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡，另一个转换开关置于交流电压的合适量程上，万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。 
b直流电压的测量：将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡，另一个转换开关置于直流电压的合适量程上，且“+”表笔（红表笔）接到高电位处，“-”表笔（黑表笔）接到低电位处，即让电流从“+”表笔流入，从“-”表笔流出。若表笔接反，表头指针会反方向偏转，容易撞弯指针。 
（6）测电流：测量直流电流时，将万用表的一个转换开关置于直流电流挡，另一个转换开关置于50uA到500mA的合适量程上，电流的量程选择和读数方法与电压一样。测量时必须先断开电路，然后按照电流从“+”到“-”的方向，将万用表串联到被测电路中，即电流从红表笔流入，从黑表笔流出。如果误将万用表与负载并联，则因表头的内阻很小，会造成短路烧毁仪表。其读数方法如下： 
实际值=指示值×量程/满偏 
（7）测电阻：用万用表测量电阻时，应按下列方法*作： 
a选择合适的倍率挡。万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的，所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜，且指针越接近刻度尺的中间，读数越准确。一般情况下，应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。 
b欧姆调零。测量电阻之前，应将2个表笔短接，同时调节“欧姆（电气）调零旋钮”，使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。如果指针不能调到零位，说明电池电压不足或仪表内部有问题。并且每换一次倍率挡，都要再次进行欧姆调零，以保证测量准确。 
c读数：表头的读数乘以倍率，就是所测电阻的电阻值。 
（8）注意事项 
a在测电流、电压时，不能带电换量程 
b选择量程时，要先选大的，后选小的，尽量使被测值接近于量程 
c测电阻时，不能带电测量。因为测量电阻时，万用表由内部电池供电，如果带电测量则相当于接入一个额外的电源，可能损坏表头。 
d用毕，应使转换开关在交流电压最大挡位或空挡上。