标题：高压电磁流量计
基本信息
一、概述MGG/KL-GG型高压电磁流量计是由采用专有技术特殊工艺生产的高压型电磁流量传感器和智能转换器配套组成，专门用于地质、石油勘探、油田系统测量高压条件下的泥浆、水泥浆、高压注水等导电液体或液固两相介质体积流量。二、简介电磁流量计只能测量导电液体,并对液体的温度有所要求,不能高于180度.一般用来测量如:生活用水,污水,泥浆,石灰以有有腐蚀的液体等,不能测量有机溶液和油.由于电磁流量计测量精度较高,操作方便,使用寿命长,所有应用较广.测量无腐蚀性液体,温度在80度以下,一般采用橡胶衬里.对于有腐蚀性介质采用F4衬里.对于不同介质选用不同的衬里与电极,才能保证电磁流量计长期稳定的工作!
高压电磁流量计主要用于油田测量泥浆,最高压力为40MPA以上!
电磁流量计多数故障都是由于没有按照说明书的要求进行,一般只要小有改动就可以处理!电磁流量计价格主要与电极选用以及表体材质相关,因此价格相差较大!三、特点：·测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
·测量管无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低。
·传感器可带接地电极，实现仪表良好接地。
·传感器采用先进加工工艺，使仪表具有良好的抗负压能力。 
·Magne W3000 PLUS转换器采用液晶背光式显示，可使反射阳光下或暗室内的读数变得容易。
·安装在管子上与标准型成90°旋转显示屏改善了一体型流量计的可见度。
·通过红外线触摸按键设定参数，在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。
·转换器具有自诊断报警输出，空负载检测报警输出，流量上下限报警输出，两极流量值报警输出
等功能。
·不仅可用于一般的过程检测，还适用于矿浆、纸浆及糊状液的测量。
·高压电磁流量计传感器采用专利技术制造，专门应用于石油、化工等行业。 三、技术参数： 
·公称通径：DN25 ～ DN250mm
·公称压力：6.3、10、16、25、32、40、70MPa
·精 确 度：示值的±0.5%,可选示值的±0.3%或±0.2%
·衬 里：聚氨酯、F46 
·电极材料：含钼不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、钛 
·结构形式：一体型、分体型
·介质温度：-10 ～ +160℃
·环境温度：-25℃ ～ +60℃
·介质电导率：≥5μs/cm 
·防爆标志：ExmbⅡT4
·连接方式：法兰式；油壬式
高压电磁流量计
一、概述MGG/KL-GG型高压电磁流量计是由采用专有技术特殊工艺生产的高压型电磁流量传感器和高压型电磁流量转换器配套组成，专门用于地质、石油勘探、油田系统测量高压条件下的泥浆、水泥浆、高压注水等导电液体或液固两相介质的体积流量。  二、特点■测量不受流体密度、粘度、湿度、压力和导电率变化的影响。 
■测量管无阻碍活动部件、无压损、直管段要求较低。 
■传感器带接地电极，实现仪表良好接地。 
■传感器采用先进加工工艺，使仪表具有良好的抗负压能力。 
■智能转换器采用液晶背光LCD式显示，可使反射阳光下或暗室内的读数变得容易。 
■智能转换器可同时显示体积流量百分比、实际流量和累计流量。 
■通过红外线触摸按键设定参数，在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。 
■转换器具有自诊断报警输出，空负载检测报警输出，流量上下限报警输出，两极流量值报警输出等功能。 
■高压型电磁流量计传感器采用F46衬里专有技术特殊工艺制造，专门应用于石油、化工等行业。三、技术参数■公称通径：DN10～DN100 
■精 确 度：示值的±0.5%,可选示值的±0.3%或±0.2% 
■衬    里：F46、聚氨酯、加网PFE 
■电极材料：316L不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、钽等电极
■介质电导率：≥3μs/cm 
■公称压力：6.3、10、16、25、32MPa 
■介质温度：0～+80℃（转换器） 0～+180℃（传感器） 
■环境温度：-25℃～+60℃ 
■电    源：220VAC 50Hz或24VDC 
■连接方式：法兰式、油韧式 
■外壳防护等级：传感器IP65、IP68可选 （IP65：尘密、防喷水IP68：尘密、可长期工作在水中。） 
转换器IP67（IP67：尘密、可短时间浸水，最少30分钟） 
■防爆标志：防爆型传感器的防爆等级为ExmIIT4、ExmdIIBT4
主要技术参数
执行标准： 
JB/T9248-2000 电磁流量计 
·公称通径系列DN：（mm） 
四氟衬里：5,10,15,20,25,32,40……1200 
橡胶衬里：10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350……2000 
注：特殊规格可定制 
·北京电磁流量计精度等级： 0.5级，1.0级 
·工作温度： 氯丁橡胶衬里：-20 ～ +60℃； 
聚氨酯衬里：-20 ～ +90℃ 
聚四氟乙烯衬里：-30 ～ +180℃ 
·工作压力 : DN10—DN65:2.5Mpa DN80—DN150:1.6Mpa DN200—DN1600:1.0Mpa 
·流量测量范围：流量测量范围对应流速范围是0.5～10m/s 
·电导率：电导率大于20&micro;s/cm 
·输出信号及负载电阻：0～10mADC,0～1000Ω;0～1000Hz;不小于10KΩ 
0/4～20mADC,0～500Ω;1～5V,0～5V,不小于10KΩ 
·电极材料：316不锈钢 
·防护等级：IP65、IP68 
·供电电源：220VAC±10%，50Hz±5% 24VDC±10% 
·直管段长度：上游≥ 5DN，下游≥ 3DN 
·连接方式 : 流量计与配管之间采用法兰连接，法兰连接尺寸应符合GB9119-88的规定 
·环境温度：-25℃ ～ +45℃ 
·相对湿度：5% ～ 95% 
·高压电磁流量计消耗总功率：小于25W-010-5166-1425
发展
流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元前1000年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国著名的都江堰水利工程应用宝瓶口的水位观测水量大小等等。17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论基础，这是流量测量的里程碑。自那以后，18、19世纪流量测量的许多类型仪表的雏形开始形成，如堰、示踪法、皮托管、文丘里管、容积、涡轮及靶式流量计等。20世纪由于过程工业、能量计量、城市公用事业对流量测量的需求急剧增长，才促使仪表迅速发展，微电子技术和计算机技术的飞跃发展极大地推动仪表更新换代，新型流量计如雨后春笋般涌现出来。至今，据称已有上百种流量计投向市场，现场使用中许多棘手的难题可望获得解决。 
我国开展近代流量测量技术的工作比较晚，早期所需的流量仪表均从国外进口。 
流量测量是研究物质量变的科学，质量互变规律是事物联系发展的基本规律，因此其测量对象已不限于传统意义上的管道液体，凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题。流量和压力、温度并列为三大检测参数。对于一定的流体，只要知道这三个参数就可计算其具有的能量，在能量转换的测量中必须检测此三个参数。能量转换是一切生产过程和科学实验的基础，因此流量和压力、温度仪表一样得到最广泛的应用。
流量计应用
流量计应用及其广泛，流量测量技术与仪表的应用大致有以下几个领域。 
一，工业生产过程 
流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一，它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域，是发展工农业生产，节约能源，改进产品质量，提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中，流量仪表有两大功用：作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。 
二，能源计量 
能源分为一次能源（煤炭、原油、煤层气、石油气和天然气）、二次能源（电力、焦炭、人工燃气、成品油、液化石油气、蒸汽）及载能工质（压缩空气、氧、氮、氢、水）等。能源计量是科学管理能源，实现节能降耗，提高经济效益的重要手段。流量仪表是能源计量仪表的重要组成部分，水、人工燃气、天然气、蒸汽和油品这些常用的能源都使用着数量极其庞大的流量计，它们是能源管理和经济核算不可缺少的工具。 
三，环境保护工程 
烟气，废液、污水等的排放严重污染大气和水资源，严重威胁人类生存环境。国家把可持续发展列为国策，环境保护将是21世纪的最大课题。空气和水的污染要得到控制，必须加强管理，而管理的基础是污染量的定量控制。 
我国是以煤为主要能源的国家，全国有上百万个烟囱不停地向大气排放烟气。烟气排放控制是根治污染的重要项目，每个烟囱必须是安装烟气分析仪表和流量计，组成连椟排放监视系统。烟气的流量沆量有很大因难，它的难度为烟囱尺寸大且形状不规则，气体组分变化不定，流速范围大，脏污，灰尘，腐蚀，高温，无直管段等。 
四，交通运输 
有五种方式：铁路公路、航空、水运、和管道运输。其中管道运输虽早已有之，但应用并不普遍。随着环保问题的突出，管道运输的特点引起人们的重视。管道运输必须装备流量计，它是控制、分配和调度的眼睛，亦是安全监没和经济核算的必备工具。 
五，生物技术 
21世纪将迎来生命科学的世纪，以生物技术为特征的产业将获得迅速发展。生物技术中需监测计量的物质很多，如血液，尿液等。仪表开发的难度极大，品种繁多。 
六，科学实验 
科学实验需要的流量计不但数量多，且品种极其繁杂。据统计流量计100多种中很大一部分是应科研之需用的，它们并不批量生产，在市面出售，许多科研机构和大企业皆设专门小组研制专用的流量计。 
七，海洋气象，江河湖泊 
这些领域为敞开流道，一般需检测流速，然后推算流量。流速计和流量计所依据的物理原理及流体力学基础是共通的但是仪表原理及结构以及使用条件有很大差别。