标题：固定式红外测温仪
固定式红外测温仪
是检测和诊断电子设备故障的有效工具。固定式红外测温仪有多种品种，不同的系列在各自适用的行业中都发挥着比较重要的作用。固定式红外测温仪的主要性能指标有光谱响应、响应时间、重复性以及发射率等。固定式红外测温仪用于玻璃和陶瓷工业、造纸和包装工业、各类窑炉测温应用以及化工行业中来测仪器仪表等的温度，从而检测仪器仪表的运行状态，保证一仪器的正常运行。  
固定式测温优势
一、红外测温仪在钢铁工业钢铁工业使用温度计是因为产品都是处于运动状态，温度都非常高。普通的钢铁工业应用是温度是一个持续的状态熔化的钢铁开始转变成块。用同一的温度重新加热钢铁是防止它变形的关键，红外温度计被用来测量回热器的内部温度。在高温旋转轧碾机中，红外温度计被用来确认产品的温度是在旋转限度内。在冷却轧碾机，红外温度计在钢铁冷却的过程中来监控钢铁的温度。二、红外测温仪在玻璃工业在玻璃工业中，要被加热到很高的温度。红外温度计用来监测熔炉中的温度。手持式的传感器通过测量外部来探测高温点。测量溶化玻璃的温度来决定适当的熔炉口的温度。在扁平的玻璃品中，传感器在每个加工阶段都要检测温度。错误的温度或过快的温度变化会造成不平的膨胀或收缩。对于瓶子和容器产品来说，熔化的玻璃会流向保持在同一温度的前炉。红外温度计被用来探测前炉的玻璃的温度。所以它在出口的地方应该是适当的状态。在玻璃纤维制品，红外传感器被用来在加工炉中探测前炉的玻璃的温度。红外传感器在玻璃工业中另外一个用途是用于挡风玻璃制品工艺中。三、红外测温仪在塑料工业在塑料工业中，红外温度计被用来避免产品被玷污，测量动态物体和测量高温塑料。在吹制的薄膜喷出的过程中，温度测量来调整适应加热和冷却可以帮助保持塑料的张力的完整和它的厚度。在抛制的薄膜喷出的过程中，传感器帮助控制温度来保证产品的厚度和同一。在薄片压出时，传感器可以让操作员来调整熄灭的加热器和冷卷来保证产品的质量。四、红外测温仪化学工业在石化行业中，炼厂在常规的预防维护程序中采用温度显示系统。这些程序包括熔炉工艺的监控及热电偶示数的确认。在熔炉工艺检测中，红外显示器被用来检测受热面管集结碳的比例。这种被称之为焦化的集结，会导致熔炉的更高的点火率，也会使管子温度升高。这种高温工况会降低管子的寿命。因为这种结焦会妨碍产品均匀的吸收管子的热量。当使用红外测温仪的时候我们会发现结交区域的管表面温度往往会比其他区域的管子表面温度高。五、红外测温仪还可以起到预防性的维护用便携式的热量显示系统，维护人员可以找出潜在的或已存在的问题。例如：发动机线圈绕  组过热，变压器上的塞紧的冷却鳍片，电容接触不良，热量在压缩机的汽缸盖集结。任何问题出现都伴随着温度升高，或者温度曲线与周围温度截然不，这样可以用便携式的热量显示系统进行定位。大多数情况下，在要求停止工艺流程前，可以及时发现问题，并进行及时校正。
功能特点：
● 带目视瞄准且指示目标大小，高距离系数使对准目标更准确,可调焦● 特殊光学设计，抗烟雾及抗水蒸气能力强； ● 可选实时值、最大值、平均值测温方式，辐射率连续可调；● 功能强大，扩展能力极佳，数字智能仪表采用高可靠性微处理器软硬件技术平台，可联网、报警组态及输出，隔离型标准模拟输出或数字输出接口，带环温补偿● 极高的性价比 适用范围 ● 铝质材料或表面光亮的低发射率材料 ● 棒材、线材生产 ● 热处理及离子镀膜 ● 容器内小目标测量 ● 热轧带钢● 热轧无缝钢管● 其它中温段测量  
技术参数：
测温范围 600-3000°C 300-2000°C 允差 ±1%（2）取最大值 重复性 ±1°C 光学分辨率 250：1 最小目标 2.5（mm） 发射率 0.1-1.00步长0.01 显示分辨率 1°C 瞄准方式 目视 有效测量距离 0.50～∞（m） 高低温报警 √ 最大最小平均值显示 √ 标配仪表响应时间 100ms输出接口 全隔离12bit模拟信号输出:4～20mA 电源 AC220V±10%小于6瓦 尺寸 60×210 mm（测头尺寸）160×80×125mm（仪表尺寸）96×96×125（仪表尺寸） 重量 选购配件 固定安装架、三角架、水冷套、吹尘器 多种模式的扩展报警，微打接口，大显示屏，记录单元 
  德润丰TID系列　　 型号 
TID41F
TID51F
测量范围 
300℃ -- 1200℃
600℃ -- 2000℃ 
测量精度 
读数值的±1%或±1℃
重复精度 
±2‰
光学分辨率（距离系数） 
120：1（最小可测4.2mm）/250:1（最小可测2.0mm） 
显示分辨率 
1℃ 
显示方式 
4位LCD
功能 
最大值/最小值/平均值/
上下限报警 
发射率 
0.1—1.00
响应时间 
标配200ms
瞄准方式 
目视瞄准 
有效测量距离 
0.50～∞（m） 
输出接口 
全隔离12bit模拟信号输出：4～20mA
带继电器触点和声光指示的两个多模式报警点 
环境温度 
0℃-- 60℃
测头加水冷套时气冷：0～120℃；水冷：0～175℃ 
相对湿度 
0 RH -80%RH 不结露 
电源 
AC200V±10%小于6瓦 
尺寸 
60×210 mm（测头尺寸）
160×80×125mm（仪表尺寸）
96×96×125（仪表尺寸） 
仪器重量 
600g+750g
选购配件 
固定安装架、三角架、水冷套、吹尘器
多种模式的扩展报警，微打接口，大显示屏，记录单元 

红外测温传感器
TOS10红外测温仪为一体化集成式红外测温仪，传感器、光学系统与电子线路共同集  成在不锈钢壳体内。
TOS10红外测温感测器
1、TOS10红外测温感测器为一体化集成式测温仪
2、传感器、光学系统与电子线路共同集成在不锈钢壳体内
3、TOS10易于安装，不锈钢壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接
4、输出信号：0-5V线形，10mV/℃,温度范围：0-500℃
5、光学分辨率：20：1，响应时间300ms（95%）

测温范围 0℃～500℃ （可调节） 精度 ±1%或±1.5℃取最大 重复精度 ±0.5%或±1℃取最大 光学分辨率（距离系数） 20:1工作波段 8～14um发射率（辐射率） 0.95温度分辨率 0.1℃显示方式（配置数显表） 4位LCD（背光）响应时间 300ms瞄准方式 无(可选配激光辅助瞄准）模拟输出0～5v，0·10v线性，10mv/℃或232，485或4-20ma电源 24VDC电流20mA尺寸 Ф20mmх106mm重量 90g外壳材料不锈钢环境等级IP65（NEMA-4） 环境温度-20～75℃储存温度-20～85℃ 相对湿度10～95%，不结露 电缆长度1米（标配）  
精确! 红外测温仪
另一个先进之处是精确，通常精度都是1度以内。这种性能在你做预防性维护时特别重要，如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停机的特别事件时。因为大多数的设备和工厂运转365天，停机等同于减少收入，要防止这样的损失，通过扫描所有现场电子设备-断路器、变压器、保险丝、开关、总线和配电盘以查找热点。用红外测温仪，你甚至可快速探测操作温度的微小变化，在其萌芽之时就可将问题解决，减少因设备故障造成的开支和维修的范围。 
- 安全! 安全是使用红外测温仪最重要的益处。不同于接触测温仪，红外测温仪能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度 ，你可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触温度测量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行，像蒸汽阀门或加热炉附近，他们不需在冒接触测温时一不留神就烧伤手指的风险。高于头顶25英尺的供/回风口温度的精确测量就象在手边测量一样容易。红外测温仪有激光瞄准，便于识别目标区域。有了它你的工作变的轻松多了
为了测温，将仪器对准要测的物体，按触发器在仪器的LCD上读出温度数据，保证安排好距离和光斑尺寸之比，和视场。用红外测温仪时有几件重要的事要记住：
只测量表面温度，红外测温仪不能测量内部温度。不能透过玻璃进行测温，玻璃有很特殊的反射和透过特性，不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温（不锈钢、铝等）。
定位热点，要发现热点，仪器瞄准目标，然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。注意环境条件：蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。环境温度，如果测温仪突然暴露在环境温差为20度或更高的情况下，允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。