标题：直流电阻测试仪
直流电阻测试仪简介
英文名字： DC Resistance Tester.
直流电阻测试仪简称直流电阻测量仪、直流电阻仪、变压器直流电阻测试仪，直流电阻检测仪，直流数字电桥等。 
概述：直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后，必不可少的试验项目。在通常情况下，用传统的方法（电桥法和压降法）测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况，缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担而研制开发的直流电阻快速测试仪。以高速微控制器为核心，内置充电电池及充电电路，采用高速A/D转换器及程控电流源技术，达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能，具有精度高，测量范围宽，数据稳定，重复性好，抗干扰能力强，保护功能完善。充放电速度快等特点。该仪器。体积小、重量轻、便于携带。它具有测量迅速、使用方便、测量精度高等特点。自检和自动校准功能降底了仪器使用和维护的难度，是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。本产品符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求。
直流电阻测试仪测量电流通常为:1A,3A,5A,10A,20A,30A等不同测量档位,仪器由恒流电源和电压信号检测两部分组成,五位液晶数字显示。输出电流档可调，适于各种中小型变压器的直阻测量
变压器直流电阻测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。
直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器，它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流，以最快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪并且具有存储、打印、放电指示等功能，内置不掉电存储器，可长期保存测量数据，液晶显示器的采用使得该仪器人机界面良好，是直流电阻测试工作中的首选设备。 
直流电阻测试仪是一种高精度宽量程、采用高性能微处理器控制的电阻测试仪。可以测试1μΩ～3MΩ的电阻，最大显示30,000数。最高测试速度60次/秒，测试速度在15次/秒下，依然可以保证0.05%的准确度，并且读数跳动可控制在3字以下。标配温度补偿功能，可对米电阻进行精确测试。三种电流模式可满足各种苛刻的电阻测试要求。
变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器，是设计成一体的高精度稳流电源及测试部分组成，测试过程微机控制，自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印。
直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用了先进的开关电源技术，其测量速度比电桥快一百多倍，显示部分由四位半LCD液晶显示测量结果，三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值，克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点，同时具备了自动消弧功能。本仪器具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。仪器内装可充电电池组（12V），交直流两用，便于现场及野外测试。
产品别称
直流电阻速测仪、变压器直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直阻速测仪、变压器直阻快速测试仪、感性负载直流电阻速测仪、感性负载直流电阻快速测试仪、感性负载直流电阻测试仪
市场目前产品型号
直流稳压稳流电源特点直流稳压电源是高稳定度的稳压稳流自动转换的精密直流电源、输出电压在额定范围内连续可调。输出电流、电压显示分别有数显，液晶显示，指针式。电源形式有单路、双路和三路三种以上。双路输出都可设计串联或并联，输出具有良好的、过载、过压、短路等保护措施，安全性极对可靠。适用范围广泛应用于邮电、科研、军事、医院、工厂、学校等。规格及技术参数型 号
WYJ
输入
电压(A)
AC220V±10% 380V±10%
频 率
50Hz±5%
功率因素
>0.9
输出
电 压
DC:0～30V 0～50V 0～100V 0～300V 0～1000V 3000V
电 流
DC:1A～3000任选
源效应
CV≤1× 10-4+2mv CC<1× 10-4+2mv
负载效应
CV≤5× 10-4+5mv CC<5× 10-4+5mv
纹波电压
1A-300A<5mv 300A-3000A<50mv
保护方式
具有过压 过载 短路 过热
环境温度
-10℃～+45℃
相对湿度
<85%

仪器概述
直流电阻快速测试仪（0-100A）的产品
变压器绕组直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目，在《电力设备试验规程》中，其次序排在变压器试验项目的第二位，《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等，必须测量变压器绕组的直流电阻，其目的是：
① 检查绕组内部导线和引线的焊接质量
② 检查分接开关各个位置接触是否良好
③ 检查绕组或引出线有无折断处
④ 检查并联支路的正确性，是否存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况
⑤ 检查层、匝间有无短路的现象
本产品符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求。 
直流电阻快速测试仪的产品别称：
直流电阻速测仪、变压器直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直阻速测仪、变压器直阻快速测试仪、感性负载直流电阻速测仪、感性负载直流电阻快速测试仪、感性负载直流电阻测试仪
仪器主要特点
1、采用高速16位A/D转换器，测量数据稳定，重复性好。
2、自动程控电流源技术，电流源共设1000个电流档位，由内部微控制器根据被测电阻自动控制，从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态，无须手动切换电流换档。
3、响应速度快，在测量状态可以直接转换分接开关，仪器会自动提示，新的电阻值很快就会显示出来。
4、高度智能化设计，功能设置巧妙先进，可自动判断测试线虚接、断线等故障。
5、保护功能完善，能可靠保护反电势对仪器的冲击，具有自动放电指示功能。
6、可显示测量电流和测量时间。
7、智能化功率管理技术，可有效减轻仪器内部发热。
8、可储存120次测量数据，掉电不丢失。
9、全部汉字菜单及操作提示，直观方便。10、数字电阻测量仪测量精度高、性能稳定、显示清晰、测量范围宽、抗干扰能力强。
结构特征与工作原理
本测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻（尤其是低阻）的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流，然后，将所获得的数据（包括测试电压、当前的测试电流等）进行处理，得到实际电阻值。
本仪器可存储255试验数据，并且可打印存储的所有试验数据。仪器复位、掉电时所存储的数据均不丢失。
【仪器技术指标】
1、输出四个档位电流：40A、20A、10A、5A
2、分辨率：0.1μΩ
3、量程：20mΩ - 4Ω （5A档）； 10mΩ - 2Ω （10A档）；
0.2mΩ - 1Ω（ 20A档）； 0.1mΩ - 0.5Ω （40A档）；
4、准确度：0.2%
5、环境温度：0～40℃
6、环境湿度：<90%RH 
7、工作电源：AC220V±10%，(50±1)HZ
8、外形尺寸：400×200×350mm
9、重量：13kg
测试电流 5A，10A，20A ，40A 
测量范围 
5A： 1μΩ~4Ω 
10A： 1μΩ~2Ω 
20A： 1μΩ~1Ω 
40A：1μΩ~0.5Ω 
测量准确度 ±0.2%（满量程） 
显示方式 128×64点阵显示 电阻显示为4 1/2位 
最大分辨率 0.1μΩ 
电源 AC 220V±22V，50Hz±2 Hz 保险管5A 
最大功耗 600W 测试电流为40A时 
工作环境 环境温度：0°～40° 
相对湿度：≤80% 
体积 400╳200╳425(mm) 
重量 12kg 带配件 
特性：
① 微电脑控制的智能仪器，可存储测试结果；
② 交流供电，便携式设计，使用、携带方便；③ 采用先进的恒流电源技术，大大降低了仪器的体积、重量与功耗，进一步缩短了测量时间，保证了测量数据更加稳定可靠。
④ 自带微型打印机，直接输出打印结果
⑤ 本仪器适用于各类电力变压器、互感器绕组等感性、低阻值电阻的测量与分析。
【仪器注意事项】
1.在测无载调压变压器倒分接前一定要复位，放电结束后，放电提示音结束，且提示信息消失后再切换分接开关。
3.测试结束后，按“复位”键，一定要等放电指示灯熄灭，提示信息消失后再关掉电源，进行拆线。
4.测试过程中请少断电或测试夹钳脱落。
5.接通电源前请先接好地线，测试结束后请最后拆地线。
仪器日常维护
1．三个月内因仪器本身原因达不到技术要求，可无条件更换。
2．一年内免费维修，终身提供维修及技术服务。
3．仪器若出现质量问题，当日提出维修方案，及时到现场处理。也可提供替代仪 器满足用户使用。
4. 免费提供现场技术支持与仪器使用常识培训。
5．仪器出现故障请及时与我们联系，以便为您提供服务。
附1：面板式打印机换纸方法
仪器所配打印机在出厂时已经安装了纸卷，当打印机内的纸卷用完时，需要安装新的纸卷，具体安装过程如下：
(1)取下打印机的前盖板。
(2)从仪器面板上取下整个打印机，用手指向内夹住打印机的两侧活动舌头，将整个打印机从仪器面板上轻轻取下，注意在取下打印机之前，一定要确认已关掉打印机的电源。
(3)从打印机上取下纸卷轴。
(4)将新纸卷套在纸卷轴上，并将纸卷轴装入打印机的导槽内，不会掉出。
(5)将打印纸头剪成锥形。
(6)接通打印机的电源，按SEL键，使SEL指示灯灭，然后再按LF键，使机头转动，这
时用手将纸头送入机头下面的入纸口处，纸会快速进入机头，直到从机头正前方露出为
止。露出要有一定长度，再按一下SEL或LF键，停止进纸。关上电源，盖好打印机的前盖板，将打印纸的头从前盖板的出口中穿出。
(7)将整个打印机装回到仪器面板上。
直流电阻测试仪使用方法：
A：直流电源测试：
闭合总电源开关，相应有指示灯亮，按下“启停”键，即可进行测试。测试完毕，按下“复位键”，仪器显示“正在放电”，等仪器返回到开机的界面，关闭总电源开关，相应的指示灯熄灭，再转换测试夹，进行再次测试。 
B、交流电源测试： 
接上交流AC220V电源，“充电”指示灯亮，闭合总电源开关，相应的指示灯亮，按下“启停”键，即可进行测试。测试完毕，按下“复位键”，仪器显示“正在放电”，等仪器返回到开机的界面，关闭总电源开关，相应的指示灯熄灭，再转换测试夹，进行再次测试。 
特被注意：测试完毕后，必须按“复位键”等仪器返回开机界面后，才能关机进行下次测试
仪器面板具体操作方法
◇本机共设“选择”、“确定”、“复位”共三个按键。
1、电阻测量
仪器开机或按复位键后，进入初始状态（1）。此时光标指针指向“电阻”，直接按“确定”键进入状态（2），显示变化的充电电流和测量时间，充电完成后自动进入状态（3），显示电阻值、测量电流和测量时间，此时每按一次“确定”键则储存一次测量结果（带打印机的机型同时打印出测量结果）。按“复位”键退出电阻测量，进入状态（4），显示放电电流。放电结束后，自动回到初始状态（1），完成一次电阻测量。
2、编号设置
输入设备编号有助于内存数据的查找，在初始状态（1），将光标指针指向“设置”按“确定”键进入状态（5），显示当前设备编号。再按“确定”键进入状态（6），提示输入新设备编号，此时按“选择”键可使当前输入位从‘0’到‘9’，再从‘A’到‘Z’循环显示，找到所要的数字或字母后按“确定”键即输入一位，再按同样的方法输入下一位，输入完六位后，回到状态（5），显示新输入的设备编号。按“复位”键回到初始状态（1）。
3、内存操作
在初始状态（1），将光标移至“内存”按“确定”键进入状态（7），显示当前存储器记录总数，此时按“选择”键可进入状态（8），从最新的记录开始依此显示存储器记录内容，NNNNNN表示该记录设备编号，MM表示该设备第MM个电阻值，在测量过程中每按一次“确定”键存储测量结果时，MM值加1。每输入新的设备编号，MM值从1开始重新累计。同时按“选择”和“确定”键将清除存储器全部数据，按“复位”键退出内在操作返回状态（1）。存储器最多可存储120次测量结果，超过120次以后最老的记录将被覆盖。存储器内容在断电条件下可长期保持不丢失。
技术参数
规格
10A
20A
40A
测试电流
1mA 10mA 1A 5A 10A
1A 5A 10A 20A
2.5A 5A 10A 20A 40A
测量范围
1mA：1Ω～20kΩ
10mA：1Ω～2kΩ
1A：10mΩ～20Ω
5A：1mΩ～4Ω
10A：1mΩ～2Ω
1A：10mΩ～20Ω
5A：1mΩ～4Ω
10A：1mΩ～2Ω
20A：1mΩ～1Ω
2.5A：10mΩ～8Ω
5A：1mΩ～4Ω
10A：1mΩ～2Ω
20A：1mΩ～1Ω
40A：1mΩ～500mΩ
测量准确度
±0.2%（满量程）±2个字
数据存储
255个
显示
液晶显示器
最大分辨率
0.1μΩ
电源
AC 220V±22V，50Hz±2 Hz
最大功耗
300 W /500W/1200W
工作环境
环境温度:0°～40°相对湿度:≤80%
体积
200╳400╳280(mm)
重量
6kg/10kg/32 kg