标题：testo300M-I烟气分析仪
烟气分析仪
德图testo 300 M-I烟气分析仪，快速高效地测量烟气，操作简便、经济实惠。 适用于调节锅炉、检测排放及检测生产过程中的环境条件。 
基础版本- 可测量温度、O2、CO 
- 计算CO2、过剩空气系数、效率 
选配功能- NO或SO2 
- 同时测量差压、风速和风量 
- 计算烟气露点 
优点一览· 内置数据存储 
· 选配NO或SO2测量 
· 大屏幕显示 
· 显示烟气露点(选配) 
· 用户可自行通过标气标定 
· 迷你气体预处理组件(选配)，用于长期测量SO2 
简要描述 订货号
testo 300 M-I工业烟气分析仪，包括电池和标定证书；测量O2,CO2,CO(H2补偿),NO(选配),SO2(选配),绝对温度, 0563 0311 
技术数据 - testo 300 M-I 
存储温度 -20.0...50.0 °C 
操作温度 4.0...45.0 °C 
电池类型 4 AA 电池 
重量 700.0 g 
规格 (LxWxH) 85.0 x 250.0 x 65.0 mm 
探头类型(测量值) 量程 
DMS 探头(压力) -32.0...32.0 inH2O 精度 +/-0.1 inH2O (0.0...8.0inH2O) 
+/-0.5% 测量值(8.0...32.0inH2O) 
分辨率 +/-0.01inH2O(-32.0...32.0inH2O) 
计算参数
(转速) 0.0...8000.0 fpm 分辨率 +/-20.0fpm (0.0...8000.0fpm) 
电化学 
(氧气) 0.0...25.0 Vol.% O2 精度 +/-0.8%of f.v.(0.0...25.0Vol% O2) 
分辨率 +/-0.1Vol.%O2(0.0...25.0Vol.%O2) 
计算参数 
(二氧化碳) 0.0...-9999.0 Vol. % CO2 精度 +/-0.1Vol.%CO2(0.0...-9999.0Vol%CO2) 
分辨率 +/-0.1Vol%CO2(0.0...-9999.0Vol%CO2) 
电化学 
(一氧化碳) 0.0...10000.0ppmCO 精度 +/-10.0ppmCO(0.0...200.0ppmCO)+/-5.0%测量值(200.1...10000.0ppmCO) 
分辨率 +/-1.0 ppm CO (0.0 ... 10000.0 ppm CO) 
电化学 
(一氧化氮) 0.0...3000.0ppmNO 精度 +/-5.0 ppm NO (0.0 ... 100.0 ppm NO) 
+/-5.0% 测量值 (100.1 ... 3000.0 ppm NO) 
分辨率 +/-1.0 ppm NO (0.0 ... 3000.0 ppm NO) 
电化学（二氧化硫) 0.0...5000.0ppmSO2 精度 +/-10.0 ppm SO2 (0.0 ... 200.0 ppm SO2) 
+/-5.0% 测量值 (200.1 ... 5000.0 ppm SO2) 
分辨率 +/-1.0 ppm SO2 (0.0 ... 5000.0 ppm SO2) 
K型(NiCr-Ni) 
(温度) -40.0...1200.0°C 精度 +/-0.5 °C (0.0 ... 100.0 °C) 
+/-0.5% 测量值 (101.0 ... 1200.0 °C) 
分辨率 +/-0.1 °C (0.0 ... 1000.0 °C) 
+/-1.0 °C (1001.0 ... 1200.0 °C) 
K型(NiCr-Ni) 
(温度) -40.0...2192.0°F 精度 +/-0.5 °F (32.0 ... 211.9 °F) 
+/-0.5% 测量值 (212.0 ... 2192.0 °F) 
分辨率 +/-0.1 °F (32.0 ... 1831.9 °F) 
+/-1.0 °F (1832.0 ... 2192.0 °F) 
DMS 探头 
(压力) -80.0...80.0hPa 精度 +/-0.1 hPa (0.0 ... 20.0 hPa) 
+/-0.5% 测量值 (20.1 ... 80.0 hPa) 
分辨率 +/-0.01 hPa (-80.0 ... 80.0 hPa) 
计算参数 
(Flow) 0.0 ... 40.0 m/s 分辨率 +/-0.1 m/s (0.0 ... 40.0 m/s) 
计算参数 
(露点) 0.0 ... 99.9 °C td 分辨率 +/-0.1 °C td (0.0 ... 99.9 °C td) 
计算参数 
(露点) 32.0...212.0 - 分辨率 +/-0.1 - (32.0 ... 212.0 -) 
计算参数 
(热效率) 0.0...120.0 % 分辨率 +/-0.1 % (0.0 ... 120.0 %) 
计算参数 
(烟气损失) -20.0 ... 99.9 % qA 分辨率 +/-0.1 % qA (-20.0 ... 99.9 % qA) 
计算参数 
(过剩空气) 1.0...20.0 150 分辨率 +/-0.01 150 (1.0 ... 20.0 150) 
探头一览 - testo 300M-I 
简要描述 产品图片 量程 订货号 
皮托管，1000mm长，连接06381345/..1445/..1545探头测量风速 0635 2345 
皮托管，350mm长，连接0638345/..1445/..1545探头测量风速 
0635 2145 
不锈钢皮托管，750mm长，测量风速及温度，带3根5m长软管及绝热盘 
-40.0...1000.0 °C 0635 2042 
不锈钢皮托管，350mm长，测量风速及温度，带3根5m长软管及绝热盘 
-40.0...1000.0°C 0635 2041 
不加热适配器 
0600 7911 
采样管,+1800°C,1m长,材料:氧化铝 
0600 7805 
延长采样管,+1200°C,1 m长,材料：烙镍铁625 0600 7804 
采样管,+1200 °C, 1 m长, 材料：烙镍铁625 
0600 7803 
采样管,+600 °C, 1 m 长, 材料：不锈钢1.4571 
0600 7802 
采样管,+600 °C, 1 m 长, 材料：不锈钢1.4571 
0600 7801 
采样管, 700mm长 
0.0...500.0 °C 0600 7432 
采样管, 335 mm长 
0600 7431 
采样软管，4m长 
0554 3379 
采样软管，2.2m长 
0554 3378 
不锈钢法兰，用于快速安装 
0554 0760 
陶瓷前置过滤器，耐温+1000°C 
0554 0710 
软管，5m长（不可用于SO2测量） 
0440 7441 
耐硫软管, 2.2m长 
0440 7439 
高温探针，带绝热盘，700mm长，耐温+1001°C 
0440 7438 
高温探针，带绝热盘，335mm长，耐温+1000°C 
0440 7437 
烟枪外管，带过滤器，耐温+800℃，700mm长 
0440 7436 
烟枪外管，带过滤器，耐温+800℃，335mm长 
0440 7435 
热电偶，3.2m长，检测烟温，耐温+1000℃ 
-200.0...1000.0 °C 0430 0067 
热电偶，2.2m长，检测烟温，耐温+1000℃ 
-200.0...1000.0 °C 0430 0066 
热电偶，1.2m长，检测烟温，耐温+1000℃ -200.0...1000.0 °C 0430 0065 
附件一览 - testo 300M-I 
简要描述 注释 订货号 
SO2传感器组件(升级) 用于添置于testo 300 I分析仪内 0554 3923 
电源，用于对气体干燥器和testo 300M-I/XL-I供电，包括适配器电缆 0554 3376 
连接软管套装，用于差压及风速测量 2根硅胶软管，à 2.5m, 1根0.3 m硅胶软管及 4和6mm适配器 0554 0316 
充电电池组(4×2.4V/700mAh) 用于快速充电 0554 0196 
DKD标定证书/风速 热线/叶轮风速仪，皮托管；标定点为2; 5; 10; 15; 20 m/s 0520 0204 
仪器护套(防尘、防撞击)，带挂绳和磁性吸盘 可固定于锅炉上 0516 0301 
内置露点计算组件 0450 0301 
软管，5m长(不可用于SO2测量) 0440 7440 
简易气体干燥器，带自动冷凝水清空功能 防止冷凝水，用于精确测量SO2 0440 7433 
SO2传感器组件 内置于烟气分析仪 0440 3923 
内置风速/差压测量(不可升级) 带风量计算功能 0440 0348 
车载电源适配器 用于在车内对仪器进行充电 0554 0424 
O2传感器组件备件 0390 0070 
NO传感器组件(升级) 用于添置于烟气分析仪内 0554 3922 
电源，230 V/ 8 V/ 1 A，欧式插头 用于对仪器供电及对充电电池进行充电 0554 1084 
软件，用于数据管理 带便捷的数据分析及图示功能，可在线测量及打印条形码 0554 0310 
塑料仪器箱 用于安全有序地存放仪器及其配件 0516 0300 
NO传感器组件 内置于烟气分析仪 0440 3922 
NO传感器组件备件 用户可自行快速更换 0390 0074 
CO传感器组件备件 用户可自行快速更换 0390 0072 
ISO标定证书/风速 热线/叶轮风速仪，皮托管；标定点为1000; 2000; 3000; 4000 fpm 0520 0034 
备用热敏打印纸（6卷/盒） 0554 0569 
testo打印机，包括1卷热敏打印纸和4节AA电池 现场打印数据 0554 0545 
打印机充电器（包括4节标准充电电池） 用于对充电电池进行外部充电 0554 0110