标题：绝缘子等值附盐密度测试仪
概念
绝缘子等值附盐密度测试仪 绝缘子表面在长期积污过程中，经历积污(冬季)——清洗(雨季)——再积污(冬季)——再清洗(雨季)......这一循环往复，表面盐密不断增长。一般经若干年可达到动态平衡状态，该状态下的盐密值可视为饱和盐密。　绝缘子等值附盐密度测试仪就是用来测量绝缘子的污秽程度的仪器。
现实背景
黑龙江省是我国纬度最高的省份，冬季寒冷漫长。工业及生活取暖用煤的大量使用，加之其它污染物的影响，使得绝缘子的外表面积污严重。从统计角度看，绝缘子平均年度最大积污量和绝缘子年自清洗能力均可认为是常数。如平均年度最大盐密(通常是指连续3年积污期结束而未受到雨水冲洗所测得的盐密的年平均值)用S1表示．则雨季后绝缘子表面剩余盐密为CS1(c为反映自清洗能力的绝缘子表面年度盐密的残余率)，第二年绝缘子表面的盐密值则为：S1+CS1，第n年的累计盐密值可表示为：Sn=S1+CS1+......+Cn-1*S1+......=S1[(1一Cn-1)/(I—C)]。由于绝缘子表面盐密的残余率小于1，上式收敛，故可求得饱和盐密Sb=S1/(1一C)。由上式可看出：绝缘子饱和盐密与平均年度最大盐密成正比，而与其白清洗率1-C成反比；饱和盐密与平均年度最大盐密之比为自清洗率的倒数。公式中的盐密残余率c与雨季的降水和绝缘子的几何形状等因素有关，通常可以通过雨季后盐密的实测值与平均年度盐密的比值来确定。
使用说明
一、产品简介直读式盐密仪是针对电力系统防污闪检测而研制的，用于测量绝缘子表面等值附盐密度（以下简称“盐密
”）的专用测量仪器，同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高、读数直观、测量范围宽、使用
方便、等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。
污秽等级的划分和污秽等级分布图的绘制是防污闪工作的基础，准确的污秽等级分布图是选择输、变电设备电瓷外
绝缘爬距的依据。绝缘子表面等值附盐密度值是判断电瓷外绝缘污秽状况严重程度的定量数据，是划分污秽等级和
绘制污区图的重要依据之一。因此，盐密测量工作对电力系统安全运行有着重要的意义。
参照标准：
GB/T16434 – 1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》
GB/T16434-200X《污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分：定义、信息和一般原则》
国家电网公司Q/GDW152-2006《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》二、功能特点1、具有量程自动切换功能。
2、测量范围大，盐密范围0.0001mg/cm2～9.9999mg/cm2。
2、自动进行温度补偿，直接显示20℃时标准电导率和等值附盐密度（ESDD）。
3、 对使用电导率大于10μs/cm的清洗液，具有自动祛除清洗液自身电导率和原始含盐量对测量影响的功能。降
低了对清洗液的要求。
4、 通过带电修正系数，自动将不带电测量的盐密度（ESDD）转换为带电测量的盐密度（ESDD）。
5、具有存储和打印功能，可存储400组数据。
6、 体积小， 重量轻，便于携带，适合野外现场和试验室使用。三、产品参数◆测量范围：
盐密：0.0001mg/cm2～9.9999mg/cm2（按X-4.5型绝缘子为准）
测量温度：0℃～100℃
测量电导率：0～100000μs/cm（标准配置K=1.0电极）
◆基本误差：
测量盐密：分辨率0.0001位
满量程精度：±2%
测量温度：分辨率0.1位，精度±0.5℃
测量电导率：分辨率0.1μs/cm
满量程精度：±2%
◆电源：AC 220±10%
◆环境温度：0℃～60℃四、使用说明1、基本介绍
操作板示意图
按键功能 
按键 功能 其他功能
确定 修改参数
向上翻动菜单 
向上翻动菜单 
0，1，2，3，4，5，6，7，8，9 输入数字 
. 输入小数点 
Del 删除输入的字符 
Esc 返回 
2、测试步骤
2.1绝缘子污秽取样
（1）、将普通悬式绝缘子串上数第2片、中间1片、下数第2片共三片的平均值或整串测量的平均值作为测量结果。
（2）、在测量与普通型不同的其它形式的绝缘子表面的盐密时，根据经验，对双伞形防污绝缘子的测量值可取（
在相同污秽环境条件下）普通型绝缘子平均值一半。
（3）、对于500kv绝缘子串的取样，也可取上、中、下三片平均值，有条件时也可取上二、中二、下二的六片平均
值。
2.2溶解
溶剂：建议使用去离子水或蒸馏水，也可以使用普通自来水。
标准普通型绝缘子每片用水量在300ml 。但是当被测绝缘子表面的面积与普通型绝缘子的不同时，可参照下表，根
据绝缘子表面积大小按比例适当增减用水量。
绝缘子表面积与盐密测量用水量关系表
绝缘子表面积（cm&sup2;） ≤1500 1500～2000 2000～2500 2500～3000
用水量（ml) 300 400 500 600
将洁净的纱巾或滤纸和镊子放入上述溶剂中。
首次测量：测试当前溶剂的电导率，并将此电导率设置为基准值（详见功能说明）；之后的测量结果会自动减去此
基准值，有利于提高测量精度和降低对溶剂的要求。
再次测量：使用上述湿润的纱巾或滤纸将绝缘子表面的污秽擦拭干净，再将其放入水中。将电极浸入被测溶液中，
用电极轻搅被测溶液，稳定一段时间（大约2分钟）后即可读取电导率、盐密和温度的测量结果。
测试完毕，可以打印和保存该结果。
2.3注意事项
1、当测量范围在10000——100000us/cm时，应换用电极系数为10的铂黑电极；当测量范围在1——100us/cm时，
应换用电极系数为0.1的铂电极（此两种电极不是标配电极，如需要请在购置时声明）。
2、在擦拭绝缘子表面时不要流失水分。
3、功能说明
1、 插入电源，打开电源开关，电源指示灯亮，仪器进入工作状态。
2、 选择“测量基准”进入“测量基准菜单”
3、 选择“开始测量”进入“测量结果菜单”页面
3.1显示电导率测量结果。例如“Cond：500.1”，单位us/cm，微西门子每厘米。
3.2 显示盐密测量结果。例如“ESDD：0.0576”，单位mg/cm2，毫克每平方厘米。
3.3显示温度测量结果。例如“T：13.5”，单位℃，摄氏度。
3.4显示当前设定的电导率基准。例如“Ref：150”， 单位us/cm，微西门子每厘米。开机默认为“Ref：0.0”。
电导率和盐密的测量结果是以此为基准的差值。
3.5显示测量的污秽等级。例如“Grade：1”，则污秽等级为1级，全部等级分为0到4级，详细划分可以参见附录。
3.6显示当前测量盐密值是否已做在线修正。例如“OnLine：No”或者“OnLine：Yes”，No盐密值不做在线修正
，Yes盐密值进行在线修正。
3.7显示当前时间。例如“Time：13：30：00”，表示为13时30分0秒。
4、选择“设置菜单”，进入“设置菜单”页面
4.1修改溶液体积。设置溶液体积，单位为ml，请输入1～999之间的数字。
4.2绝缘子表面积。设置绝缘子的表面积，单位为cm2，请输入100～9999之间的数字。
4.3修改日期时间。设置当前的日期时间，格式为“110322133000”，表示为2011年3月22日13时30分0秒。每个时
间占2位，共12位。
4.4修改电极常数。设置当前使用的电极其常数值。此值在电极上都有标注，例如“0.998”。在更换电极时请输入
相应值。
4.5 OnLine：No。是否做在线修正。按确定键在“OnLine：No”和“OnLine：Yes”之间切换。
4.6上传存储记录。将本机保存的记录通过数据线上传至电脑。
4.7本机系统。可以查看本机出厂日期，例如“FT：2011/02/22”；本机编号，此编号是产品保修的重要依据。例
如“NO.：ABCDEFGHI”；系统版本，例如“Version：V1.0”。
五、维护保养
1、电导电极在使用前应用蒸馏水或去离子水浸泡，祛除电极表面的污物。用后也要用蒸馏水清洗干净，干后收藏
。要保持电导电极的清洁。
2、打印机无纸时请更换纸带。请注意将热敏面（光滑面）朝里，如果放置错误将不能打印出字迹，这时应去取出
纸带重新放置。
3、请使用标配电源。
4、电导电极的电极头容易敲碎（是用薄玻璃片制成）。测量时，小心勿碰撞容器，以免损坏。
5、电导电极在测量很低电导率的溶液时，应选用溶解度小的中性玻璃，石英或塑料材质的容器。
六、配置清单
物品 数量
测试主机 1台
电极（K=1.0） 1支（K=10.0和K=0.1为非标配电极）
电源 1个
数据线 1条
热敏纸带 2卷（其中1卷已放入打印机）
出厂校准合格报告 1份
使用说明书 1份
七、售后服务
1、仪器自售出之日起三个月内，如有质量问题，由我公司免费更换新仪器，但用户不能自行拆机。
2、仪器三年内凡质量问题由我公司免费维修。
3、仪器使用超过三年，我公司负责长期维修，适当收取材料费。
4、若仪器出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，否则造成自损我公司不负责任。
注：由于电极为易损物件，不在保修范围。 
附录
线路和发电厂、变电所污秽等级污秽等级
污 湿 特 征
盐密，mg/cm
线 路
发电厂、变电所
0
大气清洁地区及离海岸盐场50km以上无明显污染地区
≤0.03
—
Ⅰ
大气轻度污染地区，工业区和人口低密集区，离海岸盐场10km～50km地区。在污闪季节中干燥少雾(含毛毛雨)或雨量较多时
>0.03～0.06
≤0.06
Ⅱ
大气中等污染地区，轻盐碱和炉烟污秽地区，离海岸盐场3km～10km地区，在污闪季节中潮湿多雾(含毛毛雨)但雨量较少时
>0.06～0.10
>0.06～0.10
Ⅲ
大气污染较严重地区，重雾和重盐碱地区，近海岸盐场1km～3km地区，工业与人口密度较大地区，离化学污源和炉烟污秽300m～1500m的较严重污秽地区
>0.10～0.25
>0.10～0.25
Ⅳ
大气特别严重污染地区，离海岸盐场1km以内，离化学污源和炉烟污秽
300m以内的地区
>0.25～0.35
>0.25～0.35
污秽等级下的爬电比距规定污染
等级
爬电比距（cm / kv）
输电线路
发电厂、变电所
220kv以下330
330 kv以下
220 kv以下
330 kv以下
0
1.39（1.60）
1.45（1.60）
/
/
Ⅰ
1.39~1.74
（1.60~2.00）
1.45~1.82
（1.60~2.00）
1.60
（1.84）
1.60
（1.76）
Ⅱ
1.74~2.17
（2.00~2.50）
1.82~2.27
（2.00~2.50）
2.00
（2.30）
2.00
（2.20）
Ⅲ
2.17~2.78
（2.50~3.20）
2.27~2.91
（2.50~3.20）
2.50
（2.88）
2.50
（2.75）
Ⅳ
2.783.30
（3.20~3.80）
2.91~3.45
（3.20~3.80）
3.10
（3.57）
3.10
（3.14）
标注：
1、线路和发电厂、变电所爬电比距计算时取系统最高工作电压，上表（）内数字为按额定电压计算值。
2、计算各污级下的绝缘强度时仍用几何爬电距离。由于绝缘子爬电距离的有效系数需根据大量的人工与自然污秽试验的结果确定，目前难以一一列出，见参考件3。
3、对电站设备0级（220kv及以下爬电比距为1.48cm/kv、330kv及以上爬电比距为1.55cm/kv），目前保留作为过渡时期的污级
常用绝缘子表面积及泄露距离一览表
常用绝缘子表面积及泄露距离一览表序号
绝缘子型号
上表面积
cm2
下表面积
cm2
总表面积
cm2
泄露距离
mm
生产厂家
1
70～FC120/146（127）
566
1083
1649
320
四川自贡塞迪维尔钢化玻璃绝缘子有限公司
2
BC8～BC12/146（127）
566
1083
1649
320
3
FC160/155（146，170）
825
1492
2317
380
4
BC160/155（146，170）
825
1492
2317
380
5
FC210/170
854
1458
2312
400
6
FC300/195
1020
2157
3177
485
7
FC7P～FC12P/146
611
1392
2003
400
8
BC8P～BC12P/146
611
1392
2003
400
9
FC70P～FC120P/146
881
1646
2527
450
10
BC80P～BC120P/146
881
1646
2527
450
11
FC16P/155（170）
895
1794
2689
450
12
FC160P/170（155）
1198
2541
3739
550
13
FC210P/170
1183
2536
3719
550
14
FC300P/195
1627
3718
5345
690
15
FC70D～FC120D/127（146）
1184
1203
2387
365
16
FC160D/146（155）
1500
1769
3269
380
17
FC210D/155（170）
1433
1468
2901
375
18
LXY-70
LXY4-70
648
862
1510
320
南京电气集团有限公司（原南京电瓷总厂）
19
LXY-100
548
862
1410
320
20
LXY-120
648
862
1510
320
21
LXY-160
LXY3-160
LXY4-160
773
1325
2098
380
22
LXY3-210
859
1459
2318
390
23
LXY-240
859
1459
2318
390
24
LXY-300
1097
2041
3138
485
25
LXHY-70
LXHY4-70
870
1378
2248
400
26
LXHY5-70
975
1601
2576
450
27
LXHY4-100
975
1601
2576
450
28
LXHY4-120
975
1601
2576
450
29
LXY3-210
859
1459
2318
390
30
LXY-240
859
1459
2318
390
31
LXY-300
1097
2041
3138
485
32
LXHY-70
LXHY4-70
870
1378
2248
400
33
LXHY5-70
975
1601
2576
450
34
LXHY4-100
975
1601
2576
450
35
LXHY4-120
975
1601
2576
450
36
LXHY3-160
LXHY4-160
993
1806
2799
450
37
LXHY5-160
LXHY6-160
1256
2415
3671
545
38
LXHY4-210
1256
2415
3671
545
39
LXAY-120
946
784
1730
360
40
LXZY-160
1256
2415
3671
545
41
LXZY-210
1256
2415
3671
545
42
LXZY-300
1811
3152
4963
635
43
XP-70
674
917
1591
295
大连电瓷厂
44
XP-100
670
807
1477
295
45
XP-160
681
891
1572
305
46
XP-210
874
1112
1986
335
47
XP2-210
950
1337
2287
370
48
XP1-300
127
1994
2121
485
49
XWP1-70
1162
861
2023
400
50
XWP2-70
1162
861
2023
400
51
XWP2-100
1288
1208
2496
450
52
XWP2-160
1551
1208
2759
450
53
XWP-210
1423
1360
2783
450
54
XDP-70C
336
382
718
160
55
XDP-70CN
336
382
718
160
56
XWP-7
1210
803
2013
410
57
X-4.5
645
805
1450
300
58
XP-7
685
715
1400
290
59
XP-10
645
805
1450
295
60
LXP-7
685
715
1400
290