标题：弱视治疗仪
简介
弱视治疗仪是治疗弱视的一种仪器。弱视是指眼部无明显器质性病变，或者有器质性改变及屈光异常，但与其病变不相适应的视力下降和不断矫正或矫正视力低于0.9者均为弱视，可以发生于一眼或两眼。弱视治疗仪已经从单一色光功能 红光闪烁、蓝光光刷及格片光栅增视仪，发展成具有多功能定量增视的综合治疗仪。近年进一步发展成兼有增视及防近视功能的复合型弱视仪。
概况
弱视发病率占儿童3%,严重的弱视用普通方法效果较差,可导致终身低视力。必须依赖弱视治疗仪才有效。而弱视治疗仪已从单一色光功能红光闪烁、蓝光光刷及格片光栅增视仪，发展成具有多功能定量增视的综合治疗仪。近年进一步发展成兼有增视及防近视功能的复合型弱视仪。  眼球结构
增视原理
中国国内弱视治疗仪有30多种,但按增视原理划分只有五大类:
(一)色光类弱视治疗仪:增视原理是利用红光、蓝光、格光及后像光等唤醒视细胞的敏感性而增视。
（二)图标类弱视治疗仪:增视原理是利用各种刚好看得见,但有一定难度的图案如精细描图,E字视标,等训练两点之间最小辨别力,即视力而增视
(三)色光、图标综合类弱视治疗仪:兼有色光及图标功能,可以互补增效。  弱视治疗仪
(四)兼有综合增视、防近视和视知觉记忆的复合类弱视治疗仪:具有综合仪的增视作用,另增加了视知觉记忆图像的强化增视及远化镜,调焦灵 敏镜防止弱视仪引起加重近视的功能。
(五)兼有调节-集合训练功能的全程动态复合弱视治疗仪:在复合弱视治疗仪基础上,增加了全程动态调节-集合训练功能,即模拟人眼调节、集合功能来进行增视训练。
分类分代
分类弱视治疗仪分类标准：国内弱视治疗仪有50多种，但按作用原理划分只有四大类： 　
1、色标类弱视治疗仪（即间接增视弱视仪） 　
如光刷、红闪、后像、视觉生理、RGB色光，色光追寻等特殊色光。  视力优化系统
作用特点：可唤醒“睡觉”（抑制）的视细胞而增视 　
2、图标类弱视治疗仪（即直接增视弱视仪） 　
如等级视力、描图、穿针、插孔，飞点视标、双焦视标等。 　
作用特点：可锻炼“萎缩”（发育不良）的视力而增视 　
3、综合类弱视治疗仪：　
兼有图标及色光增视的多功能弱视仪。 　
作用特点：具有色标与图标功能互补增效的作用。 　
4、复合类弱视治疗仪(刘东光教授弱视网) 　
由综合类+强化增视+防近视+视觉记忆功能复合组成，是目前最先进的弱视仪。是现代弱视仪的标志。 　
作用特点：具有传统综合性弱视仪所有的功能，另增加了强化增视（移动图标，移动色标，双焦飞点视标等），防近视（远化镜、调焦灵敏度装置、双焦视标等）及视觉记忆功能（图像记忆，数字编码视觉记忆等）。可显著缩短治疗时间，提高疗效，防止长期弱视治疗引起的近视，视觉记忆可增加训练的乐趣并增强视知觉记忆防复发。[1]分代第一代 弱视仪（综合类）：视标不精细，不定量。有视标和色标功能：如光刷、红闪、后像、视觉生理、RGB色光，穿针、插孔、描图等
第二代 弱视仪（综合类）：视标精细度0.05，定量、分等级，比第一代增加了等级精细视力，对比敏感度等功能。
第三代 弱视仪（复合类）：视标精细度0.01，比第二代增加了移动视标 、移动色标，防近视，视觉记忆等复合增视功能。
第四代 弱视仪（复合类）：视标精细度0.005，比第三代增加了二级阈值视标、等级飞点视标、 三维色标 、斜面立体等功能。大龄（>7岁）难治性弱视等。
第五代 弱视仪（复合类）：视标超高精细：达0.001，比第四代增加了三级阈值视标，双焦飞点视标、RGB色标，实体立体增视等高级功能
第六代（视力优化系统）： 拥有第五代复合弱视治疗仪的全部增视及防近视功能,并模拟人眼调节、集合功能进行全程动态增视训练。  视力优化系统
适应症
一代: 轻症弱视(易治性)：如散光性,中度屈光不正及轻度参差性等引起的弱视。
二代:中症弱视：即介于轻、重症之间的弱视。
三代:中、重症弱视：如近视或近视散光性弱视，较高度数散光、远视性的弱视。
四代:重症弱视（难治性，难愈性弱视）：如高度屈光不正（高度远视，高度近视），高度屈光参差 （>300度），单眼斜视性，眼球振颤 性，白内障术后等。
五代:重症弱视（难治性，难愈性弱视）：如高度屈光不正（高度远视，高度近视），高度屈光参差（>300度），单眼斜视性，眼球振颤性 ，白内障术后等。其它方法反复治疗无效者。大龄（>7岁）难治性弱视等。
六代:适合难治性弱视及近视性弱视、低龄不合作儿童弱视。  第五代弱视治疗仪
使用说明
1、按病情选用合适的弱视仪(也可按医生建议选用)
（1）病情轻者，一般散光性弱视：选用BS第1～2代或BS非光刷类弱视仪；
（2）病情较重者，300～400度散光、屈光参差、间歇性斜视、带近视的弱视等，宜用BS第3～4代复合仪（有飞点阈值视标、移动色光等
高精增视功能及防近视功能）；
（3）难治性弱视（见弱视原理）：选用第4～5代复合仪(最好用强化型仪，有双焦飞点、RGB移动色光、斜面及实体立体等强化增视功能 可个性化定制)；
（4）斜视手术后（见弱视原理）：选用BS-2A立体增视仪或3D弱视仪（斜视型，有系统的双眼单视康复训练功能防复发）；
（5）近视性或近视散光性弱视，建议选用3代以上有远化镜及灵敏度等防近视功能的弱视仪；
（6）优先选用双目式弱视仪：比单目仪省时一半、效果好一倍以上，并有助建立立体视觉。
2、搭配使用直接和间接增视功能：充分发挥互补增效作用。如：光刷（间接）+等级精细视力（直接）；红闪+手脑眼协调；或按医生的安排搭配使用。
3、高度注意力集中：这是提高疗效的关键。一般小孩能保持注意力集中的时间是10～20分钟，每次治疗宜控制在15分钟内。治疗时可用 糖果或玩具等引诱小孩注意力集中。
4、难治性弱视每天最好做一次飞点视力（3代以上）训练：它是目前增视效果最好的功能，可360度兴奋视细胞，使小孩视力像爬细小楼梯一样逐步增加。
5、一般弱视每天治1次，选2～3个功能治疗10～15分；疑难弱视每天最好治疗三次以上。短时多次的疗效好过多时一次的疗效。
价格情况
一、功能数量，视标精细度，防近视等功能
（一）功能数量越多，价格越高：
通常功能越多，效果越好，制作成本也越高，故价格越高。因为，功能数量越多,增加视力的途径越多，提高视力的通道也越多，同时 可以确保小孩每天治疗的内容不一样而保持新鲜感，可以提高注意力集而获得更好的效果。但是功能多，要求的光学透镜及特殊光源 也多。必然增加制作成本，故售价会越高。
通常功能数量与零售价格的关系如下：
16个功能弱视仪（5代仪）强化型在6200元左右；
14个功能弱视仪（4代仪）强化型在5500元左右；
12个功能弱视仪（3 代仪）强化型在3800元左右；
11个功能弱视仪（2 代仪）强化型在2600元左右,（注意“查机内视力”不是增视功能，有厂家标明10 功能是将查视力包括在内，实 际只 有9功能，是一种误导）
7个功能弱视仪（1代仪）强化型在1800元左右；
5个功能弱视仪售价在800元左右；
3个功能弱视仪售价在400元左右；
1个功能弱视仪售价在250元左右；
（二）视标精细度（移动度、多焦性、多维性等）越高，价格越高：
视标越精细，价格越高，越适合难治性弱视的治疗；通常，2代以下弱视仪因不定量，无精细度。2 代弱视仪视标分级但固定，为初级精 细度。3~5代以上弱视仪因拥有移动视标、多维移动色标，双焦视标、多级阈值视标等，为高精度或超高精度弱视仪。制作高精度、可移 动 视标的成本高，故价格也高。
（三）附加防近视、视觉记忆功能可提高价格：
附加功能有助防止弱视仪引起近视，并缩短治疗时间、提高疗效等，但会增加制作成本，故可提高价格。通常，三代以上弱视仪才有这 些功能，因为它们主要用于长期治疗难治性或严重弱视，需用附加功能防止近视，缩短疗程。
二、有的生产厂家为了诱使代销商促销产品，有意提高零售价、有的弱视治疗仪生产厂家，其产品主要为仿制品（无专利等知识产权），因 功能少（<10个） ，功能精细度低（仅有2代以下产品），但为了促进代销医院或代销商大量销售其产品，有意将零售价提高1.5~3倍以上 ，让医院或代理商获得更高的利润而大量推销这类弱视仪。例如：有的弱视仪厂将2代弱视仪的价格（2000元）卖到4、5 代弱视仪的 价格（3800~5800），就是为了给中间商或医院高折扣，吸引经销商或医院更多的推销自己的仿制产品。结果是患者家长受到损害，不仅 表现在经济上损失，还有可能担误严重弱视的康复。
三、购买弱视仪时，决不要轻易按价格高低选用弱视仪：
原因:除少数比较正规的弱视仪厂家外，多数弱视仪都不会在其网上公布“明码标价”，显然，不标价是为了给经销商或医院较大的提价空间。因此，中间代理商完全可以将一个2000左右的一、二代的弱视仪说成是3~5 代弱视仪，售价可高达3000~5800元，然后打7折、 8折让家长高兴，不了解行情的家长常为此多付1~2倍的价钱，最主要的是买回的弱视仪只能达到第2代以下，对小孩的难治性弱视帮助不大而担误病情。其实弱视仪的价格可以从其功能数量,视标精细度等大体计算出。故难治性或严重弱视宜选用10功能以上的具有超高精细度的弱视仪。