标题：硫化氢气体报警器
概述
半导体技术硫化氢气体探测器被设计用以监测环境空气中硫化氢气体的浓度，它的测量范围从标准型的0-20/50/100ppm（可在工作现场调节）到高测量范围型的10,000ppm。该产品采用固体金属氧化物半导体传感技术。传感器由两片薄片组成：一片是加热片，另一片是对硫化氢气体敏感的气敏片。 两片薄片都以真空镀膜的方式安装在一个硅芯片上。加热片将气敏片的工作温度提升到能对硫化氢气体反应的水平。气敏片上有金属氧化物，可动态地显示硫化氢气体浓度的变化。其敏感性可从十亿分之一到百分之一。本产品坚固耐用，在绝大多数工业环境中都能保持稳定工作十年以上。[1]
特点
l 坚固耐用，对恶劣气候有强大的耐受力
l 使用寿命长
l 全世界最长的硫化氢气体探测器的保修期
l 低廉的更换及维护成本
l 不受长时间曝露于硫化氢环境的影响
应用领域
在哪些地方用固体氧化物半导体型硫化氢探测器最适宜？
恶劣气候
l 沙漠及高温地区
l 零度以下环境
l 热带亚热带潮湿环境
恶劣环境
l 远洋作业
l 石油天然气钻井作业
l 硫化氢气体经常出现的场合
安装说明
硫化氢气体报警器由探测器与报警控制主机构成，广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业，用以检测室内外危险场所的泄漏情况，是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时，探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表，仪器显示出有毒气体爆炸下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示，值班人员及时采取安全措施，避免燃爆事故发生。[2]
1．应用时的注意事项
硫化氢气体报警器固定式安装一经就位，其位置就不易更改，具体应用时应考虑以下几点。
(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点，分析它们的泄漏压力、方向等因素，并画出探头位置分布图，根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。
(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素，判断当发生大量泄漏时，有毒气体的泄漏方向。
(3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气)，结合空气流动趋势，综合成泄漏的立体流动趋势图，并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
(4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏，则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏，则要稍远离泄漏点。综合这些状况，拟定出最终设点方案。这样，需要购置的数量和品种即可估算出来。
(5)对于存在较大有毒气体泄漏的场所，根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房，需要注意发生有毒气体泄漏的可能性，一般应在下风口安装一台检测器。
(6)对于有氢气泄漏的场所，应将检测器安装在泄漏点上方平面。
(7)对于气体密度大于空气的介质，应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上，并注意周围环境特点。对于容易积聚有毒气体的场所应特别注意安全监测点的设定。
(8)对于开放式有毒气体扩散逸出环境，如果缺乏良好的通风条件，也很容易使某个部位的空气中的有毒气体含量接近或达到爆炸下限浓度，这些都是不可忽视的安全监测点。　根据现场事故的分析结果，其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。因此，有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障。
2．硫化氢气体报警器安装的注意事项
(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件，由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状，其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此，在安装时一定要小心，避免摔坏探头。
(2)报警器的安装高度一般应在160—170cm，以便于维修人员进行日常维护。
(3)报警器是安全仪表，有声、光显示功能，应安装在工作人员易看到和易听到的地方，以便及时消除隐患。
(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
(5)被测气体的密度不同，室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时，探头应安装在距屋顶30cm外，方向向下；反之，探头应安装在距地面30cm处，方向向上。
硫化氢气体报警器施工接线图
控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接（注：单芯线径不低于0.75mm国标线，依实际距离而定），将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时，应穿金属管并将金属管可靠接地。
  硫化氢气体报警器施工接线图[1]
参照控制器与探测器接线图，将硫化氢气体报警器的控制器与探测器的对应端子相连接 
接线方式 
1.将输入控制器端子与探测器端子对应相接 
2.输出端子与联动设备的连接 
3.当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时， 
4.可直接与输出端子相连，但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连，当负载设备大于5A/220VAV时，必须外接转接设备； 
5.控制器、探测器要保证可靠的接地； 
6.进行各种安装操作时，需先断电，否则可能会烧坏主机。
安装位置
探测器应安装在气体易泄漏场所，具体位置应根据被检测气体相
对于空气的比重决定。 
当被检测气体比重大于空气比重时，探测器应安装在距离地面(30～60)cm
处，且传感器部位向下。 
当被检测气体比重小于空气比重时，探测器应安装在距离顶棚(30～60)cm
处，且传感器部位向下。 
为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生，请不要安装在以下位置： 
直接受蒸汽、油烟影响的地方； 
给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方； 
水汽、水滴多的地方（相对湿度：≥90%RH）； 
温度在-40℃以下或55℃以上的地方； 
有强电磁场的地方。
型号介绍
1、 （标准的4-20MA输出）
是带暗盖的防爆型探测器。操作是通过信号变送器端面板上的指针式电表。产品是在1985年开始销售的，多年来一直有设计方面的改进。最新的一项改进就是增加了故障诊断功能。故障诊断回路能在加热片或气敏片断开时触发发光二极管并同步地使4-20mA输出变为0mA。传感器信号发生回路的插入式模块方便了产品的升级换代。
l 线性4-20mA输出
l 传感器故障诊断
l 直接反应，恒温控制
l 单人远程校准
l 可按探测器标准进行实地升级
2、　（传感器， 4-20mA输出， 无干扰操作界面）
智能探测器应用软件技术。可通过一个手持的磁性编程工具对在玻璃罩壳下的编程按钮进行操作。交互、连续的校准提示显示在16位的LCD显示屏上。变送器的设计集成了故障诊断功能。每一种状况都被方便地显示出来。传感器的信号传送模块是即插式的，这样就方便了现场维护。变送器可用以替换现有的。
l 线性4-20mA输出
l 集成传感器故障诊断
l 直接反应，恒温控制
l 单人远程校准
l 带传感器工作寿命显示
l 液晶显示故障及校准状况
l 无干扰的控制界面（通过手持的磁性编程工具）
l 简单的菜单式编程及校准
l 16位字符LCD显示，带背光 
3、
（传感器， 4-20MA输出，RS-485通讯接口，带继电器 无干扰操作界面）智能探测器是功能最齐全的硫化氢传感器。这种智能化的传感器应用软件技术。采用无干扰操作界面。所有的操作都是菜单式的并可通过一个手持的磁性编程工具来进行。在系统建立方面提供了灵活的选择余地。标准的输出包括4-20mA输出，RS-485通讯接口及3个报警继电器。传感器的信号传送模块是插入式的，这样就方便了现场维护。
l 线性4-20mA输出，3个报警继电器及RS-485通讯接口
l 集成传感器故障诊断
l 直接反应，衡温控制
l 单人远程校准
l 带传感器工作寿命显示
l 液晶显示故障及校准状况
l 无干扰的控制界面（通过手持的磁性编程工具）
l 简单的菜单式编程及校准
l 16位字符LCD显示，带背光
技术特点
l 可实地更换的即插型电子元件
所有传感器的信号发生器元件都配有多脚插头以方便在工作现场的快速更换或升级。镀金插头保证了最大的耐腐蚀性，密闭的设计为传感器提供防潮保护。
l 简单的校准　传感器的起始校准是自动的，只需在手持的磁性编程工具上按二次并花上三分钟的时间。不需要作零位调整。每次校准时传感器所余下的寿命都会显示出来。
l 直观的用户界面　除了起始校准，用户界面还可进行测量范围调整、加热片及气敏片电压调整、校准气体数值调整及报警点调整。在显示屏上的“View Program Status”功能(即“看编程状态”)显示所有的当前参数以供浏览。
l 温度及湿度极限
固体氧化物半导体型传感器比任何其它传感器对温度及湿度的适应性都要强。在热带地区、沙漠地区及其它恶劣气候条件下，它是理想的选择。
l 硫化氢测试后的恢复速度
固体氧化物半导体型传感器可承受高浓度的硫化氢曝露，且它能迅速恢复并对其功能无损害。电化学硫化氢传感器则可能因长时间连续曝露而导致中毒和永久性的损坏。
l 长时间的质量保证/低的购买及维护成本
固体氧化物半导体型传感器是业内质量保证期最长的硫化氢传感器。公司的十年按比例的质量保证使用户免于承担昂贵的传感器更换费用。十年中半导体型传感器的更换费用只占电化学传感器的26%。
建立系统方案
硫化氢传感器向用户提供了许多输出信号选择方案。多信道控制器以微处理器、可编程逻辑控制器、微电脑为基础，可适用于任何系统及网络。以下是一些典型的系统建立方案。
l 4-20mA
传感器单独直接将4-20mA信号反馈给多信道控制器。控制器重复显示这些信号，也提供备用的继电器和RS-485输出。
l 4-20mA加本地继电器
直接反馈到多信道控制器的4-20mA信号与继电器的输出信号一起触发警报或其它反应设备。控制器也提供备用的继电器和RS-485输出。
l RS-485通讯加本地继电器
传感器经RS-485通讯总线连接起来与继电器的输出信号一起触发警报或其它反应设备。可编程逻辑控制器提供所有的数据处理、显示及历史记录。
l 4-20mA加RS-485通讯总线
传感器的4-20mA信号被导入　数据模块以转换成RS-485能处理的信号。DA-1数据模块将数据反馈给可编程逻辑控制器。该控制器提供所有的数据处理、显示及历史记录。可编程逻辑控制器可进一步通过其它软件经人机通讯界面与电脑相连。
工作原理
系列气体检测仪采用进口原装安培型电化学传感器，通常由浸没在电解液中的三个电极构成。工作电极是用具有催化活性的金属，将其涂覆在透气但憎水的膜上做成。被测量气体经扩散透过多孔的膜，在其上进行电化学氧化或还原反应，其反应的性质依工作电极的热力学电位和分析气体的电化学（氧化或还原）性质而定。电化学反应中参加反应的电子流入（还原）或流出（氧化）工作电极。工作电极的工作信号经运放U2放大成为仪器的输出信号。电路同时保持工作电极的电压使之处于其偏压VBIAS之值。基准电极则为电解液中的工作电极提供一个稳定的电位.基准电极电位与VBIAS比较后，在运放U1输出电压信号，其大小正好是产生一个与工作电极相等相反的电流信号。同时电路使工作电极与参比电极间保持恒定的电位差.测量电极只是一个完整的电化学传感器所需要的第二电极，其主要作用是允许电子进入或流出电解液。 用 途 
主要用于煤矿、冶金、化工、液化气站等行业检测有害气体浓度及其他工作环境中的有害气体。
产品特点
响应时间快
操作简单、性能稳定
液晶显示、直接读数
性能可靠、无需经常维护
声光报警、校准简便 
体积小、便于携带
仪表和探头分离，可在线检测，既刻读数（固定式）
硫化氢气体介绍
1 理化性质 
为无色气体。具有臭蛋味。分子式H2-S。分子量34.08。相对密度 1.19。熔点-82.9℃。沸点-61.8℃。易溶于水,亦溶于醇类、石油溶剂和原油中。可燃上限为45.5 %,下限为4.3%。燃点292℃。 
2 接触机会 
在采矿和从矿石中提炼铜、镍、钴等,煤的低温焦化,含硫石油的开采和提炼,橡胶、人造丝、鞣革、硫化染料、造纸、颜料、菜腌渍、甜菜制糖、动物胶等工业中都有硫化氢产生; 开挖和整治沼泽地、沟渠、水井、下水道、潜涵、隧道和清除垃圾、污物、粪便等作业,以及分析化学实验室工作者都有接触硫化氢的机会; 天然气、矿泉水、火山喷气和矿下积水,也常伴有硫化氢存在。由于硫化氢可溶于水及油中,有时可随水或油流至远离发生源处,而引起意外中毒事故。