标题：接地电阻仪
接地电阻仪介绍：
接地电阻仪除了具有传统打辅助地极测的接地电阻功能外，还具备了无辅助地极测量的独特功能，改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段，采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极，也无需将接地体与负载隔离，实现了在线测量。
接地电阻仪特性：
1．双钳法/地桩法双重测量方式：适合任意接地场所，多点或单点接地，都可正常测试。2．抗干扰能力强：自产生高频电流，从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流，即使在500KV变电站环境下，也能精确测量。3．测量范围广、分辨率高：量程从0.01Ω～1000Ω，分辨率0.01Ω，对0.7Ω以下接地电阻，也能准确测量。4．大钳口设计：钳口直径50mm，满足用扁铁/钢作接地引线的情况。
接地电阻仪参数：
双钳法：0.01Ω~1000Ω
地桩法：0.01Ω~1000Ω
2．误差:
双钳法：±2%±2个字
地桩法：±1.5%±2个字
3．最小分辨率：0.01Ω
4．钳口尺寸：Φ50mm　
5．存储容量：200组数据
注意事项
1．存放保管本表时，应注意环境温度湿度，应放在干燥通风的地方为宜，避免受潮，应防止酸碱及腐蚀气体。
2．测量保护接地电阻时，一定要断开电气设备与电源连接点。在测量小于1Ω的接地电阻时，应分别用专用导线连在接地体上，C2在外侧P2在内侧如图四所示：
3．测量大型接地网接地电阻时，不能按一般接线方法测量，可参照电流表、电压表测量法中的规定选定埋插点。
4．测量地电阻时最好反复在不同的方向测量3～4次，取其平均值。
5．本仪表为交直流两用，不接交流电时，仪表使用电池供电，接入交流时，优先使用交流电。
6．当表头左上角显示“←”时表示电池电压不足，应更换新电池。仪表长期不用时，应将电池全部取出，以免锈蚀仪表。
接地电阻仪如何接线
接地电阻测量方法通常有以下几种：两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点，实际测量时，尽量选择正确的方式，才能使测量结果准确无误。 
1. 两线法 
条件：必须有已知接地良好的地，如PEN等，所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻，测量结果可以作为被测地的结果。 
适用于：楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。 
接线：E+ES接到被测地，H+S接到已知地。  
2. 三线法 
条件：必须有两个接地棒：一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。 
原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降，测量结果包括测量电缆本身的电阻。 
适用于：地基接地，建筑工地接地和防雷球型避雷针QPZ 接地。 
接线：S接探测电极，H接辅助地，E和ES连接后接被测地。
3. 四线法 
基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。 
4. 单钳测量 
测量多点接地中的每个接地点的接地电阻，而且不能断开接地连接防止发生危险。 
适用于：多点接地，不能断开连接，测量每个接地点的电阻。 
接线：用电流钳监测被测接地点上的电流。  
5. 双钳法 
条件：多点接地，不打辅助地桩，测量单个接地。 
接线：使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上，将两钳卡在接地导体上，两钳间的距离要大于0.25米。
恒温恒湿箱的结构
结构：整体结构为体式，降温冷冻系统和箱体分开。内部尺寸：W40 × H50× D40cm 外部尺寸：W100 × H143× D85cm
1、内箱材质：SUS#304 镜面不锈钢板。
2、外箱材质：SUS#304 不锈钢板。
3、保温材质：硬质Polurethane 发泡。
4、加热器：鳍片式散热管形不锈钢电热器。
5、加湿管：不锈钢电热蒸发汽发生方式之U 形加湿器。
6、送风循环系统：a、60W耐高温马达3 台。 b、不锈钢多翼式风轮。 c、特殊可调百页送风循环系统。
7、箱门：单片门，左门，把手在右边。 a、窗口450×300×40 mm三层真空层。 b、嵌入式无反作用平面把手。 c、后钮：SUS#304。 d、箱内：飞利浦PL 防爆灯13W1 只。
8、测试孔：机体左侧50 mm孔1 只，附不锈钢孔盖1 只，硅胶塞头1 只。
9、水箱： a、内藏式不锈钢水箱（18）1 只。 b、自动给水泵1 个（自动将下层水箱的水供输到上层）。 c、缺水警报装置，缺水警报，长时缺水停机保护。
10、其它附属配件： a、测试体：DNA 规格A 极SUS#304L 不锈钢制PT100Ω×2 支。 b、标准测试用不织布 c、电源线低阻橡胶电缆线3m长1条。
恒温恒湿箱的工作原理
恒温恒湿机兼具加温，降温，加湿，降湿能力。
加温装置是控制恒温恒湿机是不是升温关键环节；它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器，大约3-12伏直流电加在固态继电器上面；它的交流端相当于导线接通；接触器也同时吸合，加热器两端有电压使其发热，通过循环风机带动把热量带到箱里，使恒温恒湿机升温，那温度快达到你的设定值；控制器通过加在固态继电器通断调节；我们在恒温恒湿机看屏幕上加热出力多少来调节发热量；这是在89度以上温度控制，在89度以下温度稳定如何控制呢？恒温恒湿机是在一边通过固态继电器发热出力多少；另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡；温度恒定。
降温是恒温恒湿机重要环节，是判定一台恒温恒湿机性能好坏重要参数，它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏，它吸入低温低压气体，变成高温高压气体，通过冷凝成液体放出热量，通过风机带走热量，所以恒温恒湿机下面是热风原因，然后通过节流到为低压液体，其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机；制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量，达到制冷目的，完成恒温恒湿机降温过程。
加湿系统和加热系统大致一样；它是加热器加热水变成蒸汽过程；完成恒温恒湿机加湿目的。
降湿系统也是靠制冷系统完成，蒸发器放在恒温恒湿机里面；比较冷，恒温恒湿机里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体；如此反复箱体的高湿气体会很少，达到降湿目的。
恒温恒湿箱的常见故障排除
1、恒温恒湿试验箱设备在试验运行过程中突然出现故障时，控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障，即可请专业人员快速排除故障，以确保试验的正常进行。其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象，那就要具体现象，具体分析和排除。
2、当恒温恒湿试验箱低温达不到试验的指标，那你就要观察温度的变化，是温度降的很慢，还是温度到一定值后温度有回升的趋势，前者就要检查一下，做低温试验前是否将工作室烘干，使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验，工作室内的试验样品是否放置的过多，使工作室内的风不能充分循环，在排除上述原因后，就要考虑是否是制冷系统中的故障了，这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是恒温恒湿试验箱设备的使用环境不好所致，设备放置的环境温度，放置的位置（箱体后和墙的距离）要满足要求（在设备操作使用说明中都有规定）。
3、恒温恒湿试验箱在做湿热试验中，出现实际湿度会达到100[%]或者实际湿度和目标湿度相差很大，数值低得很多，前者的现象：可能是湿球传感器上的纱布干燥引起，那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水，水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的，查水位控制器供水系统是否供水正常，水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长，或供水水质纯净度的原因，会使纱布变硬，使纱布无法吸收水份而干燥，只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是恒温恒湿试验箱的加湿系统不工作，查看加湿系统的供水系统，供水系统内是否有一定的水量，控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常，加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常，那就要检查电器控制系统，这要请专业维修人员进行检修。
4、在高温试验中，如温度变化达不到试验温度值时，可以检查电器系统，逐一排除故障。如恒温恒湿试验箱温度升得很慢，就要查看风循环系统，看一下风循环的调节挡板是否开启正常，反之，就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升，过温保护，那么，控制器出故障，须更换控制仪表。[1]