标题：有纸记录仪
有纸记录仪介绍
有纸记录仪又分为：温度记录仪，压力记录仪，真空度记录仪，无源压力记录仪。最高采样速率可达0.1S
产品特点
有纸记录仪接收多种热电偶、电压和电流信号，并进行曲线和数字记录，广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。有纸记录仪是2005年运用日本横河技术研发的热敏的打印记录仪，具有省耗材操作方便等功能。
有纸记录仪具有以下显著特点
·高可靠性 
·支持网络功能 
  便携式有纸记录仪·强大的运算功能 
·多样的显示功能 
·友好的人机界面，操作更简便 
·丰富的报警功能 
·丰富的记录和打印功能 
高可靠性 
·采用完全隔离技术。 
·内部伺服驱动单元体积更小 
·采用全新的定位方式，输出更准确。 
·内部电路采用横河电机专用的ASIC，实现高度集成,。A/D转换更快更准确。 
·仪器具有防尘防滴功能(符合IP54标准)
网络功能
支持TCP/IP和RS422/485通讯协议，同时也支持Modbus RTU通讯协议，可以很方便的和专用软件相连。
强大的运算功能
DHR1000不仅可以直接对模拟通道的测量数据进行运算，也可以在运算通道中设定复杂的运算表达式，实现复杂的运算功能 
多样的显示功能 
显示部分采用高清晰度VFD显示器，可以显示各种类型的字符，数字以及棒图，指针，DI/DO状态、日期、时间等各种元素，也可以把显示画面分成上下两个部分，分别显示不同的内容。 
内部采用更先进的LED照明灯，功耗更低，亮度更高
友好的人机界面
DHR1000的各种参数设定，采用对话和向导方式，画面的上半部分是设定的参数，下半部分是当前设定参数的帮助信息，为用户提供人性化的设定界面，操作更简便。
丰富的报警功能
DHR1000提供丰富的报警类型，报警发生时，可以在前面板上显示报警类型，报警的发生位置，通过LED灯也可以把报警的通道号显示出来。还可以通过打印功能，显示报警发生信息。
软件支持
有纸记录仪以独特的热打印记录方式和先进的微处理器控制技术，实现了无与伦比的高记录清晰度、高精度、高可靠性、多功能且便于操作。可连续记录和数字打印。
该仪表的每个通道均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、电压和电流信号，并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录，能在本身打印的100mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线，并将通道号印在各通道的轨迹旁。可通过键盘设定测量信号种类、小数点位置、显示范围、记录边界、报警值、回差、系统误差的校正、记录标尺、数据打印间隔、走纸速度、打印深度及时间等参数，并对所设参数加以保护。广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。
主要性能及技术指标
1．输入通道 单点 双点 三点 四点 五点 六点 八点
每个通道的测量信号种类可由用户自己设定
也可在定货时注明。[由厂方为用户设定好]
2．通道隔离：输入通道之间相互隔离，无干扰。
3．显示功能：测量值的定点或巡回显示 
设定参数显示[在设定状态下] 
报警提示符及提示灯
时间显示[在所有输入信号全部关闭情况下]
4．记录功能： 采用进口固定式热敏头，无笔墨消耗，无笔位
误差，抗震动
在100mm范围内有800个热印点
对测量值进行趋势记录和数字记录
在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记
每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度
5．实时时间： 由键盘设定当前日期和时间
即使掉电,也不影响正常计时
6．曲线迁移功能：通过对记录边界的设定，可使不同通道的趋势记录曲线分离开。
7．标度变换功能： 对于电压及电流输入信号，可通过对显示范围的设定，实现显示及记录对输入信号的线性标度。对于热电偶及热电阻信号显示范围就是其测量范围。
8．输入信号种类及测量范围：各种热电偶、热电阻、标准电压及电流信号，由键盘设定选择。
表一
信号种类量程代码测量范围电
流mA010～10mAmA024～20mAmA开方034～20mA开方电
压mV110～20mVmV 120～50mVmV130～100mVV140～5VV151～5VV开方161～5V开方热
电
阻Pt10021-50.0～550.0 °CCu10022-50.0～150.0 °CCu5023-50.0～150.0 °C远传压力电阻240～400Ω热
电
偶T310.0～400.0 °CE 320～1000 °CK330～1300 °CS340～1750 °CB35500～1800 °C关闭通道00该通道关闭9．走纸速度：通过键盘任意设定，走纸速度为10 mm/h到1990mm/h。
10．报警功能：
提供六组继电器接点输出，由用户任意组合使用
每个通道报警均可选择上限、下限、差值上限、差值下限
每个通道的报警回差可设定，继电器动作时有指示灯提示
继电器触点容量： 220VAC, 3A
11．通讯： 可提供RS232C或RS485通讯接口
【此项为扩展功能,定货时须注明】
12．模拟量输出：可提供两路4 ~ 20 mA模拟量传送输出
【此项为扩展功能,定货时须注明】
13．采样周期：0.6S
14．数字显示及报警精度： ±0.2%F/S
15．趋势记录精度： ±0.2% 「两幅」
16．数字记录精度： ±0.2%FS
17． 输入阻抗： 大于10MW 〖注：进行电流测量时，输入阻抗为250W〗
18．功率消耗: 不大于30W
19．正常工作环境：温度范围：0～50°C 湿度范围：10～85 % R/H
20．电源电压： 220 V; 50 Hz
21．外形尺寸：144 X144 X200 mm
22．开孔尺寸：138+1X 138+1 mm
量程代码​??～??小数点位​?～?显示下限?～?[??????????]显示上限记录左边界记录右边界报警上限报警下限偏差上限????～????偏差下限报警回差​​??～??误差校正?或+​??～??走纸速度​???～???mm/h记录标尺​?～?自动打印测量值时间间隔????～????分钟年份????～??日期月 ??～??日 ??～??时间时 ??～??分 ??～??打印深度​?～?
仪表的使用注意事项及保修期
有纸记录仪可同时记录多个通道，如不全部使用可将剩余通道关闭
电源工作电压为：220 V，不应超出
在正常保管与使用情况下，厂方保证仪表使用一年
有纸记录仪选型
有纸记录仪选型：

OWR10​​​​​​​
万能输入型 号型谱序 号
OWR1 00 1​1路输入​0 2​2路输入​0 3​3路输入​0 4​4路输入​0 5​5路输入​0 6​6路输入​0 7​7路输入​0 8​8路输入
报警
触电​A0​无A11路报警A22路报警A33路报警A44路报警A55路报警A66路报警通讯
方式​B0​无B1RS-232通讯B2RS-485通讯模拟
输出​C0​无C11路输出C22路输出配电
输出​D0​无D11路配电
输出D22路配电输出供电方式​A​AC220VDDC24V有纸记录仪结构特点
有纸记录仪以独特的热打印记录方式和先进的微处理器控制技术，实现了无与伦比的高记录清晰度、高精度、高可靠性、多功能且便于操作，可连续记录和数字打印。广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。 
有纸记录仪的结构由外壳和机芯组成，机芯又包括折纸机构、走纸减速机构和热印机构等。为了便于更换记录纸，折纸机构设计成可摇出的形式。更换记录纸时，向下压住定位片，折纸机构会自动弹出。设定操作键盘设计 
在显示面板的左右，进行现场操作时，无须取下折纸机构。有纸记录仪采用当前国际流行的镀锌板材料并全部采用数控设备加工，使仪表更加美观，可靠。
其结构有： 
1. 折纸架 2. 记录纸 3. 导纸算珠 4. 胶辊 
5. 导纸杠 6. 导纸杠 7. 齿轮 8. 压纸板