标题：智能变送器
简介
金湖联仪变送器输出为标准信号的传感器。这个术语有时与传感器通用，变送器将传感信号转换为统一的标准信号：0/4-20mADC,1-5VDC,0-10VDc，变送器——遵循一个物理定律（或实验数学模型）将物理量的变化转化成4-20mA等标准信号的装置。变送器种类很多。总体来说就是由变送器发出一种信号来给二次仪表使二次仪表显示测量数据。变送器除有传感的功能之外还有放大整形的功能，输出为标准的控制信号．如：4－20mA
种类
将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。一般分为：温度/湿度变送器，压力变送器，差压变送器，液位变送器，电流变送器，电量变送器，流量变送器，重量变送器等。
特点
智能式变送器具有以下特点：
1、具有自动补偿能力，可通过软件对传感器的非线性、温漂、时漂等进行自动补偿。可自诊断，通电后可对传感器进行自检，以检查传感器各部分是否正常，并作出判断。数据处理方便准确，可根据内部程序自动处理数据，如进行统计处理、去除异常数值等。 
2、具有双向通信功能。微处理器不但可以接收和处理传感器数据，还可将信息反馈至传感器，从而对测量过程进行调节和控制。可进行信息存储和记忆，能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等。 
3、具有数字量接口输出功能，可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。
压力变送器
工作原理
压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室，  涡轮流量变送器作用在δ元件（即敏感元件）的两侧隔离膜片上，通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时，致使测量膜片产生位移，其位移量和压力差成正比，故两侧电容量就不等，通过振荡和解调环节，转换成与压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同，所不同的是低压室压力是大气压或真空。
A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号，其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外，它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方，传感器微调等运算，以及诊断和数字通信。本微处理器中有16字节程序的RAM，并有三个16位计数器，其中之一执行A /D转换。D/A转换器把微处理器来的并经校正过的数字信号微调数据，这些数据可用变送器软件修改。数据贮存在EEPROM内，即使断电也保存完整。
数字通信线路为变送器提供一个与外部设备（如275型智能通信器或采用HART协议的控制系统）的连接接口。此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号，并通过回路传送所需信息。通信的类型为移频键控FSK技术并依据BeⅡ202标准。
差压变送器
差压变送器的特点：

电流变送器
电流变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4～20mA（通过250Ω 电阻转换DC 1～5V或通过500Ω电阻 转换DC2～10V）恒流环标准信号，连续输送到接收装置（计算机或显示仪表）。
电流变送器原副边高度绝缘隔离，两线制输出接线，辅助工作电源+24V与输出信号线DC4～20mA共用，具有精度高，体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能，两线端口防感应雷能力强，具有雷击波和突波的保护能力等优点。特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统；电流变送器超低功耗，单只静态时0.096W，满量程功耗为0.48W，输出电流内部限制功耗为0.6W。
电流变送器技术参数：
数字智能控制中心
  pt系列微差压变送器  数字智能控制中心1．精度：优于0.5% ；
2．非线性失真：优于0.5%；
3．额定工作电压Vcc：+24V±20% ，极限工作电压：≤35V ；
4．电源功耗：静态4mA，动态时相等于环路电流，内部限制25mA+10%；
5．额定输入：5A……1KA（42个规格）；
6．穿孔穿芯圆孔直径：9、12、20、25、30mm；
7．输出形式：两线制DC4～20mA；
8．输出电流温漂系数：≤50ppm/℃；
9．响应时间：≤100mS；
10．输入/输出绝缘隔离强度：AC3000V / 1min、1mA；
11．输出负载电阻：RLmax≤ （Vcc-10V）/20mA 
注：⑴标准Vcc=24V时负载阻抗为700Ω；
⑵RLmax=250Ω （转换1～5V的电阻）+ 两根传输线路总铜阻。
12．输入过载保护：30倍1min；
13．输出过流限制保护：内部限制25mA+10%；
注：国际标准输出过流限制保护：内部限制25mA+10%；
14．两线端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护能力：TVS抑制冲击电35A/20ms/1.5KW；
15．两线端口设置有+24V电源反接保护；
16．输出电流设置有长时间短路保护限制；内部限制25mA+10%；
17．工作环境：－40℃～+80℃，10%～90%RH；
18．贮存温度：－50℃～+85℃；
19．执行标准：GB/T13850－1998；
高温（熔体）压力变送器
高温（熔体）压力变送器主要是针对高温和熔体而设计的，GEFRAN系列的高温（熔体）压力变送器测量温度高达0～400℃，适合多种熔体，补偿温度0～76℃－0～100℃。
主要技术参数：
智能变送器校验工具
⊙全球三大顶级品牌之一 
⊙充油式、法兰式、注入式 
⊙可与其他所有品牌互换 
⊙精度±0.5%～±0.25% 
⊙测量温度0～400℃  智能变送器校验工具⊙补偿温度0～76℃－0～100℃ 
⊙量程0～35bar－0～2500bar 
⊙电源电压：6～12V或12～30V 4~20mA 
⊙多种压力接口、压力量程和输出信号 
⊙保护等级：IP67 IP65
温度变送器
原理是如：热电阻Pt100：通过感应温度变化达到阻值的变化. 
温度变送器：
⒈通过确认阻值的不同计算出当前的温度  温度变送器2.再根据热点阻的量程变送输出对应的标准 
信号（4-20mA）值，即：温度变化--热电阻--电阻变化--温度变送器--4~20mA信号 
举个例子：Pt100的量程为：-199.9度-600.0度，温度变送器就把这个转化为标准信号后对应的，4mA就是-199.9度，20mA就是600.0度，通过确认变送器输出的电流大小就可以知道当前的温度。
变送器品种分类详细表
序号名称型号材料范围静压（Mpa）精度等级1微差压变送器HAKK-（3351）DR2E0-0.1~1KPa10.542差压
变送器HAKK-（3351）DP3E0-1~6KPa40.2或0.53HAKK-（3351）DP4E0-6~40KPa104HAKK-（3351）DP5E0-40~250KPa5HAKK-（3351）DP6E0-0.16~1MPa6HAKK-（3351）DP7E0-0.4~2.5MPa7HAKK-（3351）DP8E0-1.6~10MPa8
9高静压差压
变送器HAKK-（3351）HP4E0-6~40KPa250.5或0.23225HAKK-（3351）HP5E0-40~250KPa3210压力变送器HAKK-（3351）GP3E0-1~6KPa
0.2或0.511HAKK-（3351）GP4E0-6~40KPa12HAKK-（3351）GP5E0-40~250KPa13HAKK-（3351）GP6E0-0.16~1MPa14HAKK-（3351）GP7E0-0.4~2.5MPa15HAKK-（3351）GP8E0-1.6~10MPa16HAKK-（3351）GP9E0-4~25MPa17HAKK-（3351）GP0E0-6~40MPa18绝对
压力
变送器HAKK-（3351）AP4E0-6~40KPa
0.2或0.519HAKK-（3351）AP5E0-40~250 KPa20HAKK-（3351）AP6E0-0.16~1MPa21HAKK-（3351）AP7E0-0.14~2.5MPa22HAKK-（3351）AP8E0-1.6~10MPa23法兰式液位变送器HAKK-（3351）LT4E0-6~40KPa2.50.2或0.524HAKK-（3351）LT5E0-40~250KPa25HAKK-（3351）LT6E0-0.16~1MPa26远传
压力
变送器HAKK-（3351）GP4E0-6~40KPa
0.527HAKK-（3351）GP5E0-40~250KPa28HAKK-（3351）GP6E0-0.16~1MPa29HAKK-（3351）GP7E0-0.4~2.5MPa30HAKK-（3351）GP8E0-1.6~10MPa31远传
差压
变送器HAKK-（3351）DR3E0-1~6KPa2.50.532HAKK-（3351）DR4E0-6~40KPa2.533HAKK-（3351）DR5E0-40~250KPa34HAKK-（3351）DR6E0-0.16~1MPa35HAKK-（3351）DR7E0-0.4~2.5MPa