标题：记录仪
基本原理
记录仪是将一个或多个变量随时间或另一变量变化的过程转换为可识别和读  记录仪取的信号的仪器。它能保存所记录的信号变化以便分析处理。记录仪的最大特点是能自动记录周期性或非周期性多路信号的慢变化过程和瞬态电平变化过程。 
根据输入输出信号的种类,记录仪可分为模-数、数-模、模-模、数-数等形式, 它们的主体电路根据输出形式的不同而有所区别。当输出为数字信号时，其主要电路是能存储数字信息的存储器电路，它能随时将数字信号送给磁带机、穿孔机或其他设备，或经适当变换用示波器观察模拟波形，如数字存储器和波形存储器。当输出为模拟信号时，记录仪主体电路是没有存储功能的模拟放大驱动电路，必须立即用适当记录装置和方法将信号记录到纸、感光胶片或磁带上，才能保存信息，便于进一步分析处理，如各种笔录仪、光线记录器、绘图仪、磁带记录仪等。模拟式电路主要有两种类型，即直接放大驱动型,如笔录仪和自动平衡型，如绘图仪或X-Y记录仪。
记录仪的主要技术指标为工作频率、输入信号动态范围、记录线性度、分辨度、失真度、响应时间、走纸准确度和稳定度。对用作计算机外围设备的磁带机还需要有复杂的电路和机构。记录仪(11张)
基本分类
彩色无纸记录仪表是以32位嵌入式CPU为核心，并辅以大规模集成电路、  记录仪大容量FLASH存储、信号智能调理、SmartBus总线以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化无纸记录仪表。仪表采用320×240彩色液晶显示屏；支持16通道模拟量通用输入或8通道模拟输出与12通道报警输出；设定数据与记录数据具备掉电保护功能；采用USB Host技术，提供USB总线接口，实现FAT16文件系统，支持USB 移动存储器的数据读写；具有体积小、通道数多、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点。
有纸系列和无纸记录仪系列。
有纸记录仪以独特的热打印记录方式和先进的微处理器控制技术，实现了无与伦比的高记录清晰度、高精度、高可靠性、多功能且便于操作。可连续记录和数字打印。 该仪表的每个通道均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、电压和电流信号，并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录，能在本身打印的100mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线，并将通道号印在各通道的轨迹旁。可通过键盘设定测量信号种类、小数点位置、显示范围、记录边界、报警值、回差、系统误差的校正、记录标尺、数据打印间隔、走纸速度、打印深度及时间等参数，并对所设参数加以保护。广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。
技术参数
温度范围　-30°C~70°C  记录仪温度精度　±0.3°C（-20°C~50°C）　±0.5°C　其余范围
温度分辨率　0.1°C/°F
湿度范围　0%~100%RH
湿度精度　±3%RH
湿度分辨率　1%RH
数据存储容量10918[A型]，21840[B型]，18万[C型]，36万[D型]组
报警设置　温湿度上下限报警
刷新速率　2、5、10、30、60、255秒
记录采样间隔2秒~24小时可调
延时启动　1~120秒
启动模式　立即开始/延时开始/定时开始
结束方式　存满为止/先进先出/定点存储/定时结束
定时启动/结束　任意时间开启任意时间结束
通讯接口　RS232
电池型号　3.6V锂电池2节
电池寿命　一年使用时间（刷新频率10秒）
时钟电池　CR2032
外接电源　7~24V直流，智能极性识别
存储环境　-50°C~90°C
外型尺寸　121×115×30mm
重量　250g
发展状况
有纸记录仪记得在70、80年代测量温度是采用比率计，国产动圈仪表，  记录仪手工记录热控数据，后来采用上海自动化仪表一厂生产的气动、电动有纸记录仪，每天一上班巡回检查给记录仪装卷纸加红、蓝墨水，墨水瓶里插根软塑料管连着指针画线，手上红的蓝的很难受，后来设计含墨水的记录笔。有2、4、6通道，记录纸存档，整体费用高。
无纸记录仪计算机软件技术的发展出现了盘装无纸记录仪，近几年发展迅猛、应用广泛、功能强大、电力行业应用很多。有4、6、8、16、24、48等通道安装在仪表盘上性能稳定。但有一点所有的信号电缆必须连接到仪表盘上，应用场合有局限性。
总线型无纸记录仪随着计算机硬件、软件技术的发展组态软件的推广，通讯协议标准的制订，RS485通讯总线应用。触摸屏平板电脑的出现，使系统架构出现了多样化。
新一代通讯总线形式的无纸记录仪由于触摸屏平板电脑发展飞快，硬件厂商精心设计的嵌入式硬件技术，微软  记录仪的WINCE操作系统，丰富多彩的液晶触摸屏，系统本身的可靠性得到保证，快速构成高性能的人机界面。
操作系统采用WINCE、安装嵌入式组态软件包，自由编辑组态软件实现应用功能。工艺流程的配置及趋势图、棒图、报表、历史记录等。系统可带电拔插，无硬盘、抗震动，系统不会死机，提高自动化系统的稳定性。由于采用最新的液晶，触摸技术，产品的档次大大提高。系统凭借其强大的以太网通讯功能，复杂的曲线功能，形象美观的人机界面和各种报表功能而得到广泛应用。如厦门宇电AI-2000W现场总线型无纸记录仪，已成功的应用在电炉、化纤、医院空调系统。用作终端显示操作器。下挂2、4、8、16、32、64、100个显示控制仪表、采集模块。
主要特点
系统◇采用最新大规模集成电路，国际名厂元器件精心设计；　◇采用高速、高性能32位ARM微处理器，画面响应时间小于0.2秒，可同时实现12路信号的检测、记录、显示和报警；　 ◇5.7英寸进口SHARP320X240点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示，CCFL背光、画面清晰、宽视角。屏幕亮度可以自由调节；  ◇全隔离万能输入，可输入多种信号，无需跳线，通过软件组态即可；
◇新型开关电源，85VAC~265VAC范围内正常工作；
◇集成硬件实时时钟，掉电情况下时钟也能准确运行；
◇提供变送器+24VDC隔离配电；
◇全铝密封外壳及内部屏蔽板，保证仪表在恶劣环境中正常工作；
◇大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据，掉电永不丢失数据；
◇12路继电器报警输出。
信号 　 ◇可输入各种标准信号，Fr、20mA、5V、S、B、K、T、E、J、R、N、Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2、350Ω、20mV、100mV、10mV、WRe、F1、F2
◇信号全量程精度±0.2%
◇通道间完全隔离
◇可提供隔离配电
◇提供标准4-20mA输出
记录仪测量范围：
S（-50～+1700℃），T（-200～+350℃），B（0～+1800℃），K（-150～+1300℃），N（0～+1300℃），E（0～+800℃），J（0～+1000℃），
Cu50（-50～+150℃），G（-50～+150℃）
Pt100（-200～600℃），BA1（-200～600℃），BA2（-200～600℃）
电流信号、电压信号、线性电阻及线性毫伏值输入：-9999～+9999由用户定义
软件◇中文菜单组态、显示工程位号，工程单位。软件密码锁保证用户组态安全；
◇工程量显示数值范围宽，可显示5位数值：-9999~19999；
◇报警显示，同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息；
◇支持流量累积功能；
◇4组温压补偿，支持补偿信号输入、常数可选，提供多种补偿模型，如过热蒸汽，饱和蒸汽、压力补偿等常用补偿模型；
◇支持真空度科学计数法显示；
◇曲线走纸方式可设定横向或纵向；  记录仪◇每4组曲线显示可以自由组合，自定义曲线颜色；
◇内置GB2312二级汉字字库（6500汉字）；
◇全新T6输入法，操作方便。支持汉字拼音输入，数字、英文、特殊符号、上下标等选择输入，采用国际标准编码，解决特殊单位及汉字位号的输入问题；
◇汉字位号、单位自定义组合输入。
通讯◇标准串行通讯接口：RS-485和RS-232C；
◇支持标准Modbus RTU通讯协议，标准Modbus TCP通讯协议，提供多种数据类型，如百分量、工程量、累积量等，除支持明通仪表公司ScanX数据管理软件外，还支持iFIX、组态王、MCGS、PCAuto等流行专业组态软件，无需专用驱动；
◇使用USB2.0接口转存和备份历史记录，支持256M、512M、1G优盘；
◇支持FAT16/FAT32文件系统类型，Windows可识别历史记录文件；
◇外接微型打印机，可手动打印数据、曲线，自动定时打印数据，满足用户现场打印的需要。
智能数据记录仪特色（国家专利产品）
1、记录仪具有外型美观大方、手持/壁挂/坐立三用、USB接口、性能可靠、性价比高、可循环使用、掉电数据不丢失等特点。
2、主要功能：它可以全程24小时自动跟踪记录物流运输、实验室、生产车间、食品药品库房、机房、加热设备、电力等环境参数变化情况，在线显示时钟、参数数据值，实现超限液晶喇叭显示及声讯报警等功能。  记录仪3、立即启动/定时启动/手动启动多种启动方式选择；采用独家特色手动启动及开机功能，是市场上唯一具有按钮连续开关机的数据记录仪，达到国内领跑，国际领先的地位。
4、摒弃传统RS-232数据接口，采用稳定的USB通讯接口：
①数据导出方便，可直接用笔记本移动连接导出，无需到远在办公室的台式机上去分析数据； 
②无需担心新配台式机有无串口的烦恼，直接插入USB口，双击软件仪器自动连接、自动下载保存数据，操作更方便；
③独特的USB供电设计，即使内部电池没电的情况下也能正常下载数据；
5、可设置延时报警功能，超标了不会立即报警以便于工作及避免噪音，对冷库化霜时间段及进出冷库取货等特别有用。
6、存储时间长：例15分钟记录一次数据，可存储记录长达5.7个月（标配型）。可订制扩容型。
7、整机电路采用低功耗处理，采用内置高容量锂电池供电；例设置刷新间隔10秒以上，记录间隔10秒以上，电池使用寿命长达三年以上（除蜂鸣器报警耗电）。
8、另具有内置锂电池和外接电源双重电源切换功能，在外接直流电源适配器供电情况下，内置锂电池无需供电，保持电量不被损耗。
实际应用
医药行业：药品车间、仓库、药店等环境温度的观测记录。
  记录仪食品行业：食品车间、仓库等环境温度的观测记录。
电子行业：电子车间、洁净环境、机房等环境温度的观测记录。
农业研究：对植物生长环境的温度记录。
其他对环境温度有观测记录要求的场合
温湿度测量是现代测量新发展出来的一个领域，尤其湿度的测量更是不断前进。经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程，使湿度测量技术日渐成熟。时至今日，由于我们不再满足于温湿度的测量，尤其是一些场所的监控直接要求实时记录其全过程温湿度变化，并依据这些变化认定储运过程的安全性，导致了新的温湿度测量仪器——温湿度记录仪的诞生。温湿度记录仪是将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存在内部存储器中，在完成记录功能后将其联接到PC机，利用适配软件将存储的数据提出并按其数值、时间进行分析的仪器。利用该仪器可确定储运过程、实验过程等相关过程没有任何危及产品安全的事件发生。  记录仪食品储运：
由于食品储运过程时间并不是一个短期问题，但食品保存中的相对平衡湿度又是保证食品安全的一项重要指标，相对平衡湿度直接影响菌落的生长。例如：在平衡相对湿度为95%RH至91%RH范围内，易于滋生的菌落为沙门氏菌、波林特菌、乳酸菌、霉菌和酵母菌。而食物保存周期也与温度、平衡相对湿度有关，平衡相对湿度值为81%RH的蛋糕，其保质期为27℃时14天、21℃时24天，如果平衡相对湿度提高到85%RH，这些指标将降低为27℃时8天、21℃时12天。吸湿物质的平衡相对湿度起到了决定性作用。平衡相对湿度定义为物质与空气中水不进行交换情况下，由周围空气获取的湿度值。这个定义很清楚，为了成功地储存和保持这些产品，环境气候的控制及包装必须仔细指明。同时，很多食品的保存在过于干燥情况下，其口感都会有些变坏。针对这种情况，要求实时记录温湿度变化，保证食品安全进入消费者口中。  记录仪博物馆文物、档案管理：
这是温湿度产品应用的另一个大的领域，而记录仪在其中又是很有特色的产品。档案的纸张在温湿度适宜的条件可以多存放一些时间，而一旦温湿度条件遭到破坏纸张将要变脆，重要资料也将随之荡然无存，对档案馆进行温湿度记录是必要的，可以预防恶性事故的发生。使用温湿度记录仪将使温湿度记录的工作得以简化，也将节约文物保管的成本，使这一工作得以科学化，不受到过多的人为因素的干扰。同时由于采用微小探头，保证了对艺术品的最小破坏的前提下，文物，包括其色彩、形状不受损毁。
建材实验：
在建材尤其是混凝土干燥过程中，我们应注意其干燥趋势，这是评价产品的指标之一，也为建筑施工方提供了可靠的数据。应用温湿度记录仪可以将此数据记录并提供给建材研究方，将为施工提供有益的帮助。尤其是在军事建筑中，时间就是生命，准确把握混凝土干燥时间为先发致敌，为有效地将有生力量提供到战场上提供了保证。
农业及畜牧业的应用：
农业及畜牧业生产，尤其一些经济作物的生产，在其幼苗期要详细记录温湿度值。
记录仪的分类
记录仪分为：无纸记录仪（小长图蓝屏、小长图彩屏、小长图黄屏、中长图彩屏、温湿度记录仪、压力记录仪）
有纸记录仪（小长图有笔有纸记录仪、小长图热敏打印记录仪、中长图自动平衡记录仪、
中长 图有纸有笔记录仪、中圆图有纸记录仪）