标题：物位计
物位计分类
静压型物位计：用于槽罐或容器内的物位测量，可直接安装或通过远传密封组件安装。 
超声波物位计：用于液体和颗粒状固体等物位的监控。
雷达物位计：波束角小（最小5度）,能量集中，具有更强抗干扰能力，大大提高了测量精度和可靠性，固体粉尘和液体都可以监测。
电容式物位计：高温、高压条件下的物位测量。防尘、防挂料、防蒸汽、防冷凝。 
LD-DL 物位计是一种新型的电容式连续测量物位仪表，由于采用射频技术和微机技术解决了传统电容式物位计温漂大、标定难、怕粘附的难题。
可广泛应用于各行业中液体及固体料仓物位的连续测量。
特别是高温、强腐蚀、强粘附、粉尘大的环境下进行测量，选择该物位计是最适合的。
仪表部分
􀁺 环境温度：-20-60℃  物位计􀁺 供电电源：AC 220V±10% 50Hz
􀁺 测量精度：0.5% 功 耗：≤3W
􀁺 模拟输出：4-20mA， 负载能力≤550Ω
􀁺 继电器输出：4 组继电器转换接点（AC 220V 2A）
􀁺 安装方式：盘装开孔152 (宽) ×76 (高) 壁挂尺寸210(宽) × 280 (长) ×110(厚)
探极部分
􀁺 介质温度：-40-240℃
􀁺 传输距离：传感器和仪表之间的信号传输距离小于1.2km
􀁺 探极种类：棒式、缆式、同轴式、重型缆式
􀁺 安装尺寸：G1.5 管螺纹
􀁺 仓内压力：小于4MPa
LD-DLE 型 通用电容式物位计
实现了电容式物位计进料一次完成标定的简易操作；从而
实现了物位测量的强功能与易操作的完美结合，充分体现了
我司与时俱进的创新精神和能力。它由传感器和二次仪表两
部份组成。传感器放在料仓顶，探极垂直伸进料仓内，二次
仪表放在其他合适的地方。传感器把物位的变化转变成与之
对应的电脉冲信号，远传给二次仪表处理，再用光柱显示物
位高度，并有高/低限报警和 4～20mA 变送输出，适用于
液体/固体物料作物位高度显示、报警、控制和远传显示或
组成系统。
工作电源：AC220V±10% 或 DC24V
功耗： 5W 显示方式：光柱显示
测量精度：≤±1% F·S
传感器防护等级：IP65
仪表工作环境温度： -40～45℃
探极工作（介质）温度： 普通型： -20～60℃
中温型： -40～200℃ 高温型： -40～800℃
介质压力： 压力型≤3MPa（其余型号为常压）
传感器与二次仪表的连线及距离：距离 <200m，用直径
1.5mm 以上的导线（最好是双绞线）连接，每条导线电阻应
小于3 欧姆
检测范围： ≤11000p
报警输出方式：两组继电器常开、常闭触点，对应高、低两点输出，分别可选物位的 90%、80%、70% 和 30%、20%、10% ，出厂是置于80%和20%处。（触点容量AC250V，0.3A；DC28V,0.5A；电阻负载）
变送输出：4～20mA
二次仪表外型尺寸： 48（宽）× 96（高）× 112（深）
二次仪表开孔尺寸： 43+1（宽）× 91+1（高）
物位计的应用
雷达物位计1）SITRANS LR 300：提供可靠的液体和浆料液位测量，最大量程20米。物位仪表(9张)
2）SlTRANS LR400：用于贮罐中的液体和颗粒状固体的物位测量，最大量程45米。
静压型物位计SITRANS P：用于槽罐或容器内的物位测量，可直接安装或通过远传密封组件安装。超声波物位计用于液体和颗粒状固体等物位的监控。多种型式可选，最大量程60米，具有单点、 双点和十点物位测量。1）物位变送器MultiRanger：用于给水、污水处理、采矿、坑道和采石工业、水泥、化工、造纸和食品业。
2）超声波传感器Echomax：采用非接触设计，易于安装，免维护。可在极其恶劣的工况条件下使用。
3）一体化超声波液位计TheProbe：紧凑型。用于槽罐或容器中液位的精密测量。电容式物位计高温、高压条件下的物位测量。防尘、防挂料、防蒸汽、防冷凝。物位开关用于检测颗粒状固体、浆料和界面的预定液位。超声方法或高灵敏度电容式测量。
物位计的实用
[1]　目前微波物位计使用的微波频率有三个频段：C波段(5.8～6.3GHz)、X波段(9～10.5GHz)、K波段(24～26GHz)。制造商根据自己的技术及国家批准的频率来设计产品。
物位测量中的微波一般是定向发射的，通常用波束角来定量表示微波发射和接收的方向性。波束角和天线类型有关，也和使用的微波频率(波长)有关。
对于常用的圆锥形喇叭天线来说，微波的频率越高，波束的聚焦性能越好，即波束角小，在实际使用中这是十分重要的，低频微波物位计有较宽的波束，如果安装不得当，将会收到内部结构产生的较多的虚假回波，例如：采用4”喇叭天线的26GHz雷达的典型波束角为8°，而5.8GHz 的典型波束角为17°。并且，微波的频率越高，其喇叭尺寸也可以做的越小，更易于开孔安装。目前还没有频率高于K波段(24—26GHz)的微波(雷达)物位计。
而X波段雷达由于没有明显的应用特点，而在各大物位厂商的雷大物位技术发展中趋于被淘汰。现今物位测量领域困扰用户的是一些大型固体料仓的物位测量，特别是用于50/100米以内的充满粉尘和扰动的加料状态下的料仓。相关技术的仪表例如电容或导波雷达TDR在放料时物位下降时会受到很强的张力负载，可能会损坏仪表或把仓顶拉塌掉。重锤经常有埋锤的问题，需要经常维修，大多数其他机械式仪表也是这样。而高粉尘工况又可能会超出非接触式超声波物位测量系统的能力。 高频的调频雷达技术尤其适合这种大型固体料仓的物位测量!
现今的高频雷达一般为工作在K波段(24～26GHz)的雷达物位计，雷达的工作频率越高其电磁波波长越短，越容易在倾斜的固体表面有更好的反射，并具有较窄的波束宽度，可有效避开障碍物，高的频率还可使雷达使用更小的天线。而FMCW调频连续波微波物位计发射和接受信号是同时的，相同时间内发射的微波信号更多，固体测量中可减少高粉尘固体料仓测量中的失波现象。因此固体测量中高频的调频雷达能提供准确、可靠的测量，并在例如化工行业中的PP粉末、PE粉末等介质中也有良好应用。但由于技术限制，现今还没有工作在K波段以上的高频雷达物位计。
也有使用5.8GHz ~ 10GHz的低频雷达测量固体，但由于其较低的频率、较长的波长其发射波不容易被漫反射，在高粉尘工况下会导致很多的二次或多次回波，干扰和噪声很大，因此固体粉料测量中逐渐被淘汰。
物位计分类
3D物位扫描仪、电容式物位计、射频式物位计（电容原理）、静压式物位计（严格来讲不算物位仪表）、浮子式物位计、超声波物位计、磁至伸缩式液位计、雷达（微波）物位计，射频导纳物位计
3D物位扫描仪
介可视3D物位扫描仪是采用三个天线阵列传输低频脉冲，并接收从筒仓或储存容器内物料返回的脉冲波。JIEKES3D可视物位监测仪使用这三个天线不仅测量每个方波的时间差/距离，而且还测量回波的方向。介可视3维超声波物位计数字信号处理器采样、分析接收到的回波信号，为储存物的料位和体积提供非常精确的测量，并可在远程计算机屏幕上显示容器内物料真实分布的三维图像。独特的粉尘穿透技术使得过程测量和库存控制达到了无与伦比的精度。概述tokidapm料位计是目前唯一一种能够对散装固体和粉体提供有效、精确测量的设备，不论物料的类型或产品特征，储存筒仓或容器的类型和尺寸，以及苛刻的储存环境，都能实施有效测量。雷达物位计雷达物位计采用微波脉冲的测量方法，并可在工业频率波段范围内正常，波束能量低，可安装于各种金属、非金属容器或管道内，对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大，有惰性气体及蒸汽存在的场合。对人体及环境均无伤害，让顾客买智能雷达物位计买的放心，买的值得。雷达物位计还具有不受介质比重的影响，不受介电常数变化的影响，不需要现场校调等优点，不论是对工业需要，还是对顾客经济实惠的考虑，都是不错的选择。阻旋物位计阻旋物位计具有耐高温，测量结果准确，抗干扰强等特点，他还具有超强防抖性能，超强防尘密封性能和较高的性价比。因此，对于完成一些高温作业，高温阻旋物位计成了当之无愧的选择。射频导纳物位计射频导纳物位计通用性强,可抗粘附,探头可拆,耐高低温,并且具有智能诊断等，因此射频导纳物位计可应用于各种导电和非导电介质的测量。并且它的控制器与探头之间没有电缆连接，探头可拆，随时可以将控制器拆除更换维修，不影响进出物料。音叉物位计音叉物位计不受泡沫、涡流、气体的影响，适用于各种料仓固体物料料位以及各种容器内液位的定点报警或控制，而且多种型号可以适合不同场合的应用。音叉物位计的工作原理是通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉与被测介质相接触时，音叉的频率和振幅将改变，这些变化由智能电路来进行检测，处理并将之转换为一个开关信号。所以，音叉物位计不仅适用于固体物料，也适用于液体介质的测量。超声波物位计超声波物位计又分为很多型号，比如防腐超声波物位计，固体式超声波料位计，固一体式超声波料位计等。它们具有高精度，高稳定性能，较强抗干扰能力，发射角小，发射频率高，防过压防雷击等功能。可完全与进口超声波物位计（超声波液位计）相媲美。