标题：净化工作台
净化工作台原理
净化工作台原理的洁净环境是在特定的空间内，洁净空气(进滤空气)按设定的方向流动而形成的。以气流方向来分，现有的超净工作台可分为垂直式，由内向外式以及侧向式。从操作质量和对环境的影响来考虑，以垂直式较优越。由供气滤板提供的洁净空气以一个特定的速度下降通过操作区，在大约操作区的中间分开，由前端空气吸入孔和后吸气窗吸走，在操作区下部前后部吸入的空气混合在一起，并由鼓风机泵入后正压区，在机器的上部，30%的气体通过排气滤板从顶部排出，大约70%的气体通过供氧滤板重新进入操作区。为补充排气口排出的空气，同体积的空气通过操作口从房间空气中得到补充。这些空气绝对不会进入操作区，只是形成一个空气屏障。
净化工作台用途
净化工作台用途：广泛适用于医药卫生、生物制药、食品、医学科学实验、光学、电子、无菌室实验、无菌微生物检验、植物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门。也可连接成装配生产线具有低噪声、可移动性等优点。它是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备,它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果。
净化工作台特点
1、诺基仪器净化工作台采用垂直流流形，准闭合式台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激；
2、采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态； 3、工作台面为304不锈钢材质。
分类：净化工作台从操作人员数上分为单人工作台和双人工作台，从结构上分为常规型和新型推拉以及自循环型。
垂直流净化工作台技术参数（医用净化工作台）
​​型号
SW-YJ－875A(B) 
SW-YJ－1450 A(B) 
洁净度
对于粒径 ≥0.5μm的尘埃≤3.5颗/升（100级） 
​菌落数
对于粒径 ≤0.5个/皿·时（φ90mm培养皿）
​平均风速
0.32～0.48m/s 
​噪音
≤62dB（A）
​振动
振幅 ≤3μm(X、Y、Z三个方向) 
​照明
≥300Lx (操作区) 
​净化区尺寸(长×深×高)
840×650×520
1450×650×520
外形尺寸(宽×深×高)
980×700×1650 
1550×700×1650
高效过滤器规格及数量
820×600×150一台 
820×600×150一台600×600×150一台 
最大功耗 
≤400W 
≤800W 
电源
200V 50Hz
200V 50Hz
重量
110Kg
200Kg
主要材质 
烤漆喷塑钢板外壳， 304不锈钢工作台台面，触摸面板开关控制 
​其它说明 
工作台出风口散流板安装照明日光灯和紫外线杀菌灯。
​门款式 
常规医用型 
常规型门上部为有机玻璃固定，下部为操作空间 
新型：暗式推拉门（门可随机在任意位置停放） 
​​备注 
A为单面操作，B为双面操作，上送风，顶吸风。 
​  水平流净化工作台
水平流净化工作台技术参数 （常规型） 
​​型号
SW-CJ－1A （单人）
SW-CJ－2A （双人）
洁净度
对于粒径 ≥0.5μm的尘埃≤3.5颗/升（100级） 
​菌落数
对于粒径 ≤0.5个/皿·时（φ90mm培养皿）
​平均风速
0.32～0.48m/s(风速可调),气流水平单向层流 
​噪音
≤62dB（A）
​振动
振幅 ≤3μm(X、Y、Z三个方向) 
​照明
≥300Lx工作台出风口散流板安装照明灯和紫外线杀菌灯
​净化区尺寸(宽×深×高)
880×450×600
1480×450×600 / 1680×450×600加大型 
外形尺寸(宽×深×高)
900×750×1430
1550×750×1430 / 1750×750×1430加大型 
高效过滤器规格及数量
820×600×150一台
820×600×150，600×600×150各一台/ 820×600×150二台 
最大功耗 
≤400W
≤800W 
电源
200V 50Hz
200V 50Hz
重量
110Kg
200Kg
主要材质 
外壳冷轧钢板烤漆喷塑外壳，304不锈钢工作台台面。 
​
净化工作台分类
垂直流净化垂直流洁净工作台采用垂直单向流净化原理的气流形式，将低噪音离心风机、静压箱、高效过滤器结合单独一体的单元式结构。本产品可以采用分离式工作台减少震动影响。
它是一种提供局部高洁环境通用性较强的空气化设备，它的使用对改善工艺条件有良好效果，提高产品质量和增大成品率。
特点：
（1）洁净度CLASS100符合ISO1466-1国际标准
（2）采用可调风量低噪音风机系统，保证工作区风速始终处于理想状态
（3）箱体钢板静电喷涂光亮平整，操作台面为304不锈钢。水平流净化水平流洁净工作台广泛适用于电子、国防精密仪器、仪表、生物制药品、食品、无菌微生物检验、植物组培接种等行业等需要局部洁净工作环境的科研和生产部门。它是一种提供局部高洁环境通用性较强的空气净化设备，它的使用对改善工艺条件有良好效果，提高产品质量和增大成品率。生物净化用于医药、生物、电子等行业的无尘无菌操作，能有效的避免产品在生产过程中受到污染。
特点：
（1）减震型分离式工作台面。　
（2）门玻璃采用上下推拉式，结构新颖、便于观察。　
（3）水平单向流送风方式，保证每层搁架上的物品。　
（4）在洁净气流的保护中，有效防止物品的污染。　
（5）适用可变风量送风系统，风速可高、低两档进。　
（6）行调节，运行可靠，低耗节能，照明和杀菌系统。　
（7）数字显示控制界面，更具人性化设计。　
（8）采用万向脚轮可自由移动式，灵活方便。
净化工作台维护
首先要保持室内的干燥和清洁,潮湿的空气既会使制造材料锈蚀,还会影响电气电路的正常工作,潮湿空气还利于细菌、霉菌的生长。清洁的环境还可延长滤板的使用寿命。　
另外,定期对设备的清洁是正常使用的重要环节。清洁应包括使用前后的例行清洁和定期的熏蒸处理。熏蒸时,应将所有缝隙完全密封。清洁应包括使用前后的 例行清洁和定期的熏蒸处理。熏蒸时,应将所有缝隙完全密封,如操作口设有可移动挡板封盖的类型净化工作台,可用塑料薄膜密封。　
净化工作台的滤板和紫外杀菌灯都有标定的使用年限,应按期更换。
使用方法
超净台的优点是操作方便自如，比较舒适，工作效率 ，预备时间短，开机10分钟以上即可操作，基本上可随时使用。在工厂化生产中，接种工作量很大，需 经常长久地工作时，超净台是很理想的设备。超净台由三相电机作鼓风动力， 率145～260W左右，将空气通过由特 的微孔泡沫塑料片层叠合组 的“超级滤清器”后吹送出来，形 连续不断的无尘无菌的超净空气层流，即所谓“ 效的特殊空气”，它除去了大 0.3μm的尘埃、真菌和细菌孢子等等。超净空气的流速为24～30m/min，这已足够防止附近空气可能袭扰而引起的污染，这样的流速也不会妨碍采用酒精灯或本生灯对器械等的灼烧消毒。工作人员就在这样的无菌条件下操作，保持无菌材料在转移接种过 中不受污染。但是万一操作中途遇到停电，暴露在未过滤空气中的材料便难以幸免污染。这时应迅速结束工作，并在瓶上作出记号，内中的材料如处 增殖阶段，则以后不再用作增殖而转入生根培养。如为一般性生产材料， 极其丰富也可弃去。如处 生根过 ，则可留待以后种植用。
注意事项：
超净台电源多采用三相四线 ，其中有一零线，连通机器外壳，应接牢在地线上，另外三线都是相线，工作电压是380V。三线接入电路中有一定的顺序，如线头接错了，风机会反转，这时声音正常或稍不正常，超净台正面无风（可用酒精灯火焰观察动静，不宜久试），应及时切断电源，只将其中任何两相的线头交换一下位置再接上，就可解决。三相线如只接入两相，或三相中有一相接触不良，则机器声音很不正常，应立即切断电源仔细检修，否则会烧毁电机。这些常识应在开始使用超净台时就向工作人员讲解清楚，免除不应造成事故与损失。 　超净台进风口在背面或正面的下方，金属网罩内有一普通泡沫塑料片或无纺布，用以阻拦大颗粒尘埃，应常检查、拆洗，如发 泡沫塑料老化， 及时更换。除进风口以外，如有漏气孔隙，应当堵严，如贴胶布，塞棉花，贴胶水纸等。工作台正面的金属网罩内是超级滤清器，超级滤清器也可更换，如 使用年久，尘粒堵塞，风速减小，不能保证无菌操作时，则可换上新的。 　超净台使用寿命的长短与空气的洁净 度有 。在温带地区超净台可在一般实验室使用，然而在热带或亚热带地区，由 大气中含有 量的花粉，或多粉尘的地区，超净台则宜放在较好的有双道门的室内使用。任何情 下不应将超净台的进风罩对着开敞的门或窗，以免影响滤清器的使用寿命。 　无菌室应定期用70%酒精或0.5%苯酚喷雾降尘和消毒，用2%新洁尔灭抹拭台面和用具（70%酒精也可），用福尔马林（40%甲醛）加少量 **钾定期密闭熏蒸，配合紫外线灭菌灯（每次开启15分钟以上）等等消毒灭菌手段，以使无菌室经常保持 度的无菌状 。接种箱内部也应装有紫外线灯，使用前开灯15分钟以上照射灭菌，但凡是照射不到之处仍是有菌的。在紫外线灯开启时间较长时，可激发空气中的氧分子缔合成臭氧分子，这种气 分有很强的杀菌作用，可以对紫外线没有直接照到的角落产生灭菌效果。由于臭氧有碍健康，在进入操作之前应先 掉紫外线灯， 后十多分钟即可入内。 　在超净工作台上亦可吊装紫外线灯，但应装在照明灯罩之外，并错开照明灯的排列，这样在工作时不妨碍照明。若将紫外线灯装入照明灯罩（玻璃板）里面，这是毫无用处的， 为紫外线不能穿透玻璃，它的灯管是石英玻璃，而不是硅酸盐玻璃 的。 　接种室内力求简洁，凡与本室工作无直接关系的物品一律不能放入，以保持无菌状 。接种室内的空气与外界空气应绝对隔绝，预留的通气孔道应尽量密闭。通气孔道可设上下气窗，气窗面积宜稍大，需覆上4层纱布作简单滤尘。在一天工作之后，可开窗充分换气，然后再予以密闭。总之，既 清洁无尘无菌，又 空气新鲜，适宜工作。覆在通气窗上的纱布应经常换洗。但是上述种种措施只是理想的设计方案，往往不易全面做到，其实只 严格无菌操作手续，在门窗敞开的室内，有一超净台的保护 ，接种的污染率仍可控 在生产上可以容忍的水准。
维护与保养
检查,保养时请拔掉电源插头。 　
为了始终维持工作台的技术性能,设备的初步设定,日常操作及维护保养是至关重要的。如果轻视这些事项,设备性能下将,使得工作台在不完好的状态下运行。 　
1. 密封性 　本工作台采用正压污染区域全部被负压区包围的结构。 　
2. 而且,在用甲醛熏蒸对工作台进行杀菌处理之前,为防止甲醛泄漏,应先用“肥皂泡”法对整机进行密封性检查。 　
3. 定期(一般每二月一次)用风速仪测量工作区风速,如不符合技术参数的要求,则可调节风机供电电压。 　
4. 当风机电压调至最大时, 工作区风速仍达不到技术参数的要求时,则必须更换送风高效过滤器, 更换送风高效过滤器时也必须同时更换排风高效过滤器。更换完毕后,应用尘埃粒子计数器检查四周边密封是否良好,若有泄漏需用密封胶封堵。 　
5. 风机不需要特别的维护,但建议进行一次定期检查。 　
6. 更换高效过滤器时需注意以下事项: 　
·更换送风/排风高效过滤器时均应停机进行,首先将工作台进行灭菌处理。 　
·更新高效过滤器时应特别拆箱、搬运及安装时应保护滤纸完好无损,禁止用手触及滤纸造成破损。 　
·安装前，将新的高效过滤器对着亮处，以肉眼查看高效过滤器是否因运输搬运等原因而出现漏洞。如有漏洞则不能使用。 　
·安装时还因注意高效过滤器上的箭头标志因于工作台出风方向保持一致 　
·在拧紧压紧锣钉时，用力要均匀，即要确保高效过滤器的固定及密封稳定可靠，又要避免高效过滤器变形而导致泄漏。 　
·更换后，应以尘埃粒子计数器检漏，尤其要在高效过滤器边框四周进行扫描检查。