标题：压力校验仪
压力校验仪简介
智能压力校验仪不仅解决了标准压力的校验，而且更好的满足了现场综合的测试需要。现在有有许多厂家为了方便客户,已经将整个仪器微型化智能化.从而使压力校验仪具备了多量程和记录等功能.
工作与结构原理
仪器包括压力源（数控液压/气压系统）、数字式压力传感器、图像处理系统、检定软件、计算机和打印机等。
  压力校验仪结构原理图
压力校验仪采用数控压力源自动加压，通过高精度数字式压力传感器获取标准压力值，利用计算机摄像处理系统识别压力表读数，按照相应的压力仪表检定规程，计算各项误差值并作出检定结论。
计算机在接受“开始检定”命令后，向数控压力源发出检定命令，数控系统精确控制系统压力到达所需的压力点，然后将标准压力值传输到计算机，计算机通过图像处理系统拍摄并识别压力表读数，然后电控轻敲头模拟人手敲击被检表（按照规程要求），再识别一次被检表的读数，识别结果同高精度压力传感器的标准压力值相比较计算，得出压力仪表的各项示值误差。
对于压力变送器和压力传感器，智能压力校验仪测量它们输出的电信号，检定仪控制系统压力到达所需的压力点后，软件读取压力变送器或者压力传感器的电信号值，该值与标准电信号值比较计算得出示值误差。检定完成后对误差数据进行计算处理和保存误差数据，最后显示和打印误差数据表格以及检定结果。
压力校验仪分类
模块式
一体式
  一体压力校验仪一体式压力校验仪因其便携等特点代表了产品未来方向。
怎样选择压力校验仪
[1]
压力校验仪准确度等级
基本准确度分0.05%FS（原规程二等）和0.02%FS（原规程一等）两种，是实验室、工厂、大专院校理想的高档工具表，并可作为中高等精度压力测试的标准表，是热工行业用于现场及实验室热工校验的首选校验仪。  MY-YBS-WY压力校验仪
压力校验仪的校验
压力校验仪其内部高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正，保证仪表长时间内零点和准确度具有良好的重复性和稳定性，测量准确度高。同时具有超量程报警功能，当所加压力超出额定满量程+2500字时，仪表将显示OVER RANGE！P并且内置蜂鸣器将断续发声，以表示压力(电流)超出满量程，应停止加压，并卸掉部分压力使其在规定量程内，以免损坏压力传感器。当压力校验仪所测量的电流超出22mA时仪表将显示OVER RANGE！I并且内置蜂鸣器将断续发声，以表示所测电流超量程。
压力校验仪是为校验各种压力变送器﹑压力传感器﹑压力开关﹑而设计的一款压力校验仪器,在测量压力的同时，也可测量电流，所测压力与设定的压力百分数及测量电流同屏显示，电流及电流百分数可通过显示菜单选择。现在有有许多厂家为了方便客户,已经将整个仪器微型化智能化，从而使压力校验仪具备了多量程和记录等功能. 
压力校验仪为交直流两用的便携式仪表，在测量压力的同时，可测量电流，同时在LCD上显示出来，并备有24VDC输出。部分仪表安装有打压手泵，可满足一定量程内的使用，使其成为理想的现场校验仪表。
压力校验仪特点
体积小，重量轻，手持式结构，便于携带，适合于现场使用操作。
智能压力校验仪为交直流两用的便携式仪表，在测量压力的同时，可测量电流，同时在LCD上显示出来，并备有24VDC输出。加之前面板上安装有打压手泵，使其成为理想的现场校验仪表。  压力校验仪工作示意图
智能压力校验仪其内部高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正，保证仪表长时间内零点和准确度具有良好的重复性和稳定性，测量准确度高。同时具有超量程报警功能，当所加压力超出额定满量程+2500字时，仪表将显示OVER RANGE！P并且内置蜂鸣器将断续发声，以表示压力（电流）超出满量程，应停止加压，并卸掉部分压力使其在规定量程内，以免损坏压力传感器。当压力校验仪所测量的电流超出22mA时仪表将显示OVER RANGE！I并且内置蜂鸣器将断续发声，以表示所测电流超量程。 
特点是软件内容丰富，操作简单、明了。采用薄膜面板及进口轻触开头，款式新颖，按键寿命长。LCD背光，压力、电流显示、直观、清晰、结构紧凑合理。
全量程压力校验，配置进口压力传感器及全量程压力泵。
一台主机与多个压力模块可方便拆卸，配合完成全量程测量。
主机自动识别各个压力模块的测量范围。
高准度A/D转换，软件自动进行非线形修正。
图形点阵液晶显示屏中文菜单，背光柔和清晰，无需阅读说明书。
带RS232接口，与电脑连接后，输出校验报告。
智能化电源管理。
压力校验仪由于其简便易操作、性能稳定、读数直观等优点，已被广大讲师工作者接受和认可。产品性能不断完善，品种也由单一的气压表增加到液压表、有源表、真空表，在数字压力计开发和制造方面积累了许多成功的经验。　
1.压力校验仪的外壳是全金属的，这种外壳既牢固又可靠，能够承受住强大的冲击。
2.使用压力校验仪能够进行压力、电流等的同时检测，并且是很直观清晰的，使用起来很方便。不仅如此，使用压力校验仪的手动造压范围是比较大的，能够在不同的场合中使用。
3.压力校验仪的零部件是很精细的，它是经过专门的生产制作出来的，其气密性非常好，符合了相关的标准。
4.在压力校验仪中安装有微调节器，使用它的时候，它能够实现检定的压力，使用性能有了很大的完善。不仅如此，在压力校验仪中还有开关时的选择，切换起来是很简单的。
技术参数
压力量程：-95KPa～4MPa(内置气压)0-40Mpa（内置液压）0-60Mpa（外接压力源）
型号：ConST273
分辨率：压力：Min 1Pa  微压校准工作示意图
电流：Min 1uA 
电流测量范围：0～22mA 
直流输出：24VDC 
准确度： 0.05%FS
电流：0.05%±1d 
相对湿度：≤80%RH 
过载能力：为量程上限的1.2～1.5倍 
外形尺寸：240×80×40mm（多型号多规格） 
重量：2.5Kg 
内置电池：一次充电可工作15个小时
电源及功耗：220VAC 50HZ 3VA
便携式校验仪功能特点
全量程压力校验，配置进口压力传感器及全量程压力泵。
一台主机与多个压力模块可方便拆卸，配合完成全量程测量。
主机自动识别各个压力模块的测量范围。
高准度A/D转换，软件自动进行非线形修正。
图形点阵液晶显示屏中文菜单，背光柔和清晰，无需阅读说明书。
带RS232接口，与电脑连接后，输出校验报告。
智能化电源管理。
现场或计量室校验各种压力表。
现场或计量室校验各种压力、差压、液压变送器。
准确测量0~20mA范围内的电流。
提供24VDC/50mA变送器的工作电源。
技术指标
提供变送器电源：24V DC/50mA±10%。
压力传递介质：2M以下为空气，2M以上10M一下为液体（硅油，水），10M以上需外配压力源
环境温度：28℃电池特性：（充电一次）连续工作8小时。
压力校验仪为交直流两用的便携式仪表。
1.2、 高性能的微处理器对仪表的各项性能及技术指标作连续修正，保证仪表长时间、宽温度范围内使用而不影响仪表的精度。
1.3、功耗低。电池采用进口镍氢高能量电池，保证仪表在长时间内工作。
1.4、 恒流充电，具有电池电压的过充电、欠压自动关机及自动保护功能，保证电池不因过充电或欠电压而损坏，电池使用寿命长。
1.5、 微功耗的欠电压自动保护功能，保证仪表即使操作者因故而连续开机过长也不会因欠电压而损坏电池。
1.6、 仪表量程功能丰富，一表多用。 　
1.7、 软件内容丰富，操作简单、明了。
1.8、 采用薄膜面板轻触开关，款式新颖，按键寿命长。
1.9、 可直接在面板上操作调校满量程。
1.10、便携式金属外壳，抗干扰强，牢固耐冲击。
主要技术指标
电流测量：0～20mA ±0.05%F·S
压力测量：-10.000～0～10.000Kpa ±0.05%F·S(气体
-95.00～0～100.00Kpa ±0.05%F·S(气体)
0～600.0Kpa ±0.05%F·S(气体)
0～6000Kpa ±0.05%F·S(气体)
0～60.00Mpa +0.05%F·S(液净气体)
电压输出：24VDC 50mA ±10%  整机功能：2.5W
工作温度：5～35℃
储存温度：-20～60℃
电池组容量：7.2V 900mA
所需参数：
1、压力量程范围
2、功能要求
3、精度等级
4、国家检定证明资料
注：量程选择注意：气压在-0.095～0MPa与0～60MPa之间选择。
压力校验仪使用操作
2.1、压力校验仪在使用时，请将仪器拧入手操压力泵上“标准仪表"接口。  压力校验仪2.2、快接头用所配高压软管连接被检仪器即可校验。
2.3、电源开、关键：按“开"键打开，LCD显示测量状态；按“关" 键，仪表关机，切断电源。
2.4、校零键：测量前，按一下：“校零"键，仪表自
动将传感器的零点数值采集并送处理器CPU进行处
理，保证仪表所测数据为实际压力值。
2.5、压力键：开机后LCD右下角显示该仪表的压力单位，若使用中按“单位"键、使LCD显示为“Psi、Bar、mmHg、Kgf/cm2"中任何一种单位时，按一下“压力"键，仪表自动切换到出厂时设置压力单位档上。需要显示测量电流时，在仪表显示单位为MPa(或KPa)时，按一下“压力"键，面板上对应的电流指示灯亮，即为测量电流状态。
压力校验仪的压力量程与压力泵的配置：
压力校验仪的压力量程根据用户的要求配置，如果的带真空的压力校验仪，压力量程最大在-95KPa~2.5MPa，这款校验仪只需要配置内置式压力泵，一般0~6MPa以内的压力校验仪都可以配置内置式压力表，而超过这个量程的压力就需要配置外置泵了。
选型表
​量程
分辨率
负压力
精度
精度
稳定性
（一年）
手泵
​10KPa
1Pa
-
0.10%
0.075%
±0.1%F·S
内置
​16KPa
1Pa
-
0.10%
0.075%
±0.1%F·S
内置
​20KPa
1Pa
-
0.10%
0.075%
±0.1%F·S
内置
​25KPa
1Pa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
​40KPa
1Pa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
​60KPa
1Pa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
​100KPa
10Pa
-
0.10%
0.075%
±0.075%F·S
内置
​160KPa
10Pa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
​200KPa
10Pa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
​240KPa
10Pa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
​100KPa
10Pa
-95KPa
0.10%
0.075%
±0.075%F·S
内置
​160KPa
10Pa
-95KPa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
​200KPa
10Pa
-95KPa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
​240KPa
10Pa
-95KPa
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
​0.4MPa
10Pa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
​0.6MPa
10Pa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
​1MPa
100Pa
-
0.10%
0.075%
±0.075%F·S
内置
​1.6MPa
100Pa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
​2.0MPa
100Pa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
​2.5MPa
100Pa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
​4.0MPa
100Pa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
​6.0MPa
100Pa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
​10.0MPa
1KPa
-
0.10%
0.075%
±0.075%F·S
内置
​16.0MPa
1KPa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
内置
​20MPa
1KPa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
外置
​25MPa
1KPa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
外置
​40MPa
1KPa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
外置
​60MPa
1KPa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
外置
​100MPa
10KPa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
外置
​160MPa
10KPa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
外置
​200MPa
10KPa
-
0.10%
0.05%
±0.075%F·S
外置
压力校验仪正确操作方法
压力校验仪是我公司从事生产与开发的新型测试仪表,压力校验仪其性能价格比优于英国Druck公司的同类产品。压力校验仪基本准确度分0.1%和0.05%两种，是实验室、工厂、大专院校理想的高档工具表，并可作为中等精度压力测试的标准表。
正确使用方法：
1、压力校验仪在使用时，请将仪器拧入手操压力泵上“标准仪表"接口。
2、快接头用所配高压软管连接被检仪器即可校验。
3、电源开、关键：按“开"键打开，LCD显示测量状态；按“关"键，仪表关机，切断电源。
4、压力校验仪校零键：测量前，按一下：“校零"键，仪表自动将传感器的零点数值采集并送处理器CPU进行处理，保证仪表所测数据为实际压力值。
5、压力键：开机后LCD右下角显示该仪表的压力单位，若使用中按“单位"键、使LCD显示为“Psi、Bar、mmHg、Kgf/cm2"中任何一种单位时，按一下“压力"键，仪表自动切换到出厂时设置压力单位档上。
6、压力校验仪需要显示测量电流时，在仪表显示单位为MPa(或KPa)时，按一下“压力"键，面板上对应的电流指示灯亮，即为测量电流状态。
7、压力校验仪的压力量程与压力泵的配置。
压力校验仪优点
1.智能压力校验仪为交直流两用的便携仪表，在测量压力的同时，可测量电流，同时在LCD上显示出来，并具有24VDC输出。加之前面面板上安装有打压手泵，使其成为理想的现场校验仪表。
2.采用高性能CPU和温度传感器对仪表温度漂移进行自动补偿，保证准确度下的使用温度范围宽。
3.高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正。
4.功耗低。保证准确度下的连续工作时间长(电池冲满后)。
5.恒流充电，具有电池电压的过充电，欠压自动关机及自动保护功能，保证电池不因为充电或欠压而损坏，电池使用寿命长(因长时间不用，隔三个月充电一次)。
6.仪表量程功能丰富，一表多用，具有多种显示风格，可同时显示压力、电流，压力、水柱或压力、公斤及电流百分比。
7.微功耗的欠压自动保护功能，保证仪表即使操作者因故而连续开机过长也不会欠压而损坏电池。
8.仪表具有超量程报警功能，当所加压力超出额定满量程+2500字时，仪表将显示OVERRANGE!P，并且内置蜂鸣器将断续发声，表示压力超出满量程，停止加压，使用微调，进行上下调整。当仪表所测量的电流超出22mA时仪表将显示OVERRANGE!I并且内置蜂鸣器将将断续发声，表示所测电流超出满量程。
9.软件内容丰富，操作简单明了。
10.LCD背光压力、电流显示，直观、清晰、结构紧凑合理。体积小，重量轻，携带方便。
11.采用薄膜面板及进口轻触开关，款式新颖，按键寿命长。
12. 容积式微调，极易实现检点压力。
13. 可直接在面板上操作，调校满量程。
14. 金属外壳，抗干扰能力强，牢固耐冲击
15.智能压力校验仪的前面板安装打压手泵，-90KPa～2.5MPa(各档)，并带有微调、放气阀。手动真空达95%，具有世界先进水平。压力源零部件经精细研磨，气密性好，符合IP52密封标准。
压力校验仪的特点
1、压力校验仪为交直流两用的便携式仪表，在测量压力的同时，可测量电流，同时在LCD上显示出来，并备有24VDC输出。加之压力校验仪前面板上安装有打压手泵，使其成为理想的现场校验仪表。 
2、压力校验仪高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正。
3、压力校验仪具有超量程报警功能，当所加压力超出额定满量程+2500字时，仪表将显示OVER RANGE！P并且内置蜂鸣器将断续发声。 
4、当压力校验仪所测量的电流超出22mA时仪表将显示OVER RANGE！I并且内置蜂鸣器将断续发声，以表示所测电流超量程。 
5、压力校验仪软件内容丰富，操作简单、明了。 
6、采用薄膜面板及进口轻触开头，款式新颖，按键寿命长。 
7、LCD背光，压力、电流显示、直观、清晰、结构紧凑合理。智能压力校验仪体积小、重量轻、携带方便。 
8、智能压力校验仪前面板安装手操压力发生器，-90KPa～1.6MPa，并带有微调、放所阀。手动真空率达95%，具有世界先进水平。压力源零部件经精细研磨气密性好，符合IP54密封标准。 
9、可直接在面板上操作，调校满量程。 
10、金属外壳，抗干扰性强，牢固耐冲压。 
11、容积式微调，极易实现检定点压力。
压力校验仪性能特点
1、压力校验仪的外壳是全金属的，这种外壳既牢固又可靠，能够承受住强大的冲击。
2、使用压力校验仪能够进行压力、电流等的同时检测。
3、压力校验仪的零部件是很精细的。
4、在压力校验仪中安装有微调节[2]器。