标题：釉陶灶
名称
中文名称: 釉陶灶 
英文名称: glazed pottery kitchen range
介绍
多功能灶 
此灶于河南省济源市泗涧沟墓地出土。为长方形，一端有弧形火门，门上方有较矮的挡风墙。灶面上有两大两小四个火孔，小火孔上各放置一个敛口弧腹的釜，大火孔上的炊具有两种，一个单置一大釜，另一个则是一套组合炊具，最底下是直接与火焰接触的釜，釜口内套置一个深腹盆式的甑，甑底有四个气孔，甑口上再以小平底盆倒扣其上以防蒸汽外泄。这四组器具大约有不同的分工，小釜用以温水，相当于后世烧饭时灶旁的温锅，大釜则用以煮羹制粥，甑釜组合是早期?[的替代品，是水烹汽蒸釉陶灶(15张)方式的具体体现，用于制作饼类干食。在同一个灶上同时烹饪不同的食品，一方面反映了汉代灶具的发达与先进，另一方面也说明汉代家庭人口的众多。据文献记载，西汉人口已达5000余万，个体家庭以五口之家为理想模式。出土的西汉陶灶中，单个火眼的极为少见，从一个侧面证实了文献的可信性。 
此件陶灶的后端有一宝塔式的圆形烟囱。烟囱分四层，逐层缩短。自第二层开始，在侧面镂孔做出三角形或圆形的出烟孔。这种设计，既注重了造型之美，又解决了烧火时的防风问题，极具实用价值，是汉代先进灶具的一个侧面反映。
装饰
复色釉装饰 
灶外表满施铅釉，灶面为豆绿釉，绿中泛淡黄；余部均为棕红色釉，烟囱则是两种釉交替出现。通体观之，造型有方有圆，釉色亦红亦绿。 
炊厨图东晋（公元317年-420年）新疆阿斯塔那墓地出土这是中国目前出土的时代最早的一幅设色纸画。画面描绘墓主人的生活场景，右下角是炊厨部分，一女仆正在庖厨劳作，所使用的炊食具有方形垒砌灶、圜底铁釜、扁壶等。魏晋时期处在汉唐之间，其炊食具有承上启下的特点，纸画所反映的内容正反映了这些特点，弥足珍贵。
资料
规格: 长36．5厘米 宽22厘米 高27．5厘米 
出处: 走进珍宝世界：中国古代饮食具 
类型
质地类型: 陶器 
功用类型: 饮食具 
栏目关键词: 从神坛走向尘世—秦汉魏晋南北朝 炊食具 饮食具 
收藏地: 河南省文物考古研究所 
主题词或关键词: 灶 
辅助分类项: 饮食具

PT1000设计原理
pt1000是铂热电阻，它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的1000即表示它在0℃时阻值为1000欧姆，在300℃时它的阻值约为2120.515欧姆。它的工作原理：当PT1000在0摄氏度的时候他的阻值为1000欧姆，它的的阻值会随着温度上升它的阻值是成匀速增涨的。
  pt1000薄膜铂电阻元件
应用范围
医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备，应用范围非常之广泛。
PT1000分度表
01234567891001385.055 1388.847 1392.638 1396.428 1400.217 1404.005 1407.791 1411.576 1415.360 1419.143 1101422.925 1426.706 1430.485 1434.264 1438.041 1441.817 1445.592 1449.366 1453.138 1456.910 1201460.680 1464.449 1468.217 1471.984 1475.750 1479.514 1483.277 1487.040 1490.801 1494.561 1301498.319 1502.077 1505.833 1509.589 1513.343 1517.096 1520.847 1524.598 1528.381 1532.139 1401535.843 1539.589 1543.334 1547.078 1550.820 1554.562 1558.302 1562.041 1565.779 1569.516 1501573.251 1576.986 1580.719 1584.451 1588.182 1591.912 1595.641 1599.368 1603.094 1606.820 1601610.544 1614.267 1617.989 1621.709 1625.429 1629.147 1632.864 1636.580 1640.295 1644.009 1701647.721 1651.433 1655.143 1658.852 1662.560 1666.267 1669.972 1673.677 1677.380 1681.082 1801684.783 1688.483 1692.181 1695.879 1699.575 1703.271 1706.965 1710.658 1714.349 1718.040 1901721.729 1725.418 1729.105 1732.791 1736.475 1740.159 1743.842 1747.523 1751.203 1754.882 2001758.560 1762.237 1765.912 1769.587 1773.260 1776.932 1780.603 1784.273 1787.941 1791.610 2101795.275 1798.940 1802.604 1806.267 1809.929 1813.590 1817.249 1820.907 1824.564 1828.220 2201831.875 1835.529 1839.181 1842.832 1846.483 1850.132 1853.779 1857.426 1861.072 1864.716 2301868.359 1872.001 1875.642 1879.282 1882.921 1886.558 1890.194 1893.830 1897.463 1901.096 2401904.728 1908.359 1911.988 1915.616 1919.243 1922.869 1926.494 1930.117 1933.740 1937.361 2501940.981 1944.600 1948.218 1951.835 1955.450 1959.065 1962.678 1966.290 1969.901 1973.510 2601977.119 1980.726 1984.333 1987.938 1991.542 1995.145 1998.746 2002.347 2005.946 2009.544 2702013.141 2016.737 2020.332 2023.925 2027.518 2031.109 2034.699 2038.288 2041.876 2045.463 2802049.048 2052.632 2056.215 2059.798 2063.378 2066.958 2070.537 2074.114 2077.690 2081.265 2902084.839 2088.412 2091.984 2095.554 2099.123 2102.692 2106.259 2109.824 2113.389 2116.953 3002120.515 
组成的部分
常见的pt1000感温元件有陶瓷元件，玻璃元件，云母元件，它们是由铂丝分别绕在陶瓷骨架，玻璃骨架，云母骨架上再经过复杂的工艺加工而成
薄膜铂电阻及常规技术参数
薄膜铂电阻：用真空沉积的薄膜技术把铂溅射在陶瓷基片上，膜厚在2微米以内，用玻璃烧结料把Ni（或Pd）引线固定，经激光调阻制成薄膜元件。技术指标：温度系数：TCR=3850ppm/K温度范围：B级：-70℃-500℃A级：-50℃-300℃1/3DIN:0---150°C引脚材质：铂镍合金，规范：DINEN60751（符合IEC751）尺寸：2.3mm×2.1mm×0.9mm（长×宽×高）引脚长10mm长期稳定性：R0漂移小于等于0.04%（500℃，1000小时后）抗振动等级：至少40g加速度（10-2000Hz）绝缘电阻：>100MΩ，20℃时>2MΩ，500℃时抗冲击等级：至少100g加速度（波动8.5mS后）自热系数：0.4K/mW（0℃时）响应时间：水@0.4m/st0.5=0.05St0.9=0.15S空气@2m/st0.5=3.0St0.9=10.0S环境条件：未保护时只能用于干燥环境，测量电流：PT100：0.3-最大1.0mA，PT1000：0.1至0.3mA
PT100/PT1000铂电阻RT曲线图表
  PT100/PT1000铂电阻RT曲线图表[1]