标题：恒温恒湿
恒温恒湿分类
主要包括四方面
1、实验室装修：要求严格的保温隔湿性能，建议实验室四个立面采用彩钢复合板，顶和底面采用PE保温板进行保温隔湿处理；对于透视窗，要求采用双层真空玻璃窗。
2、实验室空调：实验室空调是温湿度控制的心脏，要求精度高，故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量，市面上已有两种方式：一种是变频调节；另一种是冷冻水调节方式。
变频调节：实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率，让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作，同时调节制冷系统的节流量，所以必须添加非常多的繁琐的环节，而且各环节必须完美匹配，否则出现故障。现实也的确如此，故障率非常高，其代表品牌为“约顿”。 
冷冻水型机组：采用7℃左右的冷水作为冷源，通过电动阀开大或者关小来控制水流量，从而轻易控制制冷量，而电动阀结构象家用水龙头一样简单，所以故障率几乎为零，控制效果最为稳定。通合理计算房间的热湿负荷和空气露点来匹配好风量、冷量、加热量、加湿量，在通过PLC控制各个部件的无级调控，在选择灵敏度高线性好的传感器，可以做到温度±0.1℃，湿度±1%以内。此种方式需要通过每个实验室的实际面积和负荷来进行计算匹配，所以没有标准成型机组，都为定制加工型。一般都用组合式空调箱组合配比来实现，所以缺点是占地面积较大。
3、通风方式
通风方式经历过好几个历史阶，从最初的底出风，到上自然送风，到上散流器送风，到现在最先进的上风管+微孔天花送风，下地板回风方式，整个实验室送风柔和、均匀，温湿度控制非常稳定。
4、新风系统
新风系统的第一作用是为工作人员提供生理新鲜空气，其对实验室温湿度的稳妥定性也功不可没，也是必不可少的设备：为了让实验室不受外界的干扰，必须向实验室提供新风，以保持实验室气压为正，这样外界的空气进入不了实验室，确保实验室长年温湿度稳妥定。
台式
容积（单位：L）[1]
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101B-ES
450×450×500
1200×750×1050
LRHS-225B-ES
500×600×750
1250×900×1300
LRHS-504B-ES
700×800×900
1450×1100×1450
LRHS-800B-ES
800×1000×1000
1550×1300×1550
LRHS-1000B-ES
1000×1000×1000
1750×1300×1550

立式
容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101-LH
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS-225-LH
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-LH
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-800-LH
800×1000×1000
1550×1600×2250
LRHS-1000-LH
1000×1000×1000
1850×1600×2250

机特点及应用范围
随着对质量控制的要求越来越严格，恒温恒湿环境的需求越来越大，应用的领域也越来越宽广。 
也随着现代社会经济发展，人们对工业生立环境的空气温湿度要求越来越高，恒温恒湿环境控制设备  恒温恒湿应该用领域也越来越广泛。岭御工业恒温恒湿空调机选用
国际品牌压缩机、制冷配件以及电气控制元件，完全按照欧洲工业标准设计制造，具有可靠、高效、控制清密等特点。
机组广泛应用各行业的工作厂房车间、展览馆、档案馆、实验室场所，专业创造精密恒温恒湿的工业空调环境。
恒温恒湿箱设计标准
GB2423.1-2008试验A《低温试验方法》; [2]
GB2423.2-2008试验B《高温试验方法》;
GB2423.3-2006试验Ca《恒定湿热试验方法》; 恒温恒湿(5张)
GB2423.4-2008试验Db《交变湿热试验方法》等国家标准，以及其他相关标准的要求。
严格按GB 10592-2008《高低温试验箱技术条件》、GB10586－2006《湿热试验箱技术条件》设计生产。
恒温恒湿箱选型说明
1、工业生产空间的空气相对湿度和温度控制清度同时要求较高时，可选用工业恒温恒湿空调系列产品。环仪仪器(4张)
2、该系列组的设定范围：温度18-28 度正负1度，相对温度为40-70%正负5%。
3、确定额定风量。
4、确定冷、热及温负荷。
5、确定基本型号。
6、确定冷凝方式。
7、确定送风式结构型式。
用途：
采用高精度微电脑触控式温度及湿度控制，搭配高稳定度的白金测温抵抗体，配合温显度测试的风速循环系统，以达到均匀、准确、稳定的温度、湿度控制。另有完全独立的升温、降温、加湿、冷却除湿系统，可单独作高温、低温及恒温恒湿的不同环境试验。
技术规格: 
内 箱 尺 寸cm
40×50×40 50×50×60 70×70×85
温度范围、精度
-40~ +150℃或-70~+150 0.1℃ 显示，± 0.3℃。
湿度范围、精度
20%RH~98%RH。 0.1%RH显示， ± 2.5%RH。
温湿度控制
日本UMS-1200可程序触摸屏控制器
循 环 系 统
风扇强制循环方式
加 热 系 统
SUS #304, 不锈钢加热器。 
加 湿 系 统
表面蒸发方式， 透明结构。
冷 却 系 统
风扇散热方式， 高效率全密闭型压缩机。
给 水 系 统
全自动控制， 透明结构， 水自动回收过滤再利用。
除 湿 系 统
冷冻潜热除湿方式
安 全 装 置
漏电、过负载、压缩机过负载、超温、超湿、缺水、加湿过热保护
标 准 配 备
0~999.9H停电记忆型、棚架2组、真空观测窗、室内灯、防汗除雾装置。
电 源
单相AC220V/50或60Hz。

恒温恒湿的故障解决
在做恒温恒湿湿热试验中，出现实际湿度会达到100%或者实际湿度与目标湿度相差很大，数值低得很多，前者的现象：可能是湿球传感器上的纱布干燥引起，那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水，水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的，查水位控制器供水系统是否供水正常，水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长，或供水水质纯净度的原因，会使纱布变硬，使纱布无法吸收水份而干燥，只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是加湿系统不工作，查看加湿系统的供水系统，供水系统内是否有一定的水量，控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常，加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常，那就要检查电器控制系统，这要请专业维修人员进行检修。[3]
恒温恒湿试验设备在试验运行过程中突然出现故障时，控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障，即可请专业人员快速排除故障，以确保试验的正常进行。其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象，那就要具体现象，具体分析和排除。
恒温恒湿空调设备
技术参数温度：10-50±1 ℃ (及更高精)
湿度：20-80%±2 (及更高精)
控温湿精密度可达到国家A级标准。 
2.温湿度控制性能：
设备具有制冷、加热、加湿、除湿等功能，能按客户要求自动调节室内温、湿度。
3.机组性能：
冷 量：按需定制
总冷量：按需定制 
显冷量：按需定制
风 量：按需定制产品概述HFW系列恒温恒湿精密空调以风冷式为主，多种送回风方式可选，体积小、功能全，温湿度控制范围温度0~50℃、湿度20~80%Rh可任意设定所需要的温湿度参数。控温湿精密度可达到国家一级标准。在同行业中具有领先的知名度。主要零部件均采用国际先进知名品牌： 
一、智能电脑控制器及软件：采用意大利卡乐控制系统及软件，具有多种联网、打印、报警、信息查询、实时温湿度显示及主机运行情况、故障信息，密码保护等功能。 
二、制冷部分：美国（COPELAND）ZR系列瞬间启动的柔性涡旋压缩机，低噪音、低损耗等。 
三、送风系统：德国（KLG）柔性低噪音离心风机，可以根据实验室面积参数调试风量大小、高低等。 
四、加湿系统：进口意大利电极式加湿器，可定时自动及手动清洗。 
五、过滤系统：主机内采用EU4级高等级过滤器，确保恒温恒湿机送风清洁。产品特点1、模块化结构：智能恒温恒湿机房专用精密空调采用模块化结构设计。 
2、大面积的蒸发器：空调内装备了大迎风面积的蒸发器，大风量、小焓差产生最大的显冷量。 
3、高效全封闭压缩机：空调采用了高效节能全封闭低噪音压缩机，压缩机内有过热保护器的曲轴加热器。 
4、可自动清洗的电极式加湿器“空调机配置电极式加湿器，迅速产生洁净的蒸汽加湿罐为可自动清洗式。 
5、安全可靠的双电极式加热器：空调机内装有高效大散热面积的电加热器，有效地避免电离效应。电加热器配有安全热保护器，确保运行安全、稳定。 
6、EU4级的空气过滤器可反复清洗，使机房空气清洁无尘。 
7、多种制冷剂可选择：空调机既可使用R22为制冷剂，也可以选择R134A或R407C环保型制冷剂。 
8、选型多样化：设备选型时既可以选择单模块机组，也可以选择双模块机组或多模块机组。 
9、送风方式 分为六种：一般采用上送风，其回风方式为正面下部回风；下送风，其回风方式为顶部回风等。 
10 、冷凝器：可以全天候工作，安全保护满足IP55标准。安全灵活，支架可拆卸节约空间，方便安装和运输等。 
11、安放灵活：一台机器的不同模块可以在机房中的不同位置安放，充分利用机房的有效面积，同时使机房内的空气气流组织更加均匀。 
12、搬运方便：模块化恒温恒湿机组在运输或安装过程中可以分为多个模块，能够方便灵活地装入集装箱、电梯，通过狭小的门窗和过道，也可以人工搬运。 
13、多种联网可选：第一远程电脑联网、第二短程电脑联网、第三多个操作器联网、动力电源设备集中联网监控。 
14、新风换气系统：多种新风机可兼容配备。适用范围各种高精密实验室、机房、电厂、电站、医院、无菌室、屏蔽室、检测室、纤检所、质监所、藏画室、档案馆、低温冷库、保鲜冷藏库、种子库、速冻库、气调库设计安装调试，精密电子仪器生产车间，恒温恒湿一体机,恒温恒湿间远程测控系统等。
恒温恒湿试验箱设备标准型号和尺寸（也可按客户要求生产）（单位:mm）宽*高*深：
型号 WHTH-80 内箱尺寸:W×H×D 450×500×400 外形尺寸：970×1360×970
型号 WHTH-150 内箱尺寸:W×H×D 500×600×500 外形尺寸：1070×1460×1070
型号 WHTH-225 内箱尺寸:W×H×D 500×750×600 外形尺寸：1070×1610×1170
型号 WHTH-408 内箱尺寸:W×H×D 600×850×800 外形尺寸：1170×1710×1270
型号 WHTH-800 内箱尺寸:W×H×D 1000×1000×800 外形尺寸：1550×1840×1290
型号 WHTH-1000内箱尺寸:W×H×D 1000×1000×1000外形尺寸：1550×1840×1470
温度：H：-20C ~+150C；M：-40C~+150C；L：-70C ~+150C
控制精度达：温度精度±1.0℃，湿度精度达±2.0% 以内的恒温恒湿空调，称为高精密恒温恒湿空调。因这类空调大多用于造纸、纺织、制药、烟草、电子、计量等对温湿度特别敏感的领域的实验室，所以又称实验室专用空调。 
1、高精密恒温恒湿实验室空调与普通机房空调的区别： 
A、高精密恒温恒湿实验室空调必须具备高精密温湿度传感器，要求传感器 
准 确 度：±1.5%RH, ±0.3℃(在23±2℃时) 
重 复 性：优于0.5%RH和0.1℃ 
稳 定 性：每年优于1.0%RH和0.1℃ 
而普通机房空调传感器精度在±3%RH, ±1℃左右就足够了； 
B、高精密恒温恒湿实验室空调对风量要求更高 
理论上，风量越大，送风焓差越小，温湿度越均匀；但风量越大，除湿能力越小，甚至完全丧失，所以高精密恒温恒湿空调要求保证除湿能力的基础上尽可能大风量，对风量的设计非常严格，而普通机房空调要求较低。 
C、高精密恒温恒湿实验室空调要求制热量、制冷量、加湿量、除湿量可调节 
※ 对于制热，根据温差大小，采用多级制热方式进行调节，温差小时只开启一级加热，温差稍大时，同时开启1，2级加热，温差再大时，同时开启1，2，3级加热； 
※ 对于加湿，采用比例加显方式，根据湿度差大小控制加湿量； 
※ 对于制冷和除湿的调节，现有三种调节方式： 
1、第一代调节方式，采用多级制冷，一般用于大功率设备，主要用于对温度的调节，对湿度调节效果甚微； 
2、第二代调节方式，采用变频制冷，制冷量从50%--100%之间实现无级量制冷调节，此调节范围足以解决温湿度稳定性的问题。用于高精密恒温恒湿实验室空调，效果显著。但因控制需要，需添加很多辅助控制环节，而且各配件之间必须密切协调，某个环节稍微出现一点细小的故障则可能因连锁反应引起诸如压缩机等重要部件损坏。实际运行中故障率非常高； 
3、第三代调节方式，冷冻水型制冷方式，采用冷冻水（按一般中央空调水温进行设计）作冷源，盘管内运行的是普通7℃左右的冷水，电脑主板通过控制水阀的开度，轻易的实现0%至100%制冷量无级量调节。而且积分阀结构就像家用水龙头一样简单，使用寿命非常长。但其设备需维护量非常大，且出现问题后修复困难，建议尽量避免使用。