标题：干式试验变压器
干式试验变压器简述
试验变压器，英文名字: Dry-type transformer test。
干式试验变压器输出交、直流高压，对各类高压试验提供高电压。干式试验变压器用于各种电气设备绝缘性能的现场检测。 
干式试验变压器，是引进国外最新先进技术，利用先进的生产设备，采用了线圈环氧真空浇注成型，及CD型铁芯的新工艺、新材料、与其同容量，同电压的油浸式试验变压器相比，具有重量轻、体积小、造型美观、性能稳定、使用携带方便、无渗漏油等优点。并有效地削弱了漏磁提高了绝缘强度和抗湿能力。特别适用于电力系统及各电力用户在现场检测各种电器设备的绝缘性能，直流耐压及泄漏电流试验。是替代目前笨重的油浸式变压器的首选产品。 
别称：高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压发生器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪
技术指标
1、输出电压：10～100 kV
2、输出容量：0.5～20 kVA
3、阻抗电压：12%
4、输出电压波形：工频：正弦波
5、表面温升：<70℃
6、空载损耗：0.2%-0.35%
7、允许连续运行时间：1小时
8、间接运行时间：连续
高压试验控制器特点
1、回零保护装置
2、消除残余电压装置
3、高压工作声光报警装置
4、过流保护装置
5、体积小、重量轻、新增安保功能
试验变压器结构特点
1、绝缘结构布局方面，根据变位器油“距离效应”原理，采用多层次绝缘，变压器的内绝缘分割成多路油道，从而提高绝缘程度，缩小了体积。
2、解决了TDM系列变压器渗漏油问题，由于TDM系列变压器无储油器，所以当气温过高时，油经膨胀从油咀渗漏出来，而该系列产品将注油孔设在套管顶部，套管中油与器身中油相通。所以该套管除具装硅堆、短路杆和串管杆等功用外，还相当于变压器储油器。
3、TDM系列变压器高压输出端采用环氧树脂密封，由于环氧树脂在常态下灌注时会产生大量气泡，而使得高压引线部位出现放电现象。RXOSB系列产品则采用金属件固定引线笔均压，从而消除了放电现象。
4、本系列产品油箱，结构紧凑，外观新颖，体积、重量均小于TSB系列产品体积的20%左右。
5、本系列产品铁芯为单框芯式，使用DQ型，0.30mm冷轧向硅钢片叠成，用新的特殊材料予以紧因，取代了传统的穿芯螺杆。线圈为同心圆筒多层塔式结构。
单台使用
1.试验前，应将试验变压器的高压尾“ ┻ ”端可靠接地，
否则将危及人身与设备的安全。
2.操作前必须熟悉试验变压器与电源控制箱的电气原理及使用方法。
3．按接线图接线。
4. 准备工作和安全措施就绪，空试一次设备。
5. 接上被试品。
6．合上电源，控制箱(台)电源指示灯亮。
7. 按下合闸按钮，合闸指示灯亮。
8．顺时针均匀加压，注视电压表到达的阶段电压幅值及被试品情况直至额定试验电压。
9．持续规定耐压时间并注视电流表及被试品。
10．耐压时间到，注视kV表并迅速将调压器回零。
11．用放电棒经电阻放电，然后直接接地放电。
12．高压部分可能被充电部位一一放电，改变或拆除高压线引线，至此一次(相)试验终止。
使用方法及注意事项
使用方法⒈使用前，必须详细阅读变压器的使用说明书和与之配套的控制箱(台)的说明书。根据说明书接好连接线，接地线应良好接地。
⒉干式变压器控制箱(台)的电源分别为交流220V 、380V两种，经调压器输出到变压器的低压侧输入端。经过变比输出连续可调至额定电压值。
⒊从干式试验变压器的安全和高压试验的严谨性来考虑，避免设备或试品受到破坏，本厂可提供如下图所示的成套设备以满足用户：
成套设备包括：高压试验变压器、变压器控制箱(台)、分压器、球隙保护器、放电棒、高压油杯、高压硅堆(直流试验用)、数显微安表(直流试验用)。
⒋当做直流耐压或泄漏电流试验时，可先将高压硅堆、微安表、旋在高压试验变压器的高压输出端上，然后逐渐升压，即可进行直流试验。
⒌当两台试验变压器作串级连接时(原理图如下)，第Ⅰ台和第Ⅱ台的额定输出电压相等，其容量之比为2 ：1，第Ⅱ台变压器必须放置在绝缘支架上，以保证对地绝缘。串接时要注意变压器上的标记(参见联线方式示意图)，使极性连接正确，以保证输出预定的电压，否则，输出电压为零。
注：① 若A、B接反。会造成高压输出为零(T1+T2=0)，将A、B换位即可。
② T2试变底盘，必须与绝缘支架的托盘联接。
干式试验变压器严格执行国家质检总局规定细则，按照电力部门和技术监督局的标准，确保产品安全。注意事项做耐压试验时，由于电气距离的原因会有三种声音
“噼啪噼啪”：是空气电离的声音
“zi,zi”：是空气流注的声音
“啪”：又响又脆，伴随火花，是绝缘（或空气）被击穿的声音
一般，空气放电分三阶段，第一阶段是电离，电场在大点，就会进入流注阶段，在大点空气就会被击穿。
如果只是像炒豆子的“劈劈啪啪”的声音，能坚持一分钟不击穿的话，原则上是符合国标要求的。
如果出现“zi zi”的声音，但是也坚持了一分钟不击穿，其实也是符合国标要求的，但是出现流注的变压器长期运行的风险较大。
耐压噪声大的主要原因是主空道（高压线圈与低压线圈）的空气距离不够。
E=U/D E电场，U电压，D电极间的距离，当D较小时，E较大，空气在标准气压，标准湿度下耐受场强大致为0.7KV/mm。当电场大于这个值时，分子就会容易电离。但是只要空气不被击穿，就不会导电。
顺便说一下，变压器主空道的绝缘不要只看空气，因为高低压线圈也有内外层绝缘，计算时，应以复合绝缘考虑。
警告和注意
为避免受到电击或人身安全,同时为避免仪表或被测设备受到损坏,提醒使用者可靠控制和合理使用。在任何时候必须遵守以下则：
★系列干式高压试验变压器在接通电源前，必须可靠接地!
★系列干式高压试验变压器在接通电源前，提手必须放平!
一、 产 品 简 介
系列干式高压试验变压器，引进国外最新先进技术，利用先进的生产设备，采用了线圈环氧真空浇注成型，铁损低，磁感应强度高，冲片性好，CD铁芯睡式设计提高防震能力的新日铁硅钢片,工艺、新材料。与其同容量，同电压的油浸式试验变压器相比，具有重量轻、体积小、造型美观、性能稳定、使用携带方便、无渗漏油等优点。并有效地削弱了漏磁提高了绝缘强度和搞湿能力。特别适用电力系统及各电力用户在现场检测各种电气设备的的绝缘性能，直流耐压及泄漏电流试验。特别设计了自动过电流保护装置。声光报警，过流过压保护装置，时间计算功能。适合野外山区现场作业使用。
本系列产品具有重量轻，体积小，造型美观，性能稳定，使用携带方便等特点，特别适用于现场操作使用，是国内更新换代的新型交直流两用高压试验变压器。本系列产品适用于电力系统及各电力用户的现场检测各种电气设备的绝缘性能试验、电器产品的直流高压小电流的各种电压系统或装置中的高压电源。
二、 技 术 指 标；
1、阻抗电压: ≤ 8% 
2、输出电压波形: 正弦波
3、表面温升: < 55 ℃ 
4、空载损耗: < 0.4 %
5、允许连续运行时间: 1小时
6、间续运行时间: 连续
三、 主要产品参数
容 
量
输入
电压
输出
电压
输出
电流
输出直流高压
重
量
( V )
( kV )
( mA )
( kV )
( kg )
 2
200
或
400
50
30
70
15
3
60
20
   5
100
30
   10
200
40
   15
300
50
   20
400
55
   25
500
60
   30
600
65
   5
200
或
400
100
50
140
60
10
100
65
   15
150
70
   20
200
75
   25
250
80
   15
120
125
 85
 20
160
 90
  25
200
 95
  30
250
 100
  3kVA/50kV串6kVA/50kV
     3kVA/75kV串6kVA/75kV
     注：以上提供的目录，为本公司生产的干式试验变压器，特殊规格，也可根据用户提供的参数和要求设计生产，以满足用户的需要。
四、工作原理:
本系列产品输入电压为200V或400V利用电磁感应原理根据需要改变输入电压，即可获得输出高压从零伏连续可调到额定的最高值。在作直流耐压及泄漏电流测试时，只要把高压硅堆旋装在高压输出端,即可改变输入电压，从而获得不同值的直流高压输出。
本系列产品的具体工作原理见图（1），当用作串级
使用时，其联线方式见图（2）。
原理图
～220V控制箱电源输入电压220V220VT1T2串接高压输出 J 
图（1）
联线方式示意图
图（2）
注:1.若A、B接反，会造成高压输出为零（T1+T2=0）将A、B换位即可。
五、使用方法:
（1）试验前,要将高压试验变压器的外壳“ ┻ ”端，
电源控制箱的接地端“ ┻ ”必须良好接地,否则将危及人身与设备的安全。
（2）操作前必须熟悉高压试验变压器与电源控制箱的电气原理接线图。如果要做直流耐压与泄漏试验时，可先将高压硅或微安表旋在高压试验变压器的高压端。
（3）准备完毕，检查线路无误后，可合上总电源开关，此时绿色开关指示灯亮，表示电源已接通；同时绿色停止按钮上的指示灯也亮，假如不亮应把调压器手柄按逆时针方向返回零位,绿色停止按钮上的指示灯亮,否则起动按钮拒绝合闸。
（4）按下起动按钮，红色按钮指示灯亮，这时按顺时针每秒1.5～2千伏的速度均匀缓慢地旋动调压器手柄，高压逐步上升并密切注意电压表的指示及试品情况，直到调到所需试验高压为止。
（5）要测试产品的耐压试验时间，可拨动定时器所需定时时间再按下定时，即在规定的时间里测试产品耐压，然后报警告知，若被测产品被击穿,过流继电器自动跳闸，此时试品为不合格。
（6）如需保护被测产品免被击穿，可先在高压侧连续接保护球隙调整保护球放电电压为试验电压的1.15倍左右。
（7）高压试验示意图：  高压试验示意图