标题：MUMA
基本介绍
MUMA系列全铝合金式光学影像测量仪是多年来吸取客户反馈建议研发设计，结合市场需求推出的新型便携式光学影像测量仪。该设备在便携性、微型性方面做出了很大突破，特别在电源方面采用电脑USB接口供电或电源转换器两种方案供选，采用显微镜粗微调旋钮，达到最佳测量效果。
基本特点
1、 外形设计美观，体积小，携带方便。
2、 模组化设计，方便维护。
3、 独创传动机构，轻巧，灵活。
4、 高集成化电路设计。
5、 USB百万像素相机加上USB计数卡，方便使用笔记本。
6、该机台采用OVM-MUMA软件,使测量效果更加精准。
技术参数
主要型号MUMA200测量行程(mm)200×100全机尺寸(mm)395×355×635机台重量(kg)23镜头3DFAMILY-型0.7X-4.5X定格卡位镜头影像放大倍率28X-180倍CCDUSB2.0接口百万像素CMOS操作方式手动灯源USB供电LED灯源传动方式独创Z轴传动机构光学尺解析度1mm重复性3μm测量精度(3+L/200)μm机台承重10kg软件专用软件OVM-MUMA保修期一年·由于产品性能的不断改进,智泰保留在未通知情况下进行产品技术参数更改的权利
技术支持
OVM-MUMA软件是一套功能强大的影像式测量系统，其主要功能包含：几何测量、影像测量，本系统为专业的2D测量软件，操作方式简单快捷。
软件界面
  1、主菜单以及下拉菜单结构图
2、DRO坐标系显示区域，显示可以知道目前测量平台的位置、单位
3、主菜单栏
4、影像视窗，可以看见工件的实际影像，数据，物件列表，所有的测量单元及属性列出
5、几何窗口，可以看见工件的几何构成图
6、测量功能区域，将常用的功能显示出来
7、组合功能按钮区域，将藏用的功能显示出来
8、辅助工具栏
软件特征
◎提供影像测量工具，基本几何点、线、园弧等测量轻而易举。
◎强大之数学运算分析，提供去毛边功能，以正确取得测量数据
◎影像直接经由计算机屏幕显示观察，可直接测量存档
◎利用影像工具可快速进行2D轮廓边界点扫描
◎测量工件图形化显示，图形可存盘，打印，并可以转成Word(*.doc)、Excel(*.xls)及AutoCAD(*.dxf)等档案格式
◎提供统计分析，可进行有效之品管检验
◎工件的对象化可直接对对象进行几何基本运算
基本功能
自动点测量工具：利用影像处理自动寻找黑白对比度最高值，加入点的数据。
自动圆测量工具：利用影像处理自动寻找黑白对比度最高值的点，加入圆的数据。
自动椭圆测量工具：利用影像处理自动寻找黑白对比度最高值的点，加入椭圆的数据。
自动弧测量工具：利用影像处理自动寻找黑白对比度最高值的点，加入弧的数据。
N点群测量、线中点测量、点点距离、点线距离、线线距离、线圆距离、圆圆距离、点圆距离、圆圆内外切线、线线交点、线圆交点、圆圆交点、角平分线、两线切弧、角度测量、二维扫描、尺寸标注、建立坐标（绝对坐标、相对坐标），输入坐标，坐标转换，曲线连接，公英制转换，影像撷取，校正等。
正确的选用影像仪
光学测量投影仪是利用光学镜头将被测件按比例放大投影至屏幕上进行测量的一种光学计量仪器，广泛用来测量形状复杂的机械零件和注塑件，如冲压件，齿轮，凸轮，螺纹，刀具及样板等，除直接测量零件的几何参数外，还可描绘轮廓和做轮廓对比测量。 选购光学测量投影仪时必须考虑如下各点：
1、选择投影方式：光学测量投影仪品类繁多，商业名称和俗称五花八门，但就投影方式而言只有两类：
1）立式投影仪：这类投影仪的主光轴平行于影屏平面，多数投影仪均属此类，它们最适合测量平面型零件或体量较小的零件。
2）卧式投影仪：这类投影仪的主光轴垂直于影屏平面，中型和大型投影仪多属此类，它们最适合测量轴类零件或体量较大的重型零件。
2、选择正像或倒像：最简单的光学投影仪在屏幕上显现的都是被测件的倒像，即镜面像。为方便测量，有时特意加上正像系统把倒象变成正像，这无疑会增加成本而且测量精度也会随之有所降低。因此，若无绝对必须，容忍倒像是正确的选择。
3、选择屏幕大小：挑选屏幕大小时，应慎重考虑是否必须在屏幕上显现整个零件，若分段观测即可达目的，则不必追求大屏幕。各投影仪的生产厂家都备有多种屏幕尺寸供选择。
4、选择放大倍数：投影仪的投影镜头，其放大倍数是固定的，一个被测件的不同部位往往需要选用不同的放大倍数，不同零件更需用不同的放大倍数，但投影仪出厂时的标准配置多数是只配一只镜头，若需更多镜头必须按需选购。新颖的转盘式投影仪，配有四组镜头，只要轻轻转动即可更换镜头。
5、选择合适的工作台及相关附件：工作台是放置和夹持被测件的，它本身的体量、X，Y行程和承载能力都至关重要，务必认真选择。同时，为方便夹持被测件，还需选购旋转工作台、V型座架等附件。另外，投影仪还必须具备灵活稳定的调焦机构和足够大的工作距离（被测件顶面与镜头的间距）选择合适的数据处理方式：市场销售的光学测量投影仪，无一例外均已数字化，因此必须关注其数据处理能力。我们可以根据需要加以选择。
6、选择合适的精度：当前市售的的光学测量投影仪由于影响测量精度的光学镜头和光栅尺的质量都差不多，故其理论精度也都不相上下，因而选购时不必刻意追求高精度。
注意事项
投影仪是一种精密电子产品，它集机械、液晶或DMD、电子电路技术于一体，因此在使用中要从以下几个方面加以注意（以液晶投影机为例）： 
严防强烈的冲撞、挤压和震动。 
因为强震能造成液晶片的位移，影响放映时三片LCD的会聚，出现RGB 颜色不重合的现象，而光学系统中的透镜，反射镜也会产生变形或损坏，影响图像投影效果，而变焦镜头在冲击下会使轨道损坏，造成镜头卡死，甚至镜头破裂无法使用。 
我们目前使用的多晶硅LCD板一般只有1.3英寸,有的甚至只有0.9英寸, 而分辨率已达1024X768或800X600，也就是说每个像素只有0.02mm,灰尘颗粒足够把它阻挡。而由于投影机 LCD板充分散热一般都有专门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行送风冷却，高速气流经过滤尘网后还有可能夹带微小尘粒，它们相互磨擦产生静电而吸附于散热系统中，这将对投影画面产生影响。因此，在投影机使用环境中防尘非常重要，一定要严禁吸烟，因烟尘微粒更容易吸附在光学系统中。因此要经常或定期清洗进风口处的滤尘网。 
目前的多晶硅LCD板都是比较怕高温，较新的机型在LCD板附近都装有温度传感器，当进风口及滤尘网被堵塞，气流不畅时，投影机内温度会迅速升高，这时温度传感器会报警并立即切断灯源电路。所以，保持进风口的畅通，及时清洁过滤网十分必要。 
吊顶安装的投影机，要保证房间上部空间的通风散热。当我们吊装投影机后，往往只注意周围的环境，而忘了热空气上升的问题，在天花板上工作的投影机，其周围温度与下面有很大差别，所以，不能忽视这点。 
目前，大部分投影机使用金属卤素灯（Metal Halide），在点亮状态时，灯泡两端电压 60-80V左右,灯泡内气体压力大于10kg/cm,温度则有上千度,灯丝处于半熔状态。因此，在开机状态下严禁震动，搬移投影机，防止灯泡炸裂，停止使用后不能马上断开电源，要让机器散热完成后自动停机，在机器散热状态断电造成的损坏是投影机最常见的返修原因之一。另外，减少开关机次数对灯泡寿命有益。 
严禁带电插拔电缆，信号源与投影机电源最好同时接地。 
这是由于当投影机与信号源（如PC机）连接的是不同电源时，两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时，会在插头插座之间发生打火现象，损坏信号输入电路，由此造成严重后果。 
测量投影仪在使用时，有些用户要求信号源和投影机之间有较大距离，如吊装的投影机一般都距信号源15米以上，这时相应信号电缆必须延长。由此会造成输入投影机的信号发生衰减，投影出的画面会发生模糊拖尾甚至抖动的现象。这不是投影机发生故障，也不会损坏机器。解决这个问题的最好办法是在信号源后加装一个信号放大器，可以保证信号传输 20米以上而没问题。
常见问题影像测量仪CCD部分常见问题回答：
1、显示器显示的影像是彩色的还是黑白的？