标题：自来水流量计
产品概述
采用涡轮进行测量的流量计。它先将流速转换为涡轮的转速，再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量，其输出信号为频率，易于数字化。图中感应线 圈和永久磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时，磁路的磁阻发生变化，从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形，送到计数器或频率计，显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率－电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量，叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量计的输出是频率调制式信号，不仅提高了检测电路的抗干扰性，而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量计的时间常数可达0.01秒。  自来水流量计[1]在欧洲和美国涡轮流量计是继孔板流量计之后的第二个法定天然气流量计，已经发展为多品种、全系列，多规格，批量生产规模的天然气流量计。标准规范亦十分完备，但亦有不足之处：对测量介质洁净度要求较高，使用期限受到限制。不过据国外使用部门称：曾对240台使用8~15年的流量计进行周期检定，发现仪表准确度的偏移仍在规定范围内。另外，采用一种高效整流作用的整流器与涡轮流量传感器耦合成结构一体化的气体涡轮流量计，在上游侧阻流件为弯头或有半开截止阀条件下，只需要2D直管段长度，对于城市用安装空间窄小的，它是很突出的特点。
产品特点
1. 高精确度，一般可达±1%R、±0.5%R，高精度型可达±0.2%R；
2. 重复性好，短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性，如经常校准或在线校准可得到极高的精确度，在贸易结算中是优先选用的流量计；
3. 输出脉冲频率信号，适于总量计量及与计算机连接，无零点漂移，抗干扰能力强；
4. 可获得很高的频率信号（3~4kHz），信号分辨力强；  自来水流量计
5. 范围度宽，中大口径可达1:20，小口径为1:10；
6. 结构紧凑轻巧，安装维护方便，流通能力大；
7. 适用高压测量，仪表表体上不必开孔，易制成高压型仪表；
8. 专用型传感器类型多，可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器，例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等；
9. 可制成插入型，适用于大口径测量，压力损失小，价格低，可不断流取出，安装维护方便。
基本参数与技术性能
1.技术性能
表1
仪表口径及连接方式
4、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200
精度等级
±1%R、±0.5%R、±0.2%R（需特制）
量程比
1:10；1:15；1:20
仪表材质
304不锈钢、316（L）不锈钢等
被测介质温度（℃）
-20～+120℃
环境条件
温度－10～+55℃，相对湿度5%～90%，大气压力86～106Kpa
信号传输线
STVPV3×0.3（三线制），2×0.3（二线制）
传输距离
≤1000m
信号线接口
基本型：豪斯曼接头，防爆型：内螺纹M20×1.5
防爆等级
基本型：非防爆产品，防爆型：ExdIIBT6
防护等级
IP65
2.测量范围及工作压力
表2
仪表口径（mm）
正常流量范围（m/h）
扩展流量范围（m/h）
常规耐受压力（MPa）
特制耐压等级（MPa）（法兰连接方式）
DN 4
0.04～0.25
0.04～0.4
6.3
12、16、25
DN 6
0.1～0.6
0.06～0.6
6.3
12、16、25
DN 10
0.2～1.2
0.15～1.5
6.3
12、16、25
DN 15
0.6～6
0.4～8
6.3、2.5（法兰）
4.0、6.3、12、16、25
DN 20
0.8～8
0.45～9
6.3、2.5（法兰）
4.0、6.3、12、16、25
DN 25
1～10
0.5～10
6.3、2.5（法兰）
4.0、6.3、12、16、25
DN 32
1.5～15
0.8～15
6.3、2.5（法兰）
4.0、6.3、12、16、25
DN 40
2～20
1～20
6.3、2.5（法兰）
4.0、6.3、12、16、25
DN 50
4～40
2～40
2.5
4.0、6.3、12、16、25
DN 65
7～70
4～70
2.5
4.0、6.3、12、16、25
DN 80
10～100
5～100
2.5
4.0、6.3、12、16、25
DN 100
20～200
10～200
2.5
4.0、6.3、12、16、25
DN 125
25～250
13～250
1.6
2.5、4.0、6.3、12、16
DN 150
30～300
15～300
1.6
2.5、4.0、6.3、12、16
DN 200
80～800
40～800
1.6
2.5、4.0、6.3、12、16

仪表分类
1．按仪表功能分类，LWGY系列涡轮流量计可分为2大类，即：
l 自来水流量传感器/变送器
l 智能一体化涡轮流量计
2．功能说明
l 涡轮流量传感器/变送器
该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能，仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号（4-20mA）；仪表价格低廉，集成度高，体积小巧，特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。
按照不同的输出信号，该类产品可分为LWGY-□N型和LWGY-□A型
LWGY-□N型传感器：12～24VDC供电，三线制脉冲输出，高电平≥8V，低电平≤0.8V；信号传输距离≤1000米；
仪表选型
型 号
说 明
HSB-LWGY─
□
/□
/□
/□
/□
/□
/□
公称通径
4
4mm，标准量程0.04～0.25m/h，宽量程为0.04～0.4m/h
6
6mm，标准量程0.1～0.6m/h， 宽量程为0.06～0.6m/h
10
10mm，标准量程0.2～1.2m/h，宽量程为0.15～1.5m/h
15
15mm，标准量程0.6～6m/h宽量程为0.4～8m/h
20
20mm，标准量程0.8～8m/h，宽量程为0.4～8m/h
25
25mm，标准量程1～10m/h，宽量程为0.5～10m/h
32
32mm，标准量程1.5～15m/h，宽量程为0.8～15m/h
40
40mm，标准量程2～20m/h，宽量程为1～20m/h
50
50mm，标准量程4～40m/h，宽量程为2～40m/h
65
65mm，标准量程7～70m/h，宽量程为4～70m/h
80
80mm，标准量程10～100m/h，宽量程为5～100m/h
100
100mm，标准量程20～200m/h，宽量程为10～200m/h
125
125mm，标准量程25～250m/h，宽量程为13～250m/h
150
150mm，标准量程30～300m/h，宽量程为15～300m/h
200
200mm，标准量程80～800m/h，宽量程为40～800m/h
类 型
N
基本型，+12V供电，脉冲输出，高电平≥8V低电平≤0.8V
A
4～20mA两线制电流输出，远传变送型
B
电池供电现场显示型
C
现场显示/4～20mA 两线制电流输出
C1
现场显示/RS485通讯协议
C2
现场显示/HART通讯协议
精度等级
05
精度0.5级
10
精度1.0级
涡 轮类 型
W
宽量程涡轮
S
标准涡轮
材 质
S
304不锈钢
L
316（L）不锈钢
防 爆
无标记，为非防爆型
E
防爆型 （ExmⅡCT6或 ExdⅡBT6）
压力等级
N
常规 （参照表2）
H(x)
高压 （参照表2）
注：DN15～DN40常规为螺纹连接，如希望采用法兰连接，请在“公称通径”后加“（FL）”
例如，选用一台法兰连接式防爆型涡轮流量计测量柴油，管道为DN40、现场需要显示并远传电流信号，要求精度0.5级，304不锈钢材质，仪表耐压16MPa测量范围为标准量程，其产品型号应为：LWGY-40(FL)/C/05/S/S/E/H16
型