标题：有毒气体报警器
功能说明
有毒气体报警器，用于检测大气中的有毒气体，浓度用ppm（百万分之一）表示，氧气用盈亏表示  有毒气体报警器（%VOL)。采用工业级高可靠性的电化学或红外传感器，使其具有高稳定性和无需维护的特点，体现了高技术发展水平。 有毒气体探测器的核心是一个功能强大的10位的微处理器（即单片机），提供如下内置功能：　1. 自诊断功能：控制硬件和传感器正确运行。　2. 零点自动跟踪：能自动修正由于探测器受温度及物理变化的影响而产生的零点的漂移，从而保持零点不变。　3. 数字滤波：用于对模拟采样值的数字分析。　4. 迟滞循环：用于报警输出，当危险气体的浓度接近极限值时，它可以避免探测器连续输出开关量信号。　有毒气体报警器有3个预设制报警点可以通过程序修改，分别对应3个LED指示灯。另外2个LED灯指示故障和电源上电。探测器的输出为4-20mA，以及一个触点继电器输出对应报警/故障。还包括3继电器输出的可选扩展卡。
技术指标
传感元件 催化式传感器或红外式传感器或电化学式传感器 
探头认证 
探测器认证 
测量范围 %LEL 对于可燃气，ppm 对于毒气，% vol 对于O2 和CO2
供电电压 12-24Vdc -20% +15%
功耗 在12Vdc时 90mA (一般); 130mA (最大)；取决于版本型号 
可视指示 闪烁的LED
比例输出 1 (2) x 4-20 mA (300 Ω最大; 200 Ω一般)
最大负载 200 Ω
串口输出（可选） RS 485及配套用于可寻址控制主机的协议 
继电器输出（可选） 3个无张力切换继电器触点容量 24V-1A 
自动调零程序 零漂补偿
数字滤波 各采样值的平均值
分辨率 4096 点
显示 (显示模式) 4,5 mm 高, 2,5 mm 宽的8位点阵字母显示
精度 <±5% 满量程（符合IEC 60079-29-1）.一般情况下<2%满量程
重复性 <±2% 满量程
预热时间 5 分钟
稳定时间 < 2分钟
响应时间 T50 < 20 秒., T90 < 60 秒（符合IEC 60079-29-1）；
一般情况下：T50 < 10 秒., T90 < 30 秒.
存放温度 -25°C ÷ +60°C
工作温度 平均 -20°C ÷ +55°C (不同型号或有更宽范围，具体见探测器标签)
相对 20-90% RH / 40°C
工作压力 80-110 KPa
防护等级 IP65
空气速度 < 6 ms
重量 2500 g. (max.)
看门狗 用于内部微处理器状态监控
外形尺寸 见尺寸注图
安装方向 探测器探头总是朝下
ATEX认证参考 相应探测器的ATEX认证信息,请参阅随货提供的安全说明书。
EMC 兼容性参考标准 EN 50270: 2006 EN 61000-6-3: 2007
SIL认证 SIL2
有毒气体报警器的使用方法
有毒气体报警器由探测器与报警控制主机构成，广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业，用以检测室内外危险场所的泄漏情况，是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时，探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表，仪器显示出有毒气体爆炸下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示，值班人员及时采取安全措施，避免燃爆事故发生。
1．应用时的注意事项
有毒气体报警器固定式安装一经就位，其位置就不易更改，具体应用时应考虑以下几点。
(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点，分析它们的泄漏压力、方向等因素，并画出探头位置分布图，根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。
(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素，判断当发生大量泄漏时，有毒气体的泄漏方向。
(3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气)，结合空气流动趋势，综合成泄漏的立体流动趋势图，并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
(4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏，则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏，则要稍远离泄漏点。综合这些状况，拟定出最终设点方案。这样，需要购置的数量和品种即可估算出来。
(5)对于存在较大有毒气体泄漏的场所，根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房，需要注意发生有毒气体泄漏的可能性，一般应在下风口安装一台检测器。
(6)对于有氢气泄漏的场所，应将检测器安装在泄漏点上方平面。
(7)对于气体密度大于空气的介质，应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上，并注意周围环境特点。对于容易积聚有毒气体的场所应特别注意安全监测点的设定。
(8)对于开放式有毒气体扩散逸出环境，如果缺乏良好的通风条件，也很容易使某个部位的空气中的有毒气体含量接近或达到爆炸下限浓度，这些都是不可忽视的安全监测点。　根据现场事故的分析结果，其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。因此，有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障。
2．有毒气体报警器安装的注意事项
(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件，由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状，其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此，在安装时一定要小心，避免摔坏探头。
(2)报警器的安装高度一般应在160—170cm，以便于维修人员进行日常维护。
(3)报警器是安全仪表，有声、光显示功能，应安装在工作人员易看到和易听到的地方，以便及时消除隐患。
(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
(5)被测气体的密度不同，室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时，探头应安装在距屋顶30cm外，方向向下；反之，探头应安装在距地面30cm处，方向向上。
有毒气体报警器施工接线说明
控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接（注：单芯线径不低于0.75mm国标线，依实际距离而定），将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时，应穿金属管并将金属管可靠接地。 
  有毒气体报警器施工接线说明
参照控制器与探测器接线图，将控制器与探测器的对应端子相连接 
接线方式 
将输入控制器端子与探测器端子对应相接 
◆输出端子与联动设备的连接 
▲.当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时， 
可直接与输出端子相连，但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连，当负载设备大于5A/220VAV时，必须外接转接设备； 
▲.控制器、探测器要保证可靠的接地； 
▲.进行各种安装操作时，需先断电，否则可能会烧坏主机。 
与控制器配套使用的探测器 
与控制器配套使用的探测器有：点型气体探测器。 
技术参数： 
◆ 检测原理：催化燃烧式、电化学式 
◆ 检测气体：可燃气体、有毒气体 
◆ 采样方式：自然扩散 
◆ 示值误差：±5%F·S/±10%/±5×10mol/mol 
◆ 响应时间：≤30s 
◆ 工作电压：DC12V～30V 
◆ 额定功率：≤3W 
◆ 温 度：-40℃～60℃ 
◆ 湿 度：≤95%RH 
◆ 连接电缆：≥RVV3×0.75mm（国标线）
◆ 传输距离：≤1200m 
◆ 防爆等级：ExdⅡCT6 
◆ 安装方式：固定支架、管装、墙壁装 
◆ 安装螺旋：G1/2〃 
安装位置：
探测器应安装在气体易泄漏场所，具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。 
当被检测气体比重大于空气比重时，探测器应安装在距离地面(30～60)cm处，且传感器部位向下。 
当被检测气体比重小于空气比重时，探测器应安装在距离顶棚(30～60)cm处，且传感器部位向下。 
为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生，请不要安装在以下位置： 
◆ 直接受蒸汽、油烟影响的地方； 
◆ 给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方； 
◆ 水汽、水滴多的地方（相对湿度：≥90%RH）； 
◆ 温度在-40℃以下或55℃以上的地方； 
◆ 有强电磁场的地方。 
常见有毒气体报警器
硫化氢报警器产品简介： 硫化氢报警器由气体探测器和气体报警控制器两部分组成，探测器检测浓度，控制器现场显示、声光报警,一般探测器都放在使用、贮存硫化氢的现场，因为探测器防爆防火，控制器放于值班室中，一旦出现泄漏，值班人员能够早发现、早通知，避免事故的发生。 硫化氢报警器根据控制方式可分为总线式控制器和分线式控制器，总线式控制方式只需从探测器引出一根四芯线缆将所有探测器并联即可，而分线式控制方式要求每台探测器都要引出一根三芯线缆连接到控制器，因此，需安装多台探测器时，要根据现场情况，选择合适的连接方式。 产品特点：1、检测气体：硫化氢2、传 感 器：电化学式3、检测范围：0-50PPM / 0-100PPM / 0-200PPM4、分 辨 率：1PPM/0.1PPM5、检测原理：自然扩散式6、检测精度：±5%F.S7、接线方式：总线式：RVV4*1.0mm2（无信号干扰下）；RVVP4*1.0mm2（有信号干扰的情况下） 分线式：RVV3*1.0mm2（无信号干扰下）；RVVP3*1.0mm2（有信号干扰的情况下）8、接线方式：总线式：四线制；分线式：三线制9、防爆等级：Exd II CT610、防护等级：IP6511、报警点：两级报警点：低报、高报，低报可调12、相应时间：≤15s13、压力范围：86-106KPa14、温度范围：-40℃-70℃15、湿度范围：≤95%16、防爆方式：隔爆型17、工作电压：控制器：AC220V±10%；探测器：DC24V±25%18、探测器与控制器最大距离：≤1000m19、安装螺纹：G1/2″内螺纹[1]一氧化碳报警器产品简介： 一氧化碳报警器采用专用电化学式传感器，检测各危化企业中一氧化碳的具体浓度，保障安全生产。一氧化碳报警器由探测器和控制器两部分组成，探测器探测具体浓度，控制器发出声、光报警，同时输出控制信号（开关量接点输出），提示操作人员及时采取安全处理措施，或自动启动事先连接的控制设备，以保障安全生产。 一氧化碳是一种无色、无臭、无味的气体，泄漏容易导致中毒，因此需要一氧化碳报警器来进行检测防护。 产品特点：1、检测气体：一氧化碳2、传 感 器：电化学式3、检测范围：0-500PPM / 0-1000PPM4、分 辨 率：1PPM/0.1PPM5、检测原理：自然扩散式6、检测精度：±5%F.S7、接线方式：总线式：RVV4*1.0mm2（无信号干扰下）；RVVP4*1.0mm2（有信号干扰的情况下） 分线式：RVV3*1.0mm2（无信号干扰下）；RVVP3*1.0mm2（有信号干扰的情况下）8、接线方式：总线式：四线制；分线式：三线制9、防爆等级：Exd II CT610、防护等级：IP6511、报警点：两级报警点：低报、高报，低报可调12、相应时间：≤30s13、压力范围：86-106KPa14、温度范围：-40℃-70℃15、湿度范围：≤95%16、防爆方式：隔爆型17、工作电压：控制器：AC220V±10%；探测器：DC24V±25%18、探测器与控制器最大距离：≤1000m19、安装螺纹：G1/2″内螺纹20、设计标准：GB15322.1-2003/GB3836.2-2000/GB3836.1-2000 [2]氯气气体报警器产品简介： 氯气气体报警器是一款检测氯气气体泄漏的安全仪器，采用专用电化学式传感器，一点出现泄漏，便会及时报警提醒。氯气报警器由报警控制器和报警探测器构成。氯气报警器可带多个检测探头，同时对多点集中智能控制。 氯气报警器采用进口传感器，灵敏度高，反应精确，误差小。产品广泛适用于氯气厂、化工车间、制药厂、化肥厂、造纸厂、水处理、酿造厂、炼油厂、油库、液化气站、煤气站、加油站、喷漆房、市政、航空航天、工业气体厂等。氯气气体报警器产品特点：1、检测气体：氯气2、传 感 器：电化学式3、检测范围：0-10PPM/0-20PPM/0-100PPM4、分 辨 率：1PPM / 0.1PPM / 0.01PPM5、报 警 点：两级报警点，低报、高报6、检测方式：自然扩散式7、检测精度：±5%F.S8、接线方式：总线式：RVV4*1.0mm2（无信号干扰下）；RVVP4*1.0mm2（有信号干扰的情况下） 分线式：RVV3*1.0mm2（无信号干扰下）；RVVP3*1.0mm2（有信号干扰的情况下）9、接线方式：总线式：四线制；分线式：三线制10、防爆等级：Exd II CT611、防护等级：IP6512、相应时间：≤15s13、压力范围：86-106KPa14、温度范围：-40℃-70℃15、湿度范围：≤95%16、防爆方式：隔爆型17、工作电压：控制器：AC220V±10%；探测器：DC24V±25%18、探测器与控制器最大距离：≤1000m19、安装螺纹：G1/2″内螺纹 [3]氯化氢报警器氯化氢报警器，用于检测氯化氢气体浓度，由氯化氢报警控制器和氯化氢探测器组成。氯化氢气体探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号，通过线缆传输到控制器，气体浓度越高，电信号越强，当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时，报警器发出报警信号，并可启动电磁阀、排气扇等外联设备，自动排除隐患，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾或中毒事故，从而保障安全生产，避免不必要的经济损失，是企业安全生产的必备防护产品。 氯化氢报警器产品特点: ●使用高速cpu处理，能够快速精确地处理系统任务，保证通的可靠性 ●LED液晶屏幕，可实时显示他岑琦的浓度、状态 ●使用数字信号输出，可靠性高 ●2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量 ●采用模块化结构设计，便于系统维护 ●采用进口气体传感器，精度高、可靠性强 氯化氢报警器技术参数: ●检测气体：氯化氢 ●检测原理：电化学式 ●采样方式：自然扩散 ●测量范围：0-20ppm 0-50ppm 0-100ppm ●响应时间：≤15s ●检报警点设置：两级报警、可由用户自行设置 ●测量精度：±3%FS ●通信距离：﹤1000米 ●防爆标志：ExdIICT6 ●防护等级：IP65 ●安装方式：壁挂式 [4]氰化氢报警器氰化氢报警器氰化氢气体报警主机和气体探测器构成报警系统，报警主机安装在值班室等有人员看守的场所，探测器安装在车间氰化氢易泄漏处。报警主机和探测器之间用屏蔽线连接，当氰化氢气体泄漏时，探测器第一时间检测到氰化氢气体的浓度，并将信号传输给控制主机，这是控制主机发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，从而避免了安全事故的发生。 氰化氢报警器采用高精度气体敏感元件，灵敏度高，响应时间快，抗干扰程度高，连续工作，寿命长，机体小操作方便。仪表界面实时浓度显示、高亮度二级管闪烁，可与本公司防爆型声光报警器配套使用效果更佳。 氰化氢报警器技术参数: ●检测气体：氰化氢 ●检测原理：电化学式 ●采样方式：自然扩散 ●测量范围：0-20ppm 0-50ppm 0-100ppm ●响应时间：≤15s ●检报警点设置：两级报警、可由用户自行设置 ●测量精度：±3%FS ●通信距离：﹤1000米 ●防爆标志：ExdIICT6 ●工作电压：AC220V±10% ●安装方式：壁挂式 [5]