标题：钳式接地电阻测试仪
特性
◆测量方式：适合任意接地场所，多点或单点接地，都可正常测试；
◆ 抗干扰能力强：自产生高频电流，从而过滤市电中50HZ 、100HZ等谐波干扰电流，即使在500KV变电站环境下，也能精确测量；
◆ 测量范围广、分辨率高：量程从0.01Ω～1000Ω，分辨率0.01Ω，对0.7Ω以下接地电阻，也能准确测量；
◆ 大钳口设计：钳口直径50mm，满足用扁铁/钢作接地引线的情况；
◆ 大容量数据储存：可储存200组测量数据；
◆ 操作简单，单人作业：全中文操作界面、体积小、重量轻、防爆便携箱，野外测量携带方便。
功能
钳形接地电阻可以测量任何有回路系统的接电电阻，测量时不必使用辅助接地棒，也不需中断待测设备的接地。只要用钳头夹住接地线或接地棒就能安全、快速地测量出接地电阻。也可应用于多处并联接地系统。 仪器的高灵敏度钳能测量泄漏电流1MA，而中线线电流可达20A，此功能当待测接地网络中含有较大杂讯和谐波时尤为重要。
历史
最初人们对接地电阻的测量是用伏安法，这种试验是非常原始的。是用安培计、伏特计的测量方法。在测定电阻时须先估计电流的大小，选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流，当正式测定时，则将可变电阻短路，由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。
伏安法测量地阻有明显不足之处，第一，麻烦、烦琐、工作量大，试验时，接地棒距离地极为20-50米，而辅助接地距离接地至少40-100米。另外受外界干扰影响极大，在强电压区域内有时简直无法测量。
五六十年代苏联的E型摇表取而代之了伏安法，由携带方便，又是手摇发电机，因此工作量比伏安法简单。
七十年代国产接地电阻仪问世，如：ZC-28，ZC-29，无论在结构、体积、重量、测量范围、分度值、准确性，都要胜于"E"型摇表。因此，相当一段时间内接地电阻仪都以上海六表厂生产的ZC系列为代表的典型仪器。上述仪器由于手摇发电机的关系，精度也不高。
八十年代数字接地电阻仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机，虽然测试的接线方式同ZC系列没什么两样，但是其稳定性远比摇表指针式高得多。而真正接地电阻仪的一个创举是在九十年代钳口式接地电阻的诞生打破了传统式测试方法。如法国CA公司生产的6411钳式接地电阻测试仪称得上接地电阻测试的一大革命，钳式接地电阻测试最大特点是不必辅助地棒，只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。上述地阻测试仪是属单钳口形式的，具有它的快速测试、操作简单等优点，但也存在着精度不高特别接地电阻在小于0.7Ω以下，无法分辨，再说单钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络，通过环路地阻查询各接地电阻测量。GEOX双钳口接地电阻仪测量范围和精度均有所提高，但由于钳口法测量采用电磁感应原理，易受干扰，测量误差比较大，不能满足高精度测量要求。最近引进的意大利HT公司234数显精密接地电阻仪比较完善地结合了传统伏安法测量的特点与钳口法新技术原理，再运用先进的计算机控制技术而成为当代首屈一指的智能型接地电阻测试仪。具有精度高，功能齐全，操作简便的特点,可广泛应用于电力电信系统，建筑大楼，机场，铁路，油槽，避雷装置，高压铁塔等接地电阻测量。目前在国内邮电、电力、航空等行业都进行了配置。
单钳接地电阻测试仪性能及特点：独特单钳设计，可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差不必打辅助地桩，直接钳住即可测量 自动切换及关闭电源功能 具有测试接地电阻和泄漏电流双重功能 绝缘、安全及抗振动、抗干扰等级符合IEC标准，适合恶劣环境使用 技术参数 技术指标：电阻测量量程：0.1Ω-1200Ω；0.1Ω-1Ω，分辨率0.01Ω，精度±（2%+0.01Ω); 1Ω-50Ω以上，分辨率0.1Ω，精度±（1.5%+0.01Ω)泄漏电流测量量程：1mA-30A，分辨率1mA，精度1mA±1.5%(仅CA6415)可测量最大导线直径：32mm最大过载保护：2000A AC（5秒以内）绝缘强度测试：2500V高取样率：10次/秒高抗干扰抑制能力达140dB测试频率：1.689KHz导体位置影响：±0.1%以内外部磁场效应：在200A/m下，最大相当于5mA工作温度：-10℃-+55℃ 使用电源：9V电池 重量：1Kg
接地电阻测试仪操作方法
降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平，减少雷害事故，在杆塔附近降低接触电压和跨步电压，防止人畜触电事故。因此杆塔的接地电阻是一个重要数据。设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视，要准确测出它的真实数值，并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的，但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连，工作量大，而且往往受到地形和环境的限制，辅助地极的位置无法达到要求，因而很难得到正确的测量结果。
近几年引进钳型接地电阻测试仪，由于其测量方法简便，为广大线路工作者所欢迎。 
为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻，首先，必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻，该仪器本身能产生一个电源电势，在任何有回路系统中就能产生电流，因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律，它测出的是这个回路系统的环路电阻值。 
用钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单，测量结果可信度高，但只能用于有架空地线的高压线路上，测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线，如各塔脚的地网是不连通的，应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析，可以判断出各塔脚的地网是否连通，接地引下线是否存在接触不良的隐患。 
一、接地电阻测试仪的发展和选用
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表，也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具，近年来由于计算机技术的飞速发展，因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术，其测量功能，内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法，无需打桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制，可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率，并具有数值保持及智能提示等独特功能。 
二、接地电阻测试和发展
最初人们对接地电阻的测量是用伏、安法，这种试验是非常原始的。图1是用安培计、伏特计的测量方法。在测定电阻时须先估计电流的大小，选出适当截面的绝缘导线，在预备试验时可利用可变电阻R调整电流，当正式测定时，则将可变电阻短路，由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。 
伏安法测量地阻有明显不足之处，第一：麻烦、繁琐、工作量大，试验时，接地棒距离地极为 20～50米，而辅助接地距离接地至少 40～100米。另外受外界干扰影响极大，在强电压区域内有时简直无法测量。 
五六十年代苏联的E型摇表取而代之了伏安法，由携带方便，又是手摇发电机，因此工作量比伏安法简单。七十年代国产接地电阻仪问世，如：ZC-28，ZC-29，无论在结构、体积、重量、测量范围、分度值、准确性，都要胜于“E”型摇表。因此，相当一段时间内接地电阻仪都以上海六表厂生产的 ZC 系列为代表的典型仪器。上述仪器由于手摇发电机的关系，精度也不高。 
八十年代数字接地电阻仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机，虽然测试的接线方法同 ZC 系列没什么两样，但是其稳定性远比摇表指针式高得多。而真正接地电阻仪的一个创举是在九十年代钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方式。如法国 CA 公司生产的 6411 钳式接地电阻测试仪称得上接地电阻测试的一大革命，钳式接地电阻测试最大特点是不必打辅助地棒，只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。上述地阻测试仪是属单钳口形式的，具有它的快速测试、操作简单等优点，但也存在着精度不高的问题，特别是接地电阻在小于 0.7Ω 以下时，无法分辨。再说单钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络，通过环路地阻查询各接地极接地情况，但不能替代整个网络的工频接地电阻测量。GEOX 双钳口接地电阻仪测量范围和精度均有所提高，但由于钳口法测量采用电磁感应原理，易受干扰，测量误差比较大，不能满足高精度测量要求。现已有公司开发生产了双钳多功能接地电阻测试仪比较完善地结合了传统伏安法测量的特点与钳口法新技术原理，再运用先进的计算机控制技术，成为当代首屈一指的智能型接地电阻测量仪。具有精度高，功能齐全，操作简便的特点，可广泛应用于电力电信系统，建筑大楼，机场，铁路，油槽，避雷装置，高压铁塔等接地电阻测量。目前在国内邮电、电力、航空等行业都进行了配置。 
三、接地电阻测试仪的选用
接地电阻为什么至今仍然是一个被大家所忽视的问题呢？主要是没有适合理想测量仪器，接地摇表由于众所周知的原因，测试值精度很差，有时同一个接电阻成了一个抽象的物理量，使人很难捉摸。随着科学仪器的发展，先进接地电阻测试仪完全控制了地电阻测试的要领，可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻仪非但功能强大；而且可以应付现场各种复杂情况，如有效地排除干扰，自动跟踪最合适测试条地件，出现各种问题当即智能提示等等，象 GEOX、ET3000等地阻仪还能直接测干扰频率，干扰电压，自动校零等特点。 
除上述地电阻测试仪表外，法国 CA 公司 6412、6415 单钳口式地阻仪也是当前较为热门的一种地阻测试仪，国内生产同类产品的有ET2000型，基本功能与CA公司类似，由于仪器体积小巧，操作又十分简便，因此每逢霉雨季节，或者年中、年终巡视接地装置好坏最理想的地阻仪。如需要测试精度高一点，又要方便轻松，那就可以用ET3000双钳口接地电阻测试仪，象输出电线杆塔、微波塔、避雷针等接地装置的接地电阻测量及良好接地条件的辅助装置（水龙头，水管装置）的场合，都可以用这种双钳口式接地电阻仪进行接地电阻的测量。对于大型的系统接地、网络接地、土壤电阻率的测试应该选择 HTDW-III 等地阻仪为好，利用三线、四线测量方法，由于仪器的独特功能，保证地阻测量值的重复性、稳定性，且HTDW-III 地阻仪的测量精度高达3%，其测试电流<3A。
四、接地电阻测试仪标准电压表法测量时的误差 (1)标准电流表引入的误差S1:由于被检电流最高精度为0.5%,因此选用0.1级标准电流表即可。
(2)标准电压表带来的误差S2:由于被检表精度不高,选用0.05级标准电压表即可满足要求。考虑到所测电压较小,其测量误差一般不超过±0.5%。
(3)标准电压表输入阻抗带来的误差S3:因所测电阻均为1Ω以下,相对而言,标准电压表输入阻抗带来的误差完全可以忽略不记。
(4)电阻引入的误差S4:用此法检测,接入的电阻并不作为标准,仅作为被检表与标准表测量的一个载体,因此该电阻的精度并不影响测量结果,影响测量结果的主要因素是电阻的稳定性,由于所接电阻大电流的要求,此电阻通常是由专门的材料和工艺定做而成,对其稳定性有一定的要求,加之被检表和标准表几乎是同时测量,因此电阻稳定性引入的误差可忽略不记
技术指标
1、 量 程：2KΩ
2、 测量精度：2%
3、 分辨率： 0.001Ω
4、 测试电流：10mA
5、 测试频率：128Hz
6、 最大输出电压：75V
7、 最大允许回路电阻：7.5KΩ
8、 工作电源：AC220V+15%，50Hz或者使用内部可充电电池，内部电池充满电后，可以测量200次以上。
9、 电池充电时间：3小时
10、 仪器重量：1.5kg
11、 仪器尺寸(mm)：220×210×166
主要特点对比
传统的接地电阻测量方法是采用电压--电流法。
A.操作的简便性
传统方法必须将接地线解扣及打辅助接地极。即将被测的接地极从接地系统中分离；且须将电压极及电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。
用钳式接地电阻测试仪只须将钳表的钳口钳绕被测接地线，即可从液晶屏上读出接地电阻值。
B.测量的准确度
传统测量方法的准确度取决于辅助电极之间的位置，以及它们与接地体之间相对位置。如果辅助电极的位置受到限制，不能符合计算值，则会带来所谓布极误差。
对于同一个接地体，不同的辅助电极位置，可能会使测量结果有一定程度的分散性。而这种分散性会降低测量结果的可信性。
钳式接地电阻测试仪所测量时不用辅助电极，不存在布极误差。重复测试时，结果的一致性好。
国家有关部门对钳式接地电阻测试仪与传统电压电流法对比试验的结果说明，它完全可取代传统的接地电阻测试方法，对接地电阻值给出可信的结果。
附有一个标准测试环，在测量时，可以先对标准测试环进行测量。如果读数准确，那么，测量的接地电阻值就是可信的。
C.对环境的适应性
传统方法必须要打入两个有相对位置要求的辅助电极，这是使用传统方法的最大限制。
问题在于随着我国城市化的发展，使得被测接地体周围找不到土壤，它们全被水泥覆盖。即便有所谓绿化带、街心花园等，它们的土壤也往往与大地的土壤分开。更何况传统方法打辅助电极时对辅助电极的相对位置有要求。要找到有距离要求的土壤，在大多数情况下是更加困难的。
而使用钳式接地电阻测试仪时，就没有这些限制。虽然，从测量原理来说，钳式接地电阻测试仪必须用于有接地环路的情况下，但是只要使用者能有效地利用您的周围环境，钳式接地电阻测试仪完全可以测量单点接地系统。
D.其它
在某些场合下，钳式接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障。
例如：在多点接地系统中（如杆塔等。另外，有一些建筑物也是采用不止一个接地体），它们的接地体的接地电极虽然合格，但接体到架空地线间的连接线有可能使用日久后接触电阻过大甚至断路。尽管其接地体的接地电阻符合要求，但接地系统是不合格的。 对于这种情形用传统方法是测量不出的。用钳式接地电阻测试仪则能正确测出，因为钳式接地电阻测试仪测量的是接地体电阻和线路电阻的综合值。
主要技术参数：
显 示 屏：4位LCD数字显示。屏长28.5mm、屏宽47mm
测量范围：0.1～1000Ω
工作电源：4节5号碱性电池
钳口尺寸：长形钳口 32mm×65mm
钳口开口：长形钳口 28mm
测试仪特性
1 双钳法/地桩法双重测量方式适合任意接地场所，多点或单点接地，都可正常测试。2 抗干扰能力强自产生高频电流，从而过滤市电中50HZ 、100HZ等谐波干扰电流，即使在500KV变电站环境下，也能精确测量。3 测量范围广、分辨率高量程从0.01Ω～1000Ω，分辨率0.01Ω，对0.7Ω以下接地电阻，也能准确测量。4 大钳口设计钳口直径50mm，满足用扁铁/钢作接地引线的情况，特殊钳口尺寸可按客户要求定制。5 大容量数据储存可储存200组测量数据。
双钳式接地电阻测试仪参数
1．接地电阻测量范围：
双钳法：0.01Ω～1000Ω
地桩法：0.01Ω～1000Ω
2．误差:
双钳法：±2%±2个字
地桩法：±1.5%±2个字
3．最小分辨率：0.01Ω
4．钳口尺寸：Φ50mm　
5．存储容量：200组数据
6．工作温度：0°C～+50°C
7．电源：8节5号镍氢充电电池或普通AA电池
8．重量：0.8KG
9．尺寸：265mm×130mm×65mm 
测量接地电阻的注意事项
1．用户有时会用ETCR2000和传统的电压电流法进行对比测试，并出现较大的差异，对此，我们敬请用户注意如下问题：
⑴用传统的电压电流法测试时是否解扣了（即是否把被测接地体从接地系统中分离出来了）。如果未解扣，那么所测量的接地电阻值是所有接地体接地电阻的并联值。
测量所有接地体接地电阻的并联值大概是没有什么意义的。因为我们测量接地电阻的目的是将它与有关标准所规定的一个允许值进行比较，以判定接地电阻是否合格。
例如：在GB50061-97 “66KV及以下架空电力线路设计规范”中所规定的接地电阻允许值是针对所谓“每基杆塔”而规定的。在标准的条文解释中明确指出：“每基杆塔的接地电阻，是指接地体与地线断开电气连接所测得的电阻值。如果接地体未断开与地线的电气连接，则所测得的接地电阻将是多基杆塔并联接地电阻”。 
这个规定是相当明确的。
前已述及， 用ETCR2000系列钳表测量出的结果是每条支路的接地电阻，在接地线接触良好的情况下，它就是单个接地体的接地电阻。
十分明显，在这种情况下，用传统的电压电流法和ETCR2000系列钳表测试，它们的测量结果根本就没有可比性。被测对象既然不是同一的，测量结果的显著差异就是十分正常的了。
⑵用ETCR2000系列钳表所测得的接地电阻值是该接地支路的综合电阻。它包括该支路到公共接地线的接触电阻、引线电阻以及接地体电阻。而用传统的电压电流法在解扣的条件下，所测得的值仅仅是接地体电阻。
十分明显，前者的测量值要较后者大。差别的大小就反映了这条支路与公共接地线接触电阻的大小。
应该说明，国家标准中所规定的接地电阻是包括接地引线电阻的。在DL/T621-1997 “交流电气装置的接地”中的名词术语中有如下规定：“接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和，称为接地装置的接地电阻”。
这种规定同样十分明确。这是因为引线电阻和接地体接地电阻在防雷安全上来说是等效的。[1]