标题：低温恒温槽
低温恒温槽说明
以下仅对低温恒温槽的简介具以说明: 
产品说明
低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源， 可在机内水槽进行恒温实验，或通过软管与其他设备相连  低温槽图片，作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门，高等院校，企业质检及生产部门，为用户工作时提供一个冷冷受控，温度均匀恒定的场源，对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品特点
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验
●采用XMT模拟数字PID自动控制系统，温度数字显示。
●内胆、台面均为全不锈钢，清洁卫生，美观耐腐蚀。
●DCW系列为卧式,便于置于超作台内。
低温恒温槽中的压缩机注释
压缩机作为低温恒温槽中的重要组成部分之一，其工作原理主要是根据物理学中压力体积与温度的关系，当气体的质量一定时，压力与体积的乘积是一个常数。因此，要实现单位质量的气体的压力升高一倍，就必须使其体积缩小一半。所有的低温恒温槽压缩机都是根据这个原理进迁气体压缩的。
一般来说，实现气体压缩的物理方式有如下几种：
相对静止的气体压缩容积改变和流动气体的通径改变。
1.相对静止的气体容积改变。如活赛式压缩机、滚动转子压缩机、螺杆式压缩机等。
2.流动气体的通径改变，如涡旋式压缩机、喷射式压缩机。如全封闭压缩机组制冷，制冷系统具有过热、过电流多重保护装置
产品结构及使用说明
低温恒温槽结构分类⒈立式低温恒温槽（见下图）
  立式低温恒温槽⒉卧式低温恒温槽（见下图）
  卧式低温恒温槽低温恒温槽结构外壳采用金属板，控制箱直接安装在水箱上。旁边有冷凝水管进出水嘴两只，水箱内采用进口优质水泵作为循环动力，解决了温水不匀的弊病，使仪器的控温精度和水的均匀度都能达到较高的要求。本产品可内外循环，用乳胶管将两只进出水管相接就可以用作内循环，取下乳胶管将两只水管分别接于反应釜的进出水口即可形成外循环，接近控制面板的一只铜制水管为连接在泵上的出水管，另一个是入水管，连接时请注意不要接错，以免开机时水会倒流。低温恒温槽部件及内部运行原理1、低温恒温槽部件：压缩机、冷凝器、蒸发器、 风机(内、外)循环水泵、不锈钢内胆、加热管、智能温控表。
2、低温槽内部运行原理：压缩机运转后经吸气-压缩-排气-冷凝-节流-再低温蒸发吸热汽化.使的水温降至温控表所设定的温度，如温控表设定温度高于常温。温控表内接触器自动工作，给予加热管电流信号， 加热管开始工作，在低温恒温槽工作时。可利用整机的进口和出口做机内水源内循环或者外循环，也可将机内水源外引。在低温恒温槽体外做第二恒温场。[1]低温恒温槽使用方法本仪器使用220V交流电源，请在使用前确定电源插座额定电流不小于10A，并具有安全接地装置（请使用时工作室内接入接地装置）。加水时请注意离上盖板不低于8cm,必须用软水，最好用蒸馏水，切勿使用井水、河水、泉水等硬水，以防加热管爆裂及影响恒温灵敏度。请按温控仪表说明书正确使用,设定所需温度值>
首先打开电源，在仪表上按说明书设定所需达到的温度值，在温度达到所设定的温度时，可以打开循环开关，这样所有程序进入正常工作状态。
使用注意事项
1、使用低温恒温槽前槽内加入液体介质，介质液面应低于工作台板30mm左右，否则通电工作时会损坏加热器；
2、低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则：
当工作温度在5～85℃时，液体介质一般选用水； 
当工作温度在85～95℃时，液体介质可选用15%甘油水溶液； 
当工作温度高于95℃时，液体介质一般选用油，并且所选择的油品的开杯闪点值应高于工作温度50℃以上； 
3、电源：220V50Hz，电源功率应大于仪器的总功率，电源必须有良好“接地”装置；
4、仪器应安置于干燥通风处，仪器周围300mm内无障碍物； 
5、当恒温槽工作温度较高时，应注意不要开启上盖，手勿进入槽内，以防烫伤； 
6、使用完毕，所有开关置于关闭状态，切断电源； 
仪器应做好经常性清洁工作，保持工作台面和操作面板的整洁； 
经常注意观察槽内液面高低，当液面过低时，应及时添加液体介质；考虑到安全因素，我们规定将高于100℃的恒温槽做成内循环。如根据客户要求改成外循环后，客户应特别注意引出管连接处的牢固性，严防脱落，以免烫伤。[2]
详细技术参数
型号
温度范围(℃)
温度波动(℃)
工作槽尺寸(mm)
槽深度(mm)
循环流(L/min)
工作槽开口(mm)
DC-0506
-5~100
±0. 05
250×200×150
150
4
180×140
DC-0510
-5~100
±0. 05
250×200×200
200
4
180×140
DC-1015
-5~100
±0. 05
280×250×220
220
4
235×160
DC-1020
-5~100
±0. 05
280×250×280
280
4
235×160
DC-0530
-5~100
±0. 05
400×325×230
230
13
310×280
DC-1006
-10~100
±0. 05
250×200×150
150
4
180×140
DC-1010
-10~100
±0. 05
250×200×200
200
4
180×140
DC-1030
-10~100
±0. 05
400×325×230
230
13
310×280
DC-2006
-20~100
±0. 05
250×200×150
150
4
180×140
DC-2010
-20~100
±0. 05
250×200×200
200
4
180×140
DC-2015
-20~100
±0. 05
300×250×200
200
4
235×160
DC-2020
-20~100
±0. 05
280×250×280
280
4
235×160
DC-2030
-20~100
±0. 05
400×325×230
230
13
310×280
DC-3005A
-30~100
±0.1
250×200×120
120
4
180×140
DC-3006
-30~100
±0.1
250×200×150
150
4
180×140
DC-3010
-30~100
±0.1
250×200×200
200
4
180×140
DC-3015
-30~100
±0.1
300×250×200
200
4
235×160
DC-3020
-30~100
±0.1
280×250×280
280
4
235×160
DC-3030
-30~100
±0.1
400×325×230
230
13
310×280
DC-4006
-40~100
±0.1
250×200×130
130
4
180×140
DC-4010A
-40~100
±0.1
310×210×150
150
4
185×180
DC-4010B
-40~100
±0.1
250×200×200
200
4
180×140
DC-4015
-40~100
±0.1
300×250×200
200
4
235×160
DCW-0506
-6~100
±0. 05
250×200×150
150
6
180×140
DCW-1015
-10~100
±0. 05
280×250×220
220
4
235×160
DCW-2008
-20~100
±0. 05
280×250×140
140
4
235×160
DCW-3506
-35~100
±0.1
250×200×150
150
4
180×140
DCW-3510
-35~100
±0.1
250×200×200
200
4
180×140
DCW-4006
-40~100
±0.1
250×200×130
130
6
180×140

常见问题处理
1、水循环使用了一年多都很正常，可现在制冷速度好像越来越慢了，在气温越高时越明显？
答：水循环使用很简单，但是定期的维护保养工作还是不能忽视的。有很多看似故障的毛病其实就是没有定期做维护保养引起的。水循环自身的电功率和制冷剂从负载中带走的热量都需要从前通风罩处的散热器中排走，如果前通风罩上吸满灰尘和柳棉等就会妨碍这些热量的散发，制冷效果将大打折扣。一般来说在正常的使用条件下制冷量下降都是因为通风散热效果太差或环境温度太高引起的。
2、水循环以前使用都很正常，可现在发现噪音比以前大很多，这是什么原因？
答：前面提到过水循环的日常维护工作，这个问题也与之有关。大家都知道，水里面有很少部分的杂质，就是蒸馏水在加到水箱后也不可能完全保证一点杂质都没有。对于水循环而言，一般温度都设置在20℃，特别适应微生物的生长和繁衍。时间长了以后这些微生物就会堵塞水路的过滤器造成回水不畅，水泵就会有较大的噪音。有时这些微生物附在了换热器的表面，造成换热器的传热效果变差，制冷量变小。所以一定要严格按照说明书中的要求做好日常维护工作，定时清洗内槽，长期停用，保持槽内干燥。水循环里面好像有漏水，有时地面一会儿就有几滴，是不是水路上有地方泄漏？一般来说在正常使用的过程中，水路是不会有泄漏的。在环境温度比较高空气中的相对湿度又太大时，在水循环的水路中的水泵、水管接头、外接水管处容易凝结露水，累积多了以后就滴到地面上了，不用担心是水路中有漏水的地方。如果您对这很介意的话，打开空调降低房间温度或是除湿都可以避免露水的产生。[3]
日常维护保养
1.使用前低温恒温槽内必须先加入液体介质，否则通电工作时会损坏加热器，介质液面应低于工作台板30mm左右。
2.低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则：
a.当工作温度在5～85℃时，液体介质一般选用水;
b.当工作温度在85～95℃时，液体介质可选用15%甘油水溶液;
c.当工作温度低于5℃时，液体介质一般选用酒精或冷冻液。
3.低温恒温槽制冷开关关闭后，再次开启制冷开关应间隔10~20分钟(视环境温度)。
4.低温恒温槽电源：220V50Hz，电源功率应大于仪器的总功率，电源必须有良好“接地”装置。
5.低温恒温槽应安置于干燥通风处，仪器周围300mm内无障碍物。当低温恒温槽工作温度较低时，应注意手勿进入槽内，以防冻伤。使用完毕，所有开关置于关闭状态，切断电源。低温恒温槽应做好经常性清洁工作，保持工作台面和操作面板的整洁。[4]