标题：检针机
什么是检针机
什么是检针机/验针机/输送式验针机，台式检针机，手持式检针机，-专业图文上海发瑞仪器提供
。检针机一般又叫检针机，验针机，验铁机，台式检针机，手持式检针机，便携式检针机，鞋头检针机，输送式检针机。最常用的比较方便的快速的是输送式检针机，一般使用于检测鞋，制衣，制帽，玩具，纺织，食品，制药制品生产服装，运动鞋，毛绒玩具等商品中隐藏铁，针，钉.特点:该型检针感应度高，稳定性好，检测到断针会自动报警，返回匹配在生产线上使用。商品在打包之前一定要经检针机/验针机/输送式验针机，台式检针机的断针检测。 
输送带式验针机的工作原理是：当铁磁性物体进入检测通道时，上下探头通过强磁场感应产生信号并把信号发送到信号接收处理集成块，然后有光电仪扫描感应、强电集成块、灵敏度控制集成块、信号接收集成块和信号输出集成块和执行元件来完成检测工作。
当通过验针机的商品有断针或含有铁金属之类的物质时，验针机是不允通过的，检测到含铁金属时验针机就会自动报警，通常输送带倒退到放商品的原来位置（也可以选择其它动作和剔除机构）；从与让检验员根据断针信号指示灯的位置，判断断针所在部位，反之如没有检测到金属的商品就可以通过检针机通道。按照出口纺织品必需要经过断针检测的规定，通过验针机断针检测合格的商品就可以出口了。 合格通过的产品就可以打包出口了,否则就会在海关被卡. 
检针机/验针机/输送式验针机，台式检针机主要参数 
型号 
FR- 2505输送式检针机 600型 
FR- 2505输送式检针机 800型 
FR- 2505输送式检针机 1000型 
FR- 2505输送式检针机1300型 
FR- 2505输送式检针机2000型 
·检测宽度 600mm 800mm 1000mm 1300mm 2000mm 
·检测高度 120mm 160mm 190mm 230mm 280mm 
·检测灵敏度 Fe代表铁FeΦ0.8mmFeΦ1.0mmFeΦ1.2mmFeΦ1.5mmFeΦ2.0mm 
·运行速度25m/min 
·电　源AC220V±10%50HZ 
·功　率90W 
·重　量320KG 
外形尺寸 
( 长*宽*高)1580*980*900mm 1800*1240*900mm 1800*1440*900mm 1800*1740*900mm 
检针机/验针机/输送式验针机，台式检针机功能特点： 
◆本机器具有良好的抗干扰性优点： 
◆(1)能有效地排除因吊扇、马达、电脑、缝纫机、绣花机、汽车等引起的各种干扰； 
◆(2)能有效地排除各种电磁波干扰。 
◆机芯日本、输送带荷兰进口，最新开发的高集成芯片，保证高性能高可靠；。 
◆电脑芯片集成电路，从数据采集到马达控制都采用数字信号处理（DSP），高度智能化；。 
◆三种功能可选择(其中O一1 0无级调节功能，计数器功能，输送带停止或自动返回功能，验针机简单易用，数据自动处理与保存，每次开机都能保持关机的设置。 
◆同时具备B、C型两种检针器检测功能，验针机采用整合设计，优化产品设计，减少元器件的数量，由电脑来代替复杂的电子元件，使故障率成倍降低。 
◆八点部位显示确切的断针位置功能。 
◆报警功能为声音、灯光和频率显示三种，验针机无人操作十分后自动停机.验针机具有手动和自动控制两种方案选择，使用操作更加方便灵活。 
导物器功能，当检测可挤压物品且高出龙门架高度不多的情况下，将物品强行输送检测，不影响检测效果，也不会有误动作 
◆采用了高级LCD液晶显示全自动控制系统，比常规型检针器的抗干扰性能和灵敏度得到进一步的加强。，体现了LCD电子尖端技术的精华。 
◆ 红外线光电记忆数据，精确率达到100% 
◆验针机自行开发的高频开关电源，适合能力强，灵敏度0~100数字电子调节，使灵敏度更细化精确，比常规型检针器提高Φ0.2mm精度。 
◆ 频率显示断针金属异物的大与小，正确显示断针金属异物的部位，方便快捷找到断针。 
◆空载运行数分钟，机器会自动停机，既省电又保证了用电安全。 
◆选择自动运行系统，一个连续工作段只需启动机器一次，便进入全自动运行状态，可延长操作键使用寿命达10年，验针机 由电脑精确控制马达的时序，延长马达的寿命。 
◆铝合金外壳与塑料外壳相比更具耐用性，最大的优点是能起到信号屏蔽，验针机 高灵敏度，高抗干扰能力，提高了机器的稳定性，。弧形流线设计，豪华美观，配置高级，同国际媲美产品。 
检针机/验针机/输送式验针机，台式检针机技术指标： 
检针机/验针机/输送式验针机，台式检针机性能特点： 
验针机的组成： 
1. 检测感应器(探头)： 由上检测感应器和下检测感应器（位置在输送带下面）组成，形成不同规格的检测物品可通过高度，简称检测高度。 原 理： 磁敏感应信号，简称磁力切割线 
2. 电路控制系统： 信号放大电路和信号回路报警系统，电源保护电路三大部分组成 原 理： 通过信号放大更敏捷地捕捉到铁类异物，铁类异物撞击破坏正常的磁力切割线的情况下，产生磁力切割线扭曲变形，此时电路输出触发信号形成报警回路，达到检测报警的理想效果 
3. 电 机： 齿轮减速单相电容转动电机 原 理： 齿轮速比转动，减少负荷，延长寿命。 4. 输送带： 输送带的作用是将需要检测的物品运载过检测感应器进行检测的阶梯工具，所以采用了防静电的特种尼龙，经纬编织成网布，表面粘合特种的橡胶，绝对保证输送带不含一点铁和金属的成份，才能保证经检测感应器时不报警 
5. 机 架： 用钢板制成的机架，达到验针机整机的桥架作用，是验针机多功能状态结构的首要框架，使其性能更稳定，外观静电喷涂，既美观又能延长使用寿命。 
6. 机翼外壳： 既起到外观装饰，早期多采用铝板制作，相对铁板而言起到一定的信号的屏蔽作用，由于铝板外壳纯手工制作，适合生产量小的厂家或者定制的非标机器，有实力的生产厂家均使用自行开模工程硬塑外壳。 
7. 传动轴： 用不锈钢管结合平面轴承作滚动结构的四根传动轴，使其传动同心度更保证传动润滑平稳，噪音小，热量低，延长使用寿命。 
8. 光电红外线对射器—— 工作状态时会发射一束无形的红外线，当被检物通过时红外线起到拦截并传送信号给记录器，最终将合格物品进行计数。 
9 固定脚： 每台机器有4个固定脚，起到安装机器时调节平稳牢固，直至机器不晃动为止。 
10.控制面板：用于控制机器运行及灵敏度调试，显示计数等功能。
检针机的原由
七十年代日本国曾经发生过一起纺织品断针残留致使儿童受伤致死事件，因此日本立法《检针法》明令所有纺织品以及与人体皮肤接触的所有穿戴物品进入零售环节前必须进行尖锐金属异物检测。由于检针法的出发点起因是因断针引起的，故此法对断针特别重视，对铜铝等非铁磁性金属饰品不列入断针检测范围。
检针机的种类
检针机按形态不同，大致可分为三类
1、输送式检针机
产品说明：
进口主机贴片电脑板,瑞士哈伯西输送带,台湾可可牌光电. 
采用合金流线型外壳,先进静电喷嘴涂豪华美观. 
触摸键,可编程序控制器,设定功能一目了然. 
液晶显示对被检测物(合格品,非合格品和总数),自动技术功能. 
电频显示外界磁场干扰及被检物含铁量成分比例. 
触摸并带芯片锁定. 红外线免操作运行节能功能. 
测试辅料无光电检测,探头发光管指示断针大概位置. 
超强抗干扰能力,克服不同使用场所的各种抗干扰因素
功能特点:
1、功能：设定各种所需功能与模式，设自检功能。 
2、灵敏度：分档位，可调增大、减小（1-10档可调） 
3、电频显示外界磁场干扰程度。 
4、电频显示灵敏度可行性调节大小，反映金属指数。 
5、检测到微量金属时，声、光、仪表同时报警，不合格产品自动返回到停止状态。 
6、有自检功能，可自行检查仪器是否正常，以避免不必要的维修。 
7、输送带荷兰进口，环保型。食品级进口输送带，适用温度-20C到65C范围，便于冷藏区工作。 
8、探头（龙门架）可以在一定范围内升高或降低。 
9、组合微型超低音环保型电机，连续使用不会出现故障。 
10、具有漏电保险功能，100%保险。 
11、有自动计数功能，成品数、次品数。若含有铝箔、涂膜包装，适宜在包装前检验。
21EHERO-500ZK型系列产品性能:
检测高度 检测灵敏度 100mm ≥Φ0.6mm 铁球 120mm ≥Φ1.0mm 铁球 150mm ≥Φ1.2mm 铁球 200mm ≥Φ1.5mm 铁球2、平板式检针机特 点：  平台式检针机八个位置检测显示，指出铁针所在位置
轻轴式按钮控制六级灵敏度显示
最先进SMD表面贴片元件组装
最新潮流线型外观，面板有无毒性透明保护罩
独特设计开关电源，适应世界各国电压、耗电省、稳定性好
优质磁性传感器，寿命长、灵敏度高
性 能：
探测方式 磁性感应 
探测感应度 铁制大头针φ0.7*L25mm在探测面上最大约80mm
钢针φ0.6*L33mm在探测面上最大约110mm 
感应度调节 1-6级 
探测面 160*500mm 
报警方式 蜂鸣器、发光管 
使用电源 AC85-265V 45-65HZ 
消耗功率 约10W 
外型尺寸 400mm(L)*680mm(W)*70mm(H) 
重量 约11Kg
用 途: 
适用于小件服装、皮革、袜子、拉链、玩具、食品和药品等。3、手持式检针器特点：  手提式检针机本仪器可连续长期工作，不发热，不产生过载现象，使用于大型检针器检测后，小范围正确找到钢针铁磁物质的确切部位，可达到正确迅速排除的目的。
技术指标：
电　源：6F22-9V电源 重量：280g
体　积：135mm(长)×65mm(宽)×35mm(高)
检测灵敏度：直径1.2mm铁球可达10mm高度。
直径0.7×20断针可达50mm高度。
适用范围：
长期工作当大型检针器检测到断针或铁类物后用来探知确切部位快速准确与其他各类检针器结合使用。
如今，随着应用需求的多样化需要，检针机的形态已经发展延伸成更多的规格，如应用于鞋材检测的 槽式检针机
检针机的工作原理
上下磁头中的磁铁和检针线圈由接入机器的电源共同组成一个检针工作磁场，当有铁屑等带有铁性质的异物质进入检针区域后，会引起局部磁场环境的变化、进而引起局部磁场瞬间电流的波动。被感知的异常电流会被传送到控制线路板、并与之前设定好的检针感度进行对比；当这个变化的电流值达到或者超过设备在使用时候所设定的检针感度值的时候，控制线路板会对机器做出报警、停止、皮带倒回这样一系列指令；并最终完成这一些动作。
检针机的优点和缺点
1、优点：检针机价格比较便宜，适合大部分车缝制品只需要检测断针的物品检测（如：必须安装铜或非铁合金钮扣、拉链、珠链的服装、玩具、手袋等车缝制品）。已被广大用户所接受。目前中国本土只要是正规厂家生产提供的检针机性能基本都能与进口检针机媲美。
2、缺点：
A、检针机技术虽然壹只在改进提升，但是由于检针机的原理是磁感应原理，所以只能检测铁磁性金属(铁、钴、镍及含有这些金属杂质的合金)，不能检测其它高纯度的细小金属。也就是说，假如产品中含有少量的铁磁性金属以外的高纯度非铁磁性金属杂质，检针机是没有办法检测出来的。
B、检针机的探测头里面是永久磁石，但是长年使用后，磁力会逐渐降低，灵敏度可能会降低。这也为工业检测带来安全隐患，应此使用检针机必须周期性用检针机九点测试法进行检测校准，方可确保效益。对于需要检测所有金属异物的产品(不含金属配件的服装、手袋等)，可根据实际需求选用全金属检测仪！
检针机保养常识
由于检针机是一种高灵敏度的检测仪器，对环境及机器的保养相对有较严格的要求。所以在使用一段时间后，为确保能正常使用，那么应做到每天定期清洁输送带部分及其他易污损的部位。
1 、清洁用具：找一块干净的毛巾，沾湿水后拧干直到不能拧出水为止。
2 、输送带表面清洁：注意，清洁前首先应将检针机灵敏度调节到最低级别，如检针机有B/C模式，请将检针机调节到C模式，以免灵敏度过高影响下一步的清洁工作。然后将毛巾拉直并适当紧压在输送带表面，开动机器，使机器运转五圈以上（目的是为了清洁输送带表面的污染物，方法可自行灵活应用），然后把毛巾洗干净拧干，再次重复此步骤擦拭输送带，直到输送带表面没有明显的污染物为止；
3 、输送带背面清洁：接着将毛巾洗净拧干，从机器下部将毛巾穿过输送带底部，拉直毛巾，
并将毛巾抽到输送台正面，抓紧毛巾两头，开动机器使机器运转数周。由于输送带的底部是最脏的地方，需要进行多次的擦拭。每次运转数周后，都要将毛巾抽出洗净再次重复上述步骤。
4 、如何判断清洁效果：检针机输送带经过上述两个清洁步骤后，将灵敏度调节到8级或最高灵敏度，开动机器，让机器运转，如机器运行平稳且探头金属位置显示灯不亮的时候，此时放入无任何金属杂质的衣物，衣物能顺利通过检针机通道，即输送带清洁成功！
影响：
※磁石的减磁检针机的检针传感器使用的是永久性磁石，但是长年使用后，器磁力会逐渐降低。所以使用前必须将试验检测用测试样品放在所定的位置上进行检查。
检针机用途
一、服装针织（童装、男女装、牛仔、内衣/文胸、毛织等）二、鞋类、皮革、塑料五金制品、玩具等三、药品、食品等四、床上用品专用五、无纺布、皮料、面料、纱线等专用
检针机的国家标准
本标准规定了带式检针机(以下简称“检针机”)的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于检测遗留在各类服装中的断钊、大头针、别针(或其他铁磁物质)的检针机。被检测物品的输送方式为输送带连续输送。 　
英文名称：
Conveyor type needle detector
发布部门：
中华人民共和国国家发展和改革委员会
提出单位：
中国轻工业联合会
归口单位：
全国服装洗涤机械标准化技术委员会
起草人：
毕补金
检针机性能特点
1. 检针机最新开发的高集成芯片，保证高性能高可靠；
2. 检针机高灵敏度，高抗干扰能力；
3. 检针机从数据采集到马达控制都采用数字信号处理（DSP），高度智能化；
4. 检针机简单易用，数据自动处理与保存，每次开机都能保持关机的设置；
5. 检针机自行开发的高频开关电源，适合能力强；
6. 检针机采用整合设计，优化产品设计，减少元器件的数量，由电脑来代替复杂的电子元件，使故障率倍降低；
7. 检针机由电脑精确控制马达的时序，延长马达的寿命；
8. 检针机精确计数，合格、次品、总数；
9. 检针机无人操作十分后自动停机；
10.检针机能设定机器的产品检测时间； 
11.检针机具有手动和自动控制两种方案选择，使用操作更加方便灵活。
检针机使用说明书
操作及功能说明  
1：将机器推放到合适地方（远离吊扇、运动铁器、大型电机、变电站、高压线、电梯及人员出入口），然后将四个固定脚（如图一、二）升起固定机器，然后用力摇晃机器直至机器不能晃动为止。
2：用干净的毛巾打湿拧干将整机擦干净，特别是输送带正面及反面一定要擦干净，这样的工作每星期至少做一次。
3:插好电源插头，打开电气控制箱上的电源开关，显示屏显示上次操作的数值。
4：按《运行》键机器直接启动或停止。机器运转后一件件放上被检物，被检物每过一件，操作面板A、C指示灯（图三）下的显示屏数值就加一；被检物每退回一件，操作面板B、C指示灯（图三）下的显示屏数值就加一，这样就记录了所有被检物的数量。
5：计数的数值不会因掉电而清除，如果要清除原来的计数值，请按《复位》键，这样所有的计数值就清零了。
6：按〈存储〉键，再连按《选择》键显示内容共五条如下：
a：指示灯D亮（图三）----按《设置》键，显示屏显示0或1。1表示被检物的高度必须大于1CM且是不透明物，机器检测到不合格的被检物报警退回，计数要求完全符合上述4所说；0表示当被检物的高度小于1CM或是大于1CM但是不透明物，机器必须调在此工作模式，当机器检测到不合格的被检物报警退回。
b：指示灯E亮（图三）----输送带走偏报警装置。按《设置》键调节范围在0-9之间，出厂调在5左右，说明输送带如走偏5分钟后机器就报警停止，必须排除故障后才能开机。
c：指示灯F亮（图三）----自动关机装置。按《设置》键调节范围在0-9之间，出厂调在5左右，说明机器连续5分钟没有检测到物品就自动停机，达到节能的目的。
d：指示灯G亮（图三）----自动开机装置。按《设置》键调节范围在0或1之间，1表示自动开机，就是机器报警退回后不用按〈运行〉就能自己启动。0表示不能自动开机，必须按〈运行〉才能开机。出厂调在1。 
e：指示灯H亮（图三）----报警退回装置。按《设置》键调节范围在0-9之间，出厂调在5左右，说明机器报警后退回的距离是5，数值越大退回的距离就越长。
f：灵敏度调节----电气控制箱（图三）上有一个灵敏度调节旋钮，调节范围在1-11之间，一般调在7-9之间，出厂调在8左右，调节的数值越大说明灵敏度就越高，操作面板上的N同样的增大或减小。
7：感应度J（图三）----显示被检物品中含铁量的多少，也可以显示机器的稳定性及周围环境的好坏，平时只亮二个灯左右。
8：部位显示（图一）----检测探头上的八个指示灯大概显示被检物品中含铁位置，一般分八个部位。
注意：以上调节完后必须按〈存储〉键确认，否则是无效设置。如直接按《选择》键，就可以浏览A、B、C、D、E、F、G、H（图三）已保存的数值。
特点及性能  
1:整机线条优美（铝合金外壳），油漆工艺考究，颜色层次分明，再配上与整机颜色接近的输送带，使整部机器即秀气又稳重大方。
2：输送带完全是进口材料，而且必须是防静电。因为输送带运转过程中由于摩擦容易产生静电，检测探头对静电非常灵敏，如输送带上有静电机器就会误报警。
3：输送带下面有二个导带轮卡在输送带里面，是防止输送带走偏损坏输送带。
4：能统计出被检物品的总量、合格量以及不合格量，并在显示屏显示计数值。
5：能自动开机，这样就不要频繁去按启动或停止键。
6：能自动停机，如5分钟后机器检测不到被检物，机器就能自动停机，真正达到环保节能的目的。
7：数码显示屏及轻触开关，可靠耐用。
8：能大概显示被检物中含铁量的大小。
9：部位显示功能，检测探头上有八个指示灯（或更多个）能大概指示被检物中含铁位置，这就非常直观明了。
10：在检测过程中如检到不合格品，机器就会部位指示、声光报警以及自动返回，非常的人性化设计。
技术信息（传送式检针器） 
1. 检针器的特性
a:因高度导致的传感度差异
一般情况下，作为检针器的特性之一，因为设置的高度不同传感度也不同。但是，即使在传感度最弱的地方，也能够保证产品说明书中1.2毫米或者1.0毫米铁球的传感性能。就是说，说明书中标明的可以传感到1.0毫米铁球的机械，根据不同条件也可以传感到1.0毫米以下的铁球。比如，在衣物中有0.9毫米左右的混入物时，即使第一次检查中没有检查出来，第二次检查时只要把检查产品反过来作业，因为混入物的位置发生了变化，就有可能检查出来。
b:因异物方向导致的传感度特性变化
异物是球体的情况一般很少，异物进入检针器内时，根据其形状在检知程度上有难易之分。如图所示：
检针器对A方向物体容易传感，其次是B方向，最后是C方向。就是说，更换产品进入方向，会使第一次没有检测出来的异物，在第二次检测中检测出来。所以，从这一角度而言，我们建议更换产品的进入方向进行第二次检针。
2. 为了提高检针器检测精度
根据以上说明，相对于使用一台检针器，我们建议使用二台（或者使用双探头检针器），进行双方向检针。如图所示：
如果第一台靠近输送带面传感度强，则第二台选用上部传感度强的型号，作业中就没有必要进行上下反转了。但是，在中间将产品转90度的话，对消除异物方向导致的误检有效。
如果两台是相同型号的检针器，需要在中间作业台处，将产品旋转90度的同时，上下反转。这样就能够有效地解决因异物的上下位置以及方向不同导致的误检问题。
安全注意事项  
1.检针器电源为220V、50HZ，使用时必须用三芯插座，并有可靠的接地线，用户不得擅自改用二芯插座。
2.挥发性及可燃性等化学物品，如乙醚、笨、丙烷。酒精等有爆炸之可能性物品，切勿接触检针器。
3.金属物品及带有磁性和干拢物品，如手机、手表等，切物靠近及接触检针器。
4.使用过程中如出现异常情况，如气味、烟雾等情况，应立即关掉电源，查看异常处。在不能确切找出异常原因时，用户不要盲目动手修理，应通知本厂技术服务部，由专业维修人员查看、修理。
维护保养事项 
1. 传送带每星斯都要彻底清扫干净，且要用专用的清洁布。传送带表面因为放置产品比较容易脏，必须给予清扫。传送带背面也要有意识地给予清扫。每天的使用过程中，可能附着含有微量铁分的污物。这种污物如果积攒下来，机械中即使没有针，也会对传送带上沾有的污物产生反应。
2. 本公司检针器的输送带均是无含碳（无铁质成分）产品，应极力避免铁制品及带有铁质的物品直接接触。
3. 挥发性及可燃性等化学物品，如乙醚、笨、丙烷。酒精等有爆炸之可能性物品，切勿接触检针器。
4. 用完设备应及时关闭电源，并将保洁罩盖好。
常见故障及其修理  
机械发生故障时，一般情况下请按下述几种原因调查处理:
a. 传送带上的污物
b. 外部干扰导致的故障
c. 内部干扰导致的故障
d. 产品不良导致的故障
a.传送带上的污物
传送带每星斯都要彻底清扫干净，且要用专用的清洁布。传送带表面因为放置产品比较容易脏，必须给予清扫。传送带背面也要有意识地给予清扫。每天的使用过程中，可能附着含有微量铁分的污物。这种污物如果积攒下来，机械中即使没有针，也会对传送带上沾有的污物产生反应。
b.外部干扰导致的故障
将被检产品放在检针器的传送带上，如果在产品移动到检针传感器附近的时候，从外部进入扰乱检针传感器磁场的话，机械将停止传送检测产品并鸣响显示。
外部干扰有如下几种情况：车间内的电磁离合式马达、缝纫机、裁断机、包装机、大型变压器、去污喷枪、整熨台马达、电梯、大型风扇、车间外铁路等大型移动物体、奕压器、焊接机、高压线等以外，操作人员使用检针器时，不能携带手提电话、钥匙、手表等金属物。另外，检针器作业时，避免手动用金属衣架在旁边通过。
车间内干扰发生源不能确定时，比如，在接通检针器电源，关闭运转开关的情况下，如果灯亮，则可以判断受到外部噪音的影响。在夜间或者车间内所有电源都关闭的情况下，只接通检针器电源，如果没有噪音影响的话，就可以判断是车间生产时有其他问题存在。然后，在同一状态下，逐一启动可能产生影响的机械设备，查明原因所在。
c.内部干扰导致的故障
检针器内部的干扰来自检针器自身发出的噪音或者产生的振动。
首先请将机械底部螺栓固定好。
地面承载力如果弱的话，会使机械振动，导致产生误动作的原因。请在底部螺栓下垫铺20cm见方的板块儿，以减少机械本体的振动。
要确认机械顶盖儿的固定螺丝是否上好。盖儿振动接触检针传感器时也会导致机械产生故障。
机械使用的轴承被磁化的情况下也会成为导致故障的原因。必须用脱磁机将轴承上的磁气除掉。
d.产品不良导致的故障
作业物的产品中，有时会因为染料种类的不同使检针器产生反应。比如，某一特定颜色的情况下，几乎都能通过检针器，但是在其他颜色的时候，就有通不过的现象。还有，用于鞋制品等底部的橡胶中，经常含有很多的金属粉末。这种情况下，在被检测产品中并没有断针等金属断片，但是因为含有很多微小的铁份，传送式检针器也会对整体的金属含有量产生反应。这时，手提式检针器也可能经常检测不出。手提式型检针器因为是压在被检测产品上面进行检测，所以相对于传送式检针器能够检测出更小的异物。但是，在上述情况下，虽然手提式检针器优越感强度比较高，但是检针面积非常小，感知器的反应体面积更小，所以经常发生手提检针器检测不出异物的现象。
※ 磁石的减磁
检针器的检针传感器使用的是永外性磁石，但是长年使用后，器磁力会逐渐降低。所以使用前必须将试验检测用测试样品放在所定的位置上进行检查。
21EHERO-500TK全自动微电脑检针机主要技术指标 
检测方式： 磁感应式
电源/频率： 220V/50HZ 消耗功率： 约120W
检测高度： 100mm 检测宽度：　600mm
报警方式： 声、光，停止输送
检测灵敏度：　11级任意可调
检测能力：　&oslash;0.8mm铁球
输送带速度：　约30m/min 
外形尺寸：  1830mm(L)×1050mm(W)×900mm(H)
重量： 约150Kg
诺鼎产品保修单
尊敬的用户：
为了使我们的服务让您更满意，同时也为了您的利益，请在购买后认真填写此说明并妥善保存该产品保修单。
保修说明注意事项：
若经本公司判断属下列因素，不属于免费保修服务的范围，本公司将有权收取维修费用：
A. 超过提供质保有效期的;
B. 因遇不可抗拒外力(如：水灾、火灾、地震、雷击、台风等)或人为操作使用不当造成之损坏的;
C. 用户擅自或请第三人自行检修、改装、变更组件、修改线路等;
D. 涂改保修服务单或与产品不符的;
※ 输送带不属保修范围;出境不保 保修期限： 壹年