标题：JT3011型互感器校验仪
产品别称
智能型互感器校验仪、互感器校验仪、互感器现校仪、全自动互感器校验仪、全自动电流互感器校验仪、全自动电压互感器测试仪、互感器现场校验仪、电流互感器现场校验仪、电压互感器现场校验仪 
产品介绍
互感器校验仪的主要用途，是对现场应用的或者在实验室应用的电压互感器和电流互感器进行技术性能的检定。为了实现这一目的，互感器校验仪必须与相关设备构成一套完整的互感器校验装置。由于互感器校验仪的性能指标与相关设备之间存在着密切的技术关联，因此要想正确地研究与理解互感器校验仪的整体概念，必须对互感器校验装置作一基本的了解。
我国互感器校验仪大致可以分为三代：第一代电工类校验仪,使用操作繁琐，接线复杂；第二代校验仪采用较为先进的电子线路，使用较上一代校验仪方便，但在测量过程中需要要人为切换量程档位，测试过程中显示信息少。第三代校验仪大都采用了单片机，使仪器的智能化程度得到提高，部分仪器具有计算机通讯接口，提高了办公自动化水平。
这里主要介绍一下，第三代互感器校验仪的主要特点：
采用单片机来实现测量、控制、显示等功能；
有计算机接口，提高办公自动化水平，减轻人工劳动强度； 
够有大屏幕显示，提供友好的操作界面，与丰富的测量信息； 
能够自动实现互感器测量，能够自动切换电流电压负载箱； 
具备良好的捉住措施，能够及时告之用户错误信息； 
仪器能够达到2级。目前市场上校验仪大多数采用阻容移相90°方法来实现数据测量，这种方法易受到环境温度、电源频率影响，上述环境一旦发生变化，其测量数据将受到很大的影响。JT3011型互感器校验仪采用独特电路原理与DSP技术，避免了上述问题。
互感器校验仪从测量原理上来看，又可以分为：直接比较式和测差式两类。
早期的互感器校验仪主要是设计成直接比较式原理，即将标准互感器与被检互感器的次级电压或电流，分别送入互感器校验仪，通过电阻分压器、阻容分压器与磁势比较仪等测量电路，测得两者的差电压或差电流，经过处理就是被检定电压互感器或电流互感器相对于标准互感器的比值差与相位差。
这种互感器校验仪的优点是，标准互感器与被检互感器的变比可以不必相等，只要标准互感器的额定初级电压或者额定初级电流大于或等于被检互感器的额定值，就可以直接进行检定，使用比较方便。
这种互感器校验仪的缺点是不能检定次级负载小于1VA的互感器；其次，这种互感器校验仪的自身误差直接叠加到标准互感器的误差之中，因为互感器校验仪的元器件误差限制了被检互感器的准确度级别。例如，一台互感器校验仪由于自身元器件限制，其测量误差限值为±0.05%,即使采用更高准确度的标准互感器,也只能用来检定0.5级以下级别的互感器。因而，这种缺点就限制了直接比较式互感器校验仪的应用范围。
测差式原理的互感器校验仪是将标准互感器与被检互感器的次级电压或电流送入到互感器校验仪的差接电路，然后由取差环节再送入到测量环节并与互感器的次级工作电压或电流进行比较，给出被检互感器对于标准互感器的比值差与相位差。
由于这种互感器校验仪只是用来测量标准互感器与被检互感器的差值，因而互感器校验仪的误差只是两互感器差值的误差，故其对测量结果的影响自然要小多了。一般来说，不论检定哪一级别的互感器，只要标准互感器符合规定，而互感器校验仪的误差限值只要不大于±2%就足够了。这样一来，不但使互感器校验仪容易制作，也降低了成本，而且其应用范围也大大的扩宽了。JT3011型互感器校验仪属于测差式的校验仪。
JT3011型互感器校验仪，是一种新颖的自动化检测仪器，它运用先进的电子技术，对互感器的误差信号直接采极分解，并经适当运算后，将互感器的百分点、同相误差、正交误差同时以数字量显示出来。仪器操作简便，读数直观，测量迅速，能降低电能消耗，减轻劳动强度；体积小，重量轻，便于携带和现场测试；仪器能在5%定额工作电流（电压）下进行测试；另外要求本公司也能生产检测S级电流互感器和二次电压为100/3V的电压互感器校验仪，此时仪器能在1%额定工作电流下测量电流互感器的误差；在检测过程中仪器能方便地随时进行自校，以保证仪器的精度；关键元器件使用进口组件，质量稳定可靠，广泛用于计量、供电等部门和互感器生产厂家，是开展互感器检测的理想仪器。
JT3011型互感器校验仪，和用于检定准确度级次0.01级至10级,额定二次电流为5A、1A电流互感器和额定二次电压为100V、100/ V、150V（100/3V、220V）的电压互感器。测量结果直接数字显示,并可为用户配上RSC232接口,方便地与计算机相联.
在检定互感器时，仪器可以随时测量被检互感器次级回路的阻抗或导纳的有功分量和无功分量。
在检定互感器时，仪器能自动指示极性。当极性错误时，仪器能自动切断差流（差压）回路，确保仪器输入电路安全。并发出报警，提示检定人员注意。
设备可以作为直角坐标系交流电位计使用，测量交流小电流或交流小电压。
设备可以与隔离PT及操作箱一起测量电压互感器的二次压降。
在检定互感器时，仪器可以用标准电流互感器或标准电压互感器作标准，也可以用双级电流互感器，双级电压互感器或感应分压器作比例标准。
设备可以用整体法或元件法进行周期检定。
欢迎您选用本公司的仪器，尽管仪器十分容易操作，但仍请您在使用仪器时仔细阅读本说明书。
产品参数
⑴温度:5℃--40℃ 相对湿度:<80%(25℃) 海拔高度:<2500m
电源频率:50Hz±0.5 Hz 电源电压:220V±5V
测量范围:
同相分量(%):0.0001～200.0 分辨率:0.0001
正交分量(分):0.001～700.0 分辨率:0.001
阻抗(Ω): 0.0001～20.0 分辨率:0.0001
导纳(ms)： 0.0001～20.0 分辨率:0.0001
⑶基本误差:
同相分量:ΔX=±（X×2%+Y×2%）±Dx (有1级可选)
正交分量:ΔY=±（X×2%+Y×2%×34.48）(有1级可选)
“X”、“Y”——仪器的显示值
“Dx,Dy”——仪器的量化误差
Dx=2,Dy=5
百分表: 1.5级(有1级可选)
工作范围：
⑴电流 ：（1%－149%）In （In =5A）
（5%－149%）In （In =1A）
电压 ：（5%－149%）Un （Un =100V，150V，100V/ ）
（5%－149%）Un （Un =100V/3）
工作负荷：
⑴电流：TO对TX<0.12Ω cosΦ=1
⑵电压：a对x<0.25VA （100V）
极性错误指示
额定工作电流（电压）的5%以上，误差超过180%时，应对如极性指示。
注意：如果大于额定工作电流（电压）的10%以上，仍未出现应有的极性指示，说明有故障，请不要再增加电流（电压），以免烧坏仪器。
变比错误指示：
额定工作电流（电压）的5%以上，误差超过30%而小于180%时，应有变比错误指示。
绝缘和耐压试验及说明：
端子TX（ ）端子相通
电源插座对外壳能承受1.5kV,1min耐压
互感器校验仪主要特点：
⑴采用320×240点阵液晶，可视范围大，带长寿命背光照明，方便使用；
⑵全中文操作界面，界面美观；
⑶百分表、比差、角差采用特大字体显示，方便用户观测；
⑷完全满足JJG314-1993和JJG314-1994要求，自动采样；
⑸自动判断极性错误，变比错误；
⑹上位机软件具有虚拟仪器开放功能；
⑺彻底解决S级测量问题；
⑻自动切换量程；
⑼采用先进独特电路和DSP技术完美结合，彻底解除阻容移相电路不稳定的问题。
⑽功耗：< 15VA（不带微型打印机）
< 25VA（带微型打印机）
⑾谐波抑制比: > 40db
⑿外形尺寸：260mm（长）×350mm (宽)×150mm（高）
⒀ 重量：6Kg[1]