标题：全自动封口机
全自动封口机
全自动封口机适用于医药、农药、食品、日化、润滑油、食品等行业的铝箔袋，塑料袋，复合袋理想封口机械。本封口机是根据国内外先进的机型基础上，重新设计制造而成，还有立卧两用封口之功能。适用于所有塑料薄膜的封口及制袋，是食品厂、化妆品厂、药厂等单位的理想封口设备，可连续运转，还可根据用户需要打出日期、批号等。适用于流水线工作。
全自动吸膜封口机
全自动吸膜封口机可用于方便面、调味酱、奶制品、豆粉、果冻、冰淇淋、果汁饮料等充填封口，针对方便面、鲜奶而设计的单片盖自动放盖装置，设计独特，性能优越放盖准确、美观整洁实用、是方便面等包装的首选设备。
技术参数
型 号： SLF/800/900/1000 
电 源： 220V 50Hz 
功 率： 0.52kw 
封袋高度： 65~420mm 
封口速度： 0~15m/min 
封口宽度： 4~12mm 
封口厚度： 0.02~0.75mm 
外形尺寸： 800x400x300mm 
重 量： 30-35kg
全自动医用封口机
全自动医用封口机主要是针对医院供应室研究开发的，可封医院供应室用灭菌袋，用于器具消毒之前的封装。
全自动医用封口机的分类
EF100－E型
性能特征
智能温度控制器，温控精度±2%，工作温度：60~220℃任意设置；
高速升温设计，室温~180℃升温只需40秒；浮动式恒定压力压合系统设计，适应纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要;先进的平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高。技术参数
封口速度10m/min；走纸自动感应控制。 电源：220V 50Hz封纹宽度12mm； 功率：500W封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求； 尺寸：490×260×136（mm）封口留边0~35mm可调； 重量：15KGEF100－C型
性能特征
4.3”( 95×55mm)彩色液晶屏显示，轻触式按键，人性化全中文操作界面，内置时钟；微电脑智能温度控制，温控精度±1%，工作温度60~220℃任意设置；快速升温设计，室温~180℃升温只需40秒；辅助降温设计，设计有与温度设置联动的排风降温系统，减少高温封口至低温封口温度调整时的等待时间；采用浮动式恒定压力压合系统设计，适应纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要；自动节能待机功能，待机时间可调，智能待机恢复，可短时间恢复工作温度，延长设备使用寿命，降低能源消耗；先进的平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高。可选配带割纸机的不锈钢专用多功能工作台，滚轴传送工作台等外围配置；技术参数 
封口速度10m/min； 电源：220V 50Hz封纹宽度12mm； 最大功率：500W封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求； 尺寸：490×260×220（mm）封口留边0~35mm可调； 重量：16KGEF101－PD型
主要特性：
4.3” ( 95×55mm)彩色液晶屏显示，轻触式按键，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数自动储存功能；微电脑智能温度控制，温控精度±1%，工作温度60~220℃任意设置；高速升温设计，室温~180℃升温只需40秒；辅助降温设计，设计有与温度设置联动的排风降温系统，减少高温封口至低温封口温度调整时的等待时间；采用浮动式恒定压力压合系统设计，适应纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要；先进的平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高。自动节能待机功能，待机时间可调，智能待机恢复，高速恢复工作温度，可延长设备使用寿命，降低能源消耗；技术参数
封口速度10m/min；采用光控技术实现封口打印自动检测。封纹宽度12mm；封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求；封口留边0~35mm可调； 外壳材料：碳钢喷塑或304不锈钢可选电源：220V 50Hz 最大功率：500W设备尺寸：560×260×220（mm） 重量：18kg打印系统功能：
中文、英文、数字以及符合《YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》等特殊符号打印功能，可实现卫生部要求的失效期、批次、操作者标号、锅号、锅次等各种打印要求；灭菌日期、失效期限、批次代码可调整，并实现汉字设置和汉字打印功能；灭菌日期、失效期限可以根据设置自动进行调整，不需手动调整每月天数；内置一台打印机，可以设置打印事项、调整打印内容；故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，对出现的各种故障自动报警或提示。打印字体宽窄可调，方便将更多的内容打印到相对窄的纸袋上；打印功能可关闭也可按需要关闭某条目；打印内容与纸袋宽度智能辅助匹配，即：系统会根据选择的打印内容给出纸袋宽度要求，辅助操作者确定打印内容或选取合适的纸袋；纸袋宽度不足时报告提醒；选购附件
纸机的不锈钢专用多功能工作台 
滚轴传送工作台 单（双）层割纸机标签打印机 放大镜 封口测试纸封口强度测试仪EF101－U型电脑设置
主要特性：
4.3” ( 95×55mm)彩色液晶屏显示，轻触式按键，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数自动储存功能；设备可与电脑连接，对打印内容进行调整或更改；微电脑智能温度控制，温控精度±1%，工作温度60~220℃任意设置；自带封口机打印系统性能测试功能。高速升温设计，室温~180室温℃升温只需40秒；辅助降温设计，设计有与温度设置联动的排风降温系统，减少高温封口至低温封口温度调整时的等待时间；采用浮动式恒定压力压合系统设计，适应纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要;自动节能待机，待机时间可调，智能待机恢复，快速恢复工作温度，可延长设备使用寿命，降低能源消耗；先进的平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高。Advanced技术参数 封口速度10m/min；采用光控技术实现封口打印自动检测。封纹宽度12mm；封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求；封口留边0~35mm可调； 外壳材料：碳钢喷塑或304不锈钢可选电源：220V 50Hz 最大功率：500W设备尺寸：560×260×220（mm） 重量：18kg打印系统功能
中文、英文、数字以及符合《YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》等特殊符号打印功能，可实现卫生部要求的有效期、批次、使用科室名称、操作者姓名或标号、锅号、锅次等各种打印要求；
灭菌日期、失效期限、批次代码可调整，并实现汉字设置和汉字打印功能；灭菌日期、失效期限可以根据设置自动进行调整，不需手动调整每月天数；可通过USB口连接电脑，通过该机配带的专用程序设置打印内容：如：消毒锅号、锅次、操作者、科室等；电脑设置下传后可脱离电脑打印更改后事项；内置一台打印机，可以设置打印事项、调整打印内容；故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，对出现的各种故障自动报警或提示。打印字体宽窄可调，方便将更多的内容打印到相对窄的纸袋上；打印功能可关闭也可按需要关闭某条目；打印内容与纸袋宽度智能辅助匹配，即：系统会根据选择的打印内容给出纸袋宽度要求，辅助操作者确定打印内容或选取合适的纸袋；纸袋宽度不足时报告提醒；自动节能待机，待机时间可调，智能待机恢复，快速恢复工作温度，可延长设备使用寿命，降低能源消耗；先进的平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高。选购附件 
带割纸机的不锈钢专用多功能工作台滚轴传送工作台 单（双）层割纸机标签打印机放大镜封口测试纸 封口强度测试仪EF102－U 型
​主要特性：
4.3” ( 95×55mm)彩色液晶屏显示，轻触式按键，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数自动储存功能；设备可与电脑连接，对打印内容进行调整或更改；微电脑智能温度控制，温控精度±1%，工作温度60~220℃任意设置；自带封口机打印系统性能测试功能。高速升温设计，室温~180℃升温只需40秒；辅助降温设计，设计有与温度设置联动的排风降温系统，减少高温封口至低温封口温度调整时的等待时间；采用浮动式恒定压力压合系统设计，适应纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要；自动节能待机功能，待机时间可调，智能待机恢复，快速恢复工作温度，可延长设备使用寿命，降低能源消耗；可通过USB口连接电脑，通过该机配带的专用程序设置打印内容：如：消毒锅号、锅次、操作者、科室等；先进的平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高。技术参数 
封口速度10m/min；采用光控技术实现封口打印自动检测。封纹宽度12mm；封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求；封口留边0~35mm可调； 外壳材料：碳钢喷塑或304不锈钢可选电源：220V 50Hz 最大功率：500W设备尺寸：560×260×220（mm） 重量：18kg打印系统功能 
中文、英文、数字以及符合《YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》等特殊符号打印功能，可实现卫生部要求的有效期、批次、使用科室名称、操作者姓名或标号、锅号、锅次等各种打印要求；灭菌日期、失效期限、批次代码可调整，并实现汉字设置和汉字打印功能；灭菌日期、失效期限可以根据设置自动进行调整，不需手动调整每月天数；电脑设置下传后可脱离电脑打印更改后事项；内置两台打印机，双打印头配置，可以设置打印事项、调整打印内容，实现双行打印；故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，对出现的各种故障自动报警或提示。打印字体宽窄可调，方便将更多的内容打印到相对窄的纸袋上；打印功能可关闭也可按需要关闭某条目；打印内容与纸袋宽度智能辅助匹配，即：系统会根据选择的打印内容给出纸袋宽度要求，辅助操作者确定打印内容或选取合适的纸袋；纸袋宽度不足时报告提醒；选购附件
带割纸机的不锈钢专用多功能工作台滚轴传送工作台 单（双）层割纸机 标签打印机 放大镜 封口测试纸封口强度测试仪