标题：粘度
概述
一、英文：viscosity　
将流动着的液体看作许多相互平行移动的液层, 各层速度不同,形成速度梯度(dv/dx),这是流动的基本特征.由于速度梯度的存在,流动较慢的液层阻滞较快液层的流动,因此.液体产生运动阻力.为使液层维持一定的速度梯度运动,必须对液层施加一个与阻力相反的反向力.　在单位液层面积上施加的这种力,称为切应力或剪切力τ(N/m2).　切变速率(D) D=d v /d x (单位：s -1)　切应力与切变速率是表征体系流变性质的两个基本参数　 两不同平面但平行的流体，拥有相同的面积”A”，相隔距离”dx”，且以不同流速”V1”和”V2”往相同方向流动，牛顿假设保持此不同流速的力量正比于流体的相对速度或速度梯度，即：τ= ηdv/dx =ηD（牛顿公式） 其中η与材料性质有关，我们称为“粘度”。
二、现在延伸到形容网站好坏或客户关系的形容词。比如网站粘度，用户对某一网站的重复使用度、依赖度、忠诚度。或客户粘度，指客户与工作人员之间的关系，对工作人员的依赖度，忠诚度。
定义
将两块面积为1㎡的板浸于液体中,两板距离为1米,若加1N的切应力,使两板之间的相对速率为1m/s,则此液体的粘度为1Pa.s。　牛顿流体：符合牛顿公式的流体。 粘度只与温度有关，与切变速率无关， τ与D为正比关系。　非牛顿流体：不符合牛顿公式 τ/D=f（D），以ηa表示一定（τ/D）下的粘度，称表观粘度。　 
又称黏性系数、剪切粘度或动力粘度。流体的一种物理属性，用以衡量流体的粘性，对于牛顿流体，可用牛顿粘性定律定义之： 
式中μ为流体的黏度；τyx为剪切应力；ux为速度分量；x、y为坐标轴；dux/dy为剪切应变率。流体的粘度μ与其密度ρ的比值称为运动粘度，以v表示。 
粘度随温度的不同而有显著变化，但通常随压力的不同发生的变化较小。液体粘度随着温度升高而减小，气体粘度则随温度升高而增大。对于溶液，常用相对粘度μr表示溶液粘度μ和溶剂粘度μ之比，即： 
相对粘度与浓度C的关系可表示为： 
μr=1+【μ】C+K′【μ】C+… 
式中【μ】为溶液的特性粘度， 
K′为系数。【μ】、K′均与浓度无关。 
不同流体的粘度差别很大。在压强为101.325kPa、温度为20℃的条件下，空气、水和甘油的动力粘度和运动粘度为： 
空气　μ=17.9×10^-6Pa·s，　v=14.8×10^-6m2/s 
水　μ=1.01×10^-3Pa·s，　v=1.01×10^-6m2/s　 
甘油　μ=1.499Pa·s，　v=1.19×10^-3m2/s 
由于粘度的作用，使物体在流体中运动时受到摩擦阻力和压差阻力，造成机械能的损耗（见流动阻力）。 
各种流体的粘度数据，主要由实验测得。常用的粘度计有毛细管式、落球式、锥板式、转筒式等。在工业上有时用特定形式的粘度计来测定特定的条件粘度。如炼油工业中常用恩氏粘度（或恩格拉粘度）作为石油产品的一个指标，它表示某一温度下200cm油品与同体积20℃纯水，从恩氏粘度计中流出所需时间之比。恩氏粘度与动力粘度的关系可按经验公式换算。又如橡胶工业中常用门尼粘度为衡量橡胶平均分子量及可塑性的一个指标。 
在缺少粘度实验数据时，可按理论公式或经验公式估算粘度。对于压力不太高的气体，估算结果较准；对于液体则较差。对非均相流体（如低浓度悬浮液）的粘度，可以用爱因斯坦公式估算： 
式中μm为悬浮液的粘度；μ为连续相液体的粘度;φ为悬浮液中分散相的体积分数；μd为分散相粘度。当分散相为固体颗粒时，μd→∞，；当分散相为气泡时，μd→0，μm=(1+φ)μ。 
粘度是流体粘滞性的一种量度，是流体流动力对其内部摩擦现象的一种表示。粘度大表现内摩擦力大，分子量越大，碳氢结合越多，这种力量也越大。 粘度对各种润滑油、质量鉴别和确定用途，及各种燃料用油的燃烧性能及用度等有决定意义。在同样馏出温度下，以烷烃为主要组份的石油产品粘度低，而粘温性较好，即粘度指数较高，也就是粘度随温度变化而改变的幅度较小；含环烷烃（或芳烃）组份较多的油品粘度较高，即粘温性较差；含胶质和芳烃较多油品粘度最高，粘温性最差，即粘度指数最低。 粘度常用运动粘度表示，单位mm2/s。重质燃料油粘度大，经预热使运动粘度达到18~20mm2/s（40℃），有利于喷油嘴均匀喷油。
单位换算表
动力粘度单位换算
1厘泊(1cP)=1毫帕斯卡.秒 (1mPa.s) 
100厘泊(100cP)=1泊 (1P) 
1000毫帕斯卡.秒 (1000mPa.s)=1帕斯卡.秒 (1Pa.s)
1000微 帕斯卡.秒（1000μ Pa.s）=1毫帕斯卡.秒 (1mPa.s)
动力粘度与运动粘度的换算
η=ν. ρ 
式中η－－- 试样动力粘度(mPa.s) 
ν－－- 试样运动粘度(mm2/s) 
ρ－－- 与测量运动粘度相同温度下试样的密度(g/cm3)
测定
粘度测定有：动力粘度、运动粘度和条件粘度三种测定方法。　 (1)、动力粘度ηt是二液体层相距1厘米，其面积各为1(平方厘米)相对移动速度为1厘米/秒时所产生的阻力，单位为克/厘米·秒。1克/厘米·秒=1泊一般：工业上动力粘度单位用泊来表示。　 (2)、运动粘度在温度t℃时，运动粘度用符号γ表示，在国际单位制中，运动粘度单位为斯，即每秒平方米(m2/s)，实际测定中常用厘斯，(cst)表示厘斯的单位为每秒平方毫米(即 1cst=1mm2/s)。运动粘度广泛用于测定喷气燃料油、柴油、润滑油等液体石油产品深色石油产品、使用后的润滑油、原油等的粘度，运动粘度的测定采用逆流法。　 (3)、条件粘度指采用不同的特定粘度计所测得的以条件单位表示的粘度，各国通常用的条件粘度有以下三种： 
①恩氏粘度又叫思格勒(Engler)粘度。是一定量的试样，在规定温度(如：50℃、 80℃、100℃)下，从恩氏粘度计流出200毫升试样所需的时间与蒸馏水在20℃流出相同体积所需要的时间(秒)之比。温度t&ordm;时，恩氏粘度用符号Et表示，恩氏粘度的单位为条件度。 
②赛氏粘度，即赛波特(sagbolt)粘度。是一定量的试样，在规定温度(如 100&ordm;F、F210&ordm;F或122&ordm;F等)下从赛氏粘度计流出200毫升所需的秒数，以“秒”单位。赛氏粘度又分为赛氏通用粘度和赛氏重油粘度(或赛氏弗罗(Furol)粘度)两种。　③雷氏粘度即雷德乌德(Redwood)粘度。是一定量的试样，在规定温度下，从雷氏度计流出50毫升所需的秒数，以“秒”为单位。雷氏粘度又分为雷氏1号(Rt表示)和雷氏2号(用RAt表示)两种。 
上述三种条件粘度测定法，在欧美各国常用，我国除采用恩氏粘度计测定深色润滑油及残渣油外，其余两种粘度计很少使用。三种条件粘度表示方法和单位各不相同，但它们之间的关系可通过图表进行换算。同时恩氏粘度与运动粘度也可换算，这样就方便灵活得多了。　 
粘度的测定有许多方法，如转桶法、落球法、阻尼振动法、杯式粘度计法、毛细管法等等。对于粘度较小的流体，如水、乙醇、四氯化碳等，常用毛细管粘度计测量；而对粘度较大流体，如蓖麻油、变压器油、机油、甘油等透明（或半透明）液体，常用落球法测定；对于粘度为0.1～100Pa?s范围的液体，也可用转筒法进行测定。粘度测定专用仪器YDN-2000型全自动运动粘度测定仪适用于GB265-88 ,GB1814，ASTM D445、IP71等标准；采用先进的单片机控制、彩色大屏幕中文提示操作，测定结果自动存储、高速热敏打印机自动打印结果，恒温浴温度均匀, 可同时安放四支粘度及进行实验，还可作为高粘度恒温水浴进行其它实验。
主要特点：
* 先进的单片机控制，智能控温，彩色大屏幕液晶显示，中文菜单提示输入
* 适时显示仪器的温度、时间、参数等工作状态，
* 20升恒温浴缸，外层为有机玻璃保温罩，浴内温度分布均匀，控温效果好。
* 二支或者四支粘度计安装孔可同时对两种以上油样进行平行试验
* 毛细管计卡采用三点垂直式，操作灵活方便，夹持可靠。
* 自动计算运动粘度值与测试平均值，并自动打印和存储测定结果
* 检测准确，显示直观，自动计时，自动计算，自动打印结果。
*可采用乌氏粘度计或者坎农芬斯克粘度计对透明及不透明的牛顿运动粘体进行运动粘度参数测试，降低劳 动强度，提高工作效率。
*机器全自动清洗毛细管，不需要再移动恒温槽内地粘度计，减少玻璃管破损，给工作造成不便。
主要技术指标：
执行标准
GB265-88 ,GB1814，ASTM D445、IP71等
毛细管粘度计
符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》符合JJG155《工作毛细管粘度计检定规程》
显示方式
5寸彩色液晶屏显示
控温范围
室温～150℃任意设置；
测定范围
运动粘度测定范围：0.5～20000mm2/s；动力粘度测定范：0.3～40000mPa.s
控温精度
±0.1℃
计时精度
±0.1S
计时范围
0.1秒-999.9秒
恒温浴缸
300×300mm双层
打印机
低能耗热敏打印机，纸宽55mm
测温元件
进口精密铂电阻
搅拌速度
1520转/分
最大功率
1800W 
装样数量
4个
使用环境
环境温度15--35℃环境湿度小于85%
电源要求
220V ac±10%50Hz±1Hz
最大尺寸
560*370*520（长*宽*高）
仪器质量
20Kg
YDN101型运动粘度自动测定仪，可用于测定液体石油产品(指牛顿液体）的运动粘度、动力粘度和乌氏粘度，该仪器采用彩色中文液晶显示，触摸屏控制，采用模糊控温方式，德国进口感温元件，控温准确、精度高，自动精确计时，自动计算运动粘度值和动力粘度值，自动打印并存储测定结果.  
符合标准：
SY/T5651-93《石油产品运动粘度试验器技术条件》
GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 
GB1660-1982《增塑剂运动粘度的测定法（品氏法）》 
GB 1841-1980 《聚烯烃树脂稀溶液粘度试验方法》
毛细管粘度计：符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》； 
符合JJG155《工作毛细管粘度计检定规程》；
主要技术指标:
显示方式
5吋彩色LCD，中文菜单，触摸屏控制
运动粘度测定范围
0.5~20000mm/s
动力粘度测定范围
0.3~40000mPa.s
控温范围
室温~150℃（如果设定温度在100℃以上时，在介质中加添加剂）
控温精度
±0.01℃
计时精度
±0.01s
浴缸容积
20L双层水浴缸
加热功率
主加热1000W，附助加热800W
搅拌转速
1300转/分
实验孔数
2OR4孔
打印机
告诉低噪声热敏微型打印机，纸宽58mm
年月日时间
自动实时跟踪日期
实验数据存储
掉电存储数据，可存储256个历史记录
工作电源
220V±10%； 50HZ
环境温度
5~45℃，相对湿度<80%
外型尺寸
400*450*650mm。

其他概念
实验室测定粘度的原理一般大都是由斯托克斯公式和泊肃叶公式导出有关粘滞系数的表达式，求得粘滞系数。　粘度的大小取决于液体的性质与温度，温度升高，粘度将迅速减小。因此，要测定粘度，必须准确地控制温度的变化才有意义。粘度参数的测定，对于预测产品生产过程的工艺控制、输送性以及产品在使用时的操作性，具有重要的指导价值，在印刷、医药、石油、汽车等诸多行业有着重要的意义。 
1845年，英国数学家、物理学家斯托克斯（G. G. Stokes, 1819-1903）和法国的纳维（C.L.M.H. Navier）等人分别推导出粘滞流体力学中最基本的方程组，即纳维-斯托克斯方程，奠定了传统流体力学的基础。 
1851年，斯托克斯推导出固体球体在粘性介质中作缓慢运动时所受的阻力的计算公式，得出在给定力（重力）的作用下，阻力与流速、粘滞系数成比例，即关于阻力的斯托斯公式。 
纳维-斯托克斯方程是数学中最为难解的非线性方程中的一类，寻求它的精确解是非常困难的事。直至今天，大约也只有70多个精确解，只有大约一百多个特解被解出来，是最复杂的、尚未被完全解决的世界级数学难题之一。