标题：微机继电保护校验仪
产品别名
微机继电保护校验仪：微机继电保护测试仪、微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪”单相、3相、6相继保效验仪
二：外接PC机操作说明
微机继电保护测试仪英文简称：Microcomputer relay protection calibrator
1.外接PC机操作
首先从光盘中将“继保”测试软件复制到电脑中，拖“继保”图标至桌面，建立快捷方式；
将专门配置的通讯线（3芯）将笔记本电脑或台式电脑的串口COM1和校验仪后面板上的通信口相连接。有些笔记本电脑没有串口，需先将USB口转换成串口COM1，再通过通信线连接至校验仪通信口；
闭装置本机上的所有软件功能试验模块，直接在外接的电脑上进行操作，校验仪将完全由外接的电脑控制；
外接电脑上的操作功能，除了界面上的软件版本可能不同外，其功能与单机软件完全相同。
2.外接PC机的硬件要求
PC机至少应具有Pentium 200或K6 - 200以上，16M内存，显示器分辨率能达800x600以上，能运行Windows95、Windows98、Windows Me、Windows XP操作系统的笔记本电脑或台式电脑。
3.硬件连接
关闭校验仪和PC机电源，用9芯通信电缆将PC 机串口1与校验仪之PC机通信口连接，然后打开校验仪和PC机电源。
4.校验仪软件进入PC通信状态
打开校验仪电源后，软件进入单机操作界面，在校验仪操作主菜单上选“PC通讯”按下旋钮即进入PC机通信状态。
5.校验仪软件从PC通信状态退回到单机操作状态
在PC机通信状态，按下旋钮3秒钟后，软件自动退回到单机操作界面。
6.启动PC机软件
启动PC机，运行Windows 操作系统，将显示器分辨率设为800x600以上；打开“继保测试软件”文件夹，进入各项子功能中即可进行各项试验。
7.外接PC机操作软件说明
请参阅第二部分“继保软件操作说明”。
  
三：产品概述
微机继电保护校验仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上，广泛听取用户意见，总结目前国内同类产品优缺点，充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用单机独立运行，亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放，自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能，可进行大多数试验，联接电脑运行则具有更强大的操作功能。
三相微机继电保护校验仪测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展，应用最新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。三相继电保护校验仪在参照了原电力部颁发的《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上，认真总结前几代产品的开发、生产经验，并采用现代最新数字技术、高精密电子器件、微机系统及新线路、新结构研制而出。可独立完成微机保护、继电保护、励磁、计量、故障录波等专业领域内的装置测试，广泛应用于电力、石化、冶金、铁路、航空、军事等行业的科研、生产和电气试验现场。
四：技术指标
◆ 交流电压输出
0～250V连续可调，最大输出容量600VA,过量程保护260V
◆ 交流电流输出
0～50A，0～100A连续可调
0～50A时，开路电压10V。
0～100A时，开路电压5V。过载保护动作电流120A。
◆ 直流电压输出
0～250V连续可调，最大电流2A，过量程保护260V,过载保护动作电流2.1A±5%。
◆ 直流电流输出
0～200mA　0～5 A连续可调
0～200mA时，开路电压48V，过载保护动作电流230mA。
0～5A时，开路电压24V,过载保护动作电流5.2A。
● 标准12路电流电压输出，灵活组织
可12路（6路电压、6路电流）同时输出
可6路电流或6路电压单独输出
五：性能
● 可3路电流、4路电压输出
● 内置工控机，8.4″真彩液晶显示，Windows操作系统
● 双操作模式，可单机操作，可连电脑操作
● 单机自带轨迹球光电鼠标及优化小键盘
● 高精度DA，新型高保真线性功放
● 10路开入，8路开出，方便进行备自投、快切试验
● GPS控制功能，可双侧对时同步测试，进行光纤纵联保护试验等
● 功能强大，可完整测试差动、备自投、快切、同期、谐波、故障回放、功率振荡等
六：用途
1．二次调度中所有单个元件的测试(电流、电压、时间、差动、平衡、负序、距 离、功率方向、反时限、产品相册(3张)频率、同期、重合闸等继电器)。
2．整组传动，能摸拟各种简单或复杂的瞬时性，永久性，转换性故障，可在基 波上叠加暂态直流分量。
3．能随意叠加各次谐波，叠加初始角及含量在线可控。
4. 可分相输出不同频率交流量、交直流两用。
5. 专用低周单元,可方便测试微机低周低压减载保护。
6．各种保护时间特性的自动扫描。功率及阻抗保护特性曲线的扫描。
7．微机主变保护差动比例及谐波制动特性的自动测试。
8．整组距离、零序、过流保护自动测试。
9．用户可编程测试单元，以满足特殊试验用途，例备自投装置的测试。
10．电机失磁失步、反激磁、逆功率及同期等各种保护的测试。
七：引用标准
中华人民共和国电力行业标准DL/T 624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》。
八：技术参数
主要技术参数：
项 目 技术参数 电压源 最大输出电压 6×125V最大输出功率 6×80VA分辨率 1mV精度 ≤0.2(5V-110V),≤0.5(<5V或>110V) 谐波失真 ≤0.1% 其它 各相输出幅值、频率、相位独立可调，并可以作为直流电压输出，短路自动保护。 电流源 最大输出电流 6×30A或1×180A 最大输出功率 6×350VA或1×1600VA分辨率 1mA精度 ≤0.2(1A-30A),≤0.5(0.2A-1A) 谐波失真 ≤0.1% 其它 各相输出幅值、频率、相位独立可调，并可以作为直流电流输出，过载自动保护。 相位 范围 -360°——+360° 精度 0.1° 频率 范围 0-1000Hz分辨率 50μHz漂移 5ppm开关量输入 输入端口数量 8对 响应时间 100μs计时范围 1ms-999,999.999s输入方式 空接点（ON<5KΩ,OFF>10KΩ）或带电位， 
耐压250VDC 其它 防抖动时间可设置 开关量输出 输出端口数量 4对 输出方式 空接点，耐压250VDC，容量250VA GPS触发器 脉冲精度 误差<1uS 同步性 <100uS触发模式 内置GPS触发器或外接触发器 尺寸 440mm×180mm×330mm（宽×高×深）重量 16Kg 供电电源 单相220VAC(±15%)，频率50/60Hz，功率2.5KW/15A 1、交流电流源:
相电流输出（有效值）： 0--30A/相，精度0.2%
三相并联输出(有效值)： 0--90A/三相同相位并联输出
相电流长时间允许工作值(有效值)： 10A
每相最大输出功率 ：420VA
三相并联电流最大输出功率 ：900VA
三并电流最大输出允许工作时间 ：10s
频率范围： 0--1000Hz 精度：0.001Hz
谐波次数： 2--20次 相位：0--360° 精度：0.1°
2、直流电流源:
电流输出： 0--±30A/相 ：精度 0.2%
3、交流电压源:
相电压输出（有效值）： 0--125V/相 精度：0.2%
线电压输出（有效值）： 0--250V
相电压/线电压输出功率 ： 75VA/100VA
频率范围： 0--1000Hz 精度：0.001Hz
谐波次数： 2--20次 相位：0--360° 精度：0.1°
九：差动保护
差动试验单元根据微机型或集成电路型变压器、发电机以及电动机差动保护的特点进行设计，用于自动测试其比率制动特性、谐波制动特性以及动作时间特性等。
与 “差动继电器制动特性测试”不同，本模块不是直接给继电器加上动作电流和制动电流进行试验，而是模拟变压器原方电流和付方电流加至差动保护装置，由保护组合出动作电流和制动电流进行试验。
1.自动搜索比例制动特性曲线和谐波制动特性曲线
2.任意设置定点进行比例制动测试和谐波制动测试，可以测试动作时间
3.以预先绘出比例制动和谐波制动特性理论曲线及误差范围
4.设置多种比例制动和谐波制动的制动电流和动作电流算法
5.TA的二次电流校正可以为高侧调整、低侧调整或外部接线调整（此时软件中选择“不调整”）
6.谐波制动可以选2～7次谐波
7.基波和谐波可两侧分离输出也可一侧叠加输出
8.可直接设置平衡系数，也可根据变压器参数自动计算，可用于标么值差动保护测试
9.可输出3路电流进行单相差动测试。