标题：影像测量仪
分类
影像仪按操作方式可以分为手动影像测量仪、自动影像测量仪和闪测影像测量仪。
影像测量仪分类
按其投射路径可分为(a)垂直型投影机(b)落地型投影机(c)水平型投影机。投影机与灯泡通电后，光线经过滤热镜片、透镜组、工作台平板、反射镜、投影幕等，将工件轮廓或表面经放大后并投影至半透明的投影幕上。通常，必须调整工件与投影透镜间至适当的焦距距离，使投影幕至最清楚的状况，以确保工件测量的准确性影像测量仪的构造，可由三个不同测量系统而有不同构造。若以垂直型投影机为例，其投影透镜可由25x至225x的放大倍率，而常用者有10x、20x、50x、100x等四种。测量工件则可用轮廓照明或表面反射照明。附件包括回转式装物台、分厘头(机械式或光学式)、显示器、V型块、中心顶架、各种倍率的透镜(可随意更换)、投影幕、标准图片、玻璃尺和照相设备等。影像测量仪分类：影像测量仪、二维影像测量仪、二次元、自动影像测量仪、全自动影像测量仪、二次元影像测量仪、2.5D影像测量仪、影像测绘仪等等。  环仪仪器
除了通用分类的影像测量仪，随着某些行业的需求增大，市场上还出现了专用型影像测量仪，又有了如轴类影像测量仪、齿轮影像测量仪等分法。
影像测量仪-用途
仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域，机械、电子、仪表、五金、塑胶等行业广泛使用。(模具，螺丝，金属，配件，橡胶,PCB板,弹簧,五金，电子，塑料)
结构组成
影像测量仪是一种由高解析度CCD彩色摄像器、连续变倍物镜、彩色显示器、视频十字线发生器、精密光学尺、多功能数据处理器、2D数据测量软件与高精密工作台结构组成的高精度光电测量仪器。
应用领域
仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域，机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器，磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机（电脑）、液晶电视(LCD)、印刷电路板（线路板、PCB）、汽车、医疗器械、钟表、仪器仪表等。 
测量的产品也涉及多个行业，LCD、FPC、PCB、线路板、螺丝、弹簧、钟表、手表、仪表、接插件（连接器、接线端子）、齿轮、凸轮、螺纹、半径样板、螺纹样板、电线电缆、刀具、轴承、五金件、冲压件、筛网、试验筛、水泥筛、网板（钢网、SMT模板）等。
[1]
技术参数
CNC全自动影像测量仪系列技术规格型号HYVMS-3030CNC金属台尺寸（mm)600×600玻璃台尺寸（mm)400×400[2]运动行程（mm)300×300仪器重量（kg)200CNC全自动影像测量仪技术指标影像摄取系统日本索尼1/2'彩色CCD摄影机X、Y、Z轴数显分辨率0.001mm测量精度X,Y轴量测精度（3+L/200）um光源系统40组LED轮廓光源LED平行底光源可选配同轴光源、各种颜色LED轮廓光源（费用另计）变焦物镜品牌NAVITAR变焦物镜技术全自动变焦镜头，Motor Zoom技术变焦物镜倍率光学放大倍率0.7X-4.5X影像放大倍率30X-230XCNC全自动影像测量仪机械特性仪器架构机身一体化设计材质高硬度铝合金材质工作台承重25Kg最高运行速度500mm/sec最高加速度1600mm/sec控制系统全自动闭环控制系统, 三轴伺服闭环控制系统软件标准MCINS软件操作系统Windows XPCNC全自动影像测量仪外部工作环境电源220V 50±5Hz功率500W温度范围20±5℃ 1℃/h 2℃/24h 1℃/m湿度40%-70%>震动< 30Hz可选配激光测量模组及激光测量软件手动影像测量仪手动影像测量仪是指测量过程中通过人工手动操作，控制测量平台的X、Y移动，将待测工件移动至测量区域。手动影像测量仪是早期影影像测量的主要类型。通过手动操作能更能好的感知平台移动的速度，有效防止仪器因为误操作而引起的破坏。但是测量的效率较低，人工测量误差也较大。不适合极为精密的工件测量和大批量的工件测量需求。
自动影像测量仪自动影像测量仪是随着测量技术不断发展，在手动影像测量仪基础上进行技术增加和改进，逐渐改变人工控制平台移动和一些手动操作的步骤。自动影像测量仪除了在硬件上比手动影像测量仪的要求有所提高外，测量软件的研发也是重要的环节。自动寻边选取测量元素、自动输出测量数据分析结果、自动进行工件对焦、自动控制平台移动方向和速度、自动描绘工件轮廓外观等。
由于自动影像测量仪的简易型和全备的功能，目前逐渐取代手动影像测量仪成为精密测量行业的主流仪器设备，但价格相对手动影像测量仪要有所增加。
闪测影像测量仪闪测影像测量仪是整合影像测量仪行业高端技术和闪测理念最新测量产品。按测量平台大小可最大限度的批量测量工件。例如如果平台区域可以放置7个螺丝钉，那一次即可实现7个同样螺丝钉的几何尺寸测量。
闪测影像测量仪最大的特点是其简易的操作，将测量功能整合至一个按键，精密测量，只需一键即可。
用途
仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域，机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器，磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机（电脑）、液晶电视(LCD)、印刷电路板（线路板、PCB）、汽车、医疗器械、钟表、仪器仪表等。
测量的产品也涉及多个行业，LCD、FPC、PCB、线路板、螺丝、弹簧、钟表、手表、仪表、接插件（连接器、接线端子）、齿轮、凸轮、螺纹、半径样板、螺纹样板、电线电缆、刀具、轴承、五金件、冲压件、筛网、试验筛、水泥筛、网板（钢网、SMT模板）等。 
基本介绍影像测量仪是一种由高分辨率CCD彩色摄像机、连续变倍物镜、彩色显示器、视频十字线发生器、精密光学尺、多功能数据处理器、2D数据测量软件与高精度工作台等精密机械结构组成的高精度、高效率光电测量仪器，以二维测量为主，也能作三维测量。它被广泛应用在各种不同的精密产业中，如电子组件、精密模具、精密刀具、弹簧、螺丝加工、塑料、橡胶、油封止阀、照相机零件、脚踏车零件、汽车零件、导电橡胶、PCB加工等各种精密加工业。是机械、电子、仪表、钟表、轻工、塑料等行业，院校、研究所和计量检定部门的计量室、试验室以及生产车间不可缺少的计量检测设备之一。　
  
工作原理影像测量仪，是基于机器视觉的自动边缘提取、自动理匹、自动对焦、测量合成、影像合成等人工智能技术，具有点哪走哪自动测量、CNC走位自动测量、自动学习批量测量，影像地图目标指引，全视场鹰眼放大等优异的功能。同时，基于机器视觉与微米精确控制下的自动对焦过程，可以满足清晰造影下辅助测高需要(亦可加入触点测头完成坐标测高)。支持空间坐标旋转的优异软件性能，可在工件随意放置的情况下进行批量测量，亦可使用夹具进行大批量扫描测量与SPC结果分类。全自动影像测量仪，是在数字化影像测量仪(又名CNC影像仪)基础上发展起来的人工智能型现代光学非接触测量仪器。其承续了数字化仪器优异的运动精度与运动操控性能，融合机器视觉软件的设计灵性，属于当今最前沿的光学尺寸检测设备。全自动影像测量仪能够便捷而快速进行三维坐标测量与SPC结果分类，满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求：更高速、更便捷、更精准的测量需要，解决制造业发展中又一个瓶颈技术。
全自动影像测量仪是影像测量技术的高级阶段，具有高度智能化与自动化特点。其优异的软硬件性能让坐标尺寸测量变得便捷而惬意，拥有基于机器视觉与过程控制的自动学习功能，依托数字化仪器高速而精准的微米级走位，可将测量过程的路径，对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等操作过程自学并记忆。全自动影像测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程，结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能，可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现精确选点，具有高精度重复性。从而使操作人员从疲劳的精确目视对位，频繁选点、重复走位、功能切换等单调操作和日益繁重的待测任务中解脱出来，成百倍地提高工件批测效率,满足工业抽检与大批量检测需要。
最新推出的全自动影像测量仪具有人工测量、CNC扫描测量、自动学习测量三种方式，并可将三种方式的模块叠加进行复合测量。可扫描生成鸟瞰影像地图，实现点哪走哪的全屏目标牵引，测量结果生成图形与影像地图图影同步，可点击图形自动回位、全屏鹰眼放大。可对任意被测尺寸通过标件实测修正造影成像误差，并对其进行标定，从而提高关键数据的批测精度。全自动影像测量仪有着友好的人机界面，支持多重选择和学习修正，其优异的高速测量可达1500mm/min, 重合精度：±2μm、 线性精度：±(3+L/150) μm。
全自动影像测量仪优秀性能使其在各种精密电子、晶圆科技、刀具、塑胶、精密零件、弹簧、冲压件、接插件、模具、军工、二维抄数、绘图、工程开发、五金塑胶、PCB板、导电橡胶、粉末冶金、螺丝、钟表零件、手机、医药工业、光纤器件、汽车工程、航天航空、高等院校、科研院所等领域具有广泛运用空间。
选购方法
有许多客户都在为如何挑选影像测量仪的型号品牌所困扰，其实最担心就是影像测量仪的质量和售后。国内影像测量仪的生产商大部分都集中在广东地区，研发的软件功能大部分相似，客户可以不用担心，挑选一款能够满足需要测量的产品行程就行了。根据需要来选择要不要自动或者手动，手动的就比较便宜，全自动的大概要比手动贵一倍左右。
挑选影像测量仪最重要看影像测量仪的显像是不是清晰，以及精度是否达标(一般精度选择标准为公差带全距的1/3~1/8)。现在国产影像测量仪大部分的CCD采用进口的，将所能捕捉到的图象通过数据线传输到电脑的数据采集卡中，之后由软件在电脑显示器上成像，由操作人员用鼠标在电脑上进行快速的测量。有的生产商为了节约成本可能会采用国产的，造价比较低，效果就稍微差点。
售后问题许多客户都会担忧，其实售后服务大部分生产商都做的不错，有个别的时候比如说离客户比较远，机器出了问题，可能会推脱责任。购买影像测量仪其实还是就近选择生产商，这样售后就好一点了。
有客户考虑加不加探针，影像测量仪若是在加了探针的情况下，还可以直接用探针打点然后导入到逆向工程软件做进一步处理！软件可以自由实现探针/影像 相互转换。其实探针的功能不如高度仪的精度好，不太好用。
常见故障与解决方法
1)蓝屏； 
2)主机和光栅尺、数据转换盒接触不良造成无数据显示； 3)透射、表面光源不亮；
4)二次元影像测量仪软件打不开； 
5)全自动影像测量仪开机找不到原点或无法运动。
由于返厂维修周期长，价格昂贵，最重要的是耽误了客户的正常的工作。造成问题出现的原因很多，但无外乎： 
1)操作软件文件丢失或CCD视频线接触不良； 
2)光栅尺或数据转换盒损坏； 
3)电源板损坏； 
4)加密狗损坏或影像测量仪软件操作系统崩溃。
泛泛的问题就是以上几个故障，也有可能几个问题一起出现。
工作原理
影像测量仪使用本身的硬件（CCD，目镜，物镜数据线）将所能捕捉到的图象通过数据线传输到电脑的数据采集卡中，之后由软件在电脑显示器上成像，由操作员用鼠标在电脑上进行快速的测量。以上的工序基本在几万分之一秒完成，所以可以把他看作是实时检测设备，或者狭隘一点可以称为动态测量设备。如果配置合乎要求，设备绝对不会产生图象滞后现象。因工件大小而议，工作台可以选择不同行程。光源亮度可调，可以在各种光线条件下选择最合适的光源亮度。
自身优点
1、装配2个可调的光源系统，不仅观测到工件轮廓，而且，对于不透明的工件的表面形状也可以测量。 2、使用冷光源系统，可以避免容易变形的工件在测量是因为热而变形所产生的误差。 3、工件可以随意放置。 4、仪器操作容易掌握。 5、测量方便，只需要用鼠标操作。 Z轴方向加探针传感器后可以做2.5D的测量。
改装局限
1、只能做2D测量，改装后Z轴的测量尺寸有局限性，最高测到90mm 2、改装后，对一些较软的工件（橡胶制品）精度会受影响。 3、测头只能在同一垂直方面接触式测量,非同于三坐标旋转测头;
测量功能
1、多点测量点、线、圆、孤、椭圆、矩形，提高测量精度； 2、组合测量、中心点构造、交点构造，线构造、圆构造、角度构造； 3、坐标平移和坐标摆正，提高测量效率； 4、巨集指令，同一种工件批量测量更加方便快捷，提高测量效率； 5、测量数据直接输入到AutoCAD中，成为完整的工程图； 6、测量数据可输入到Excel或Word中，进行统计分析，可割出简单的Xbar-S管制图，求出Ca，等各种参数； 7、多种语言界面切换； 8、记录用户程序、编辑指令、教导执行 9、大地图导航功能、刀模具专用立体旋转灯、3 D扫描系统、快速自动对焦、自动变倍镜头。 10、可选购接触式探针测量,用于接触式测量不规则的产品,如椭圆、弧度 、平面度等尺寸; 11、此外，影像测量仪还可以检测圆形物体的圆度、直线度、以及弧度 12、在影像仪下绘制的图像，可以直接保存为dxf文件，该文件可以在autocad软件中直接打开！或者是导入到三维软件中 13、影像测量仪若是在加了探针的情况下，还可以直接用探针打点然后导入到逆向工程软件做进一步处理！软件可以自由实现探针/影像 相互转换! 14、平面度检测（可通过激光测头来检测产品平面度，推荐使用“七海光电”平面度检测激光测头） 15.所有测量结果均可输出至通用的办公软件，如EXCEL，WORD等格式，方便用户保存，编制质量检查报告，或作进一步的处理 2011版影像测量仪不仅具备上述功能，而且还新增如下实用功能： 1、针对齿轮的专业测量功能 2、针对全国各大计量院所用试验筛的专项测量功能 3、图纸与实测数据的比对功能
维护保养
1、仪器应放在清洁干燥的室内（室温20℃±5℃，湿度低于60%），避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨，影响仪器性能。 　
2、仪器使用完毕，工作面应随时擦拭干净，最好再罩上防尘套。 　
3、仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油，使机构运动顺畅，保持良好的使用状态。 　
4、工作台玻璃及油漆表面脏了，可以用中性清洁剂与清水擦拭干净。绝不能用有机溶剂擦拭油漆表面，否则，会使油漆表面失去光泽。 　
5、仪器LED光源使用寿命很长，但当有灯泡烧坏时，请通知厂商，由专业人员为您更换。 　
6、仪器精密部件，如影像系统、工作台、光学尺以及Z轴传动机构等均需精密调校，所有调节螺丝与紧固螺丝均已固定，客户请勿自行拆卸，如有问题请通知厂商解决。 　
7、软件已对工作台与光学尺的误差进行了精确补偿，请勿自行更改。否则，会产生错误的测量结果。 　
8、仪器所有电气接插件、一般不要拔下，如已拔掉，则必须按标记正确插回并拧紧螺丝。不正确的接插、轻则影响仪器功能，重则可能损坏系统。 　
测量中的注意事项 　
1、物件被测面的垂直测量 　
2、压线相切测量 　
3、高精度大倍率测量 　
4、轮廓影像柔和光测量 　
5、圆及圆弧均匀取点测量