标题：全自动变比组别测试仪
简介
可以测量各种三相变压器的变比和接线组别，同时也能测量单相变压器和电压互感器的变化和极性，而且能显示变比误差，具有自动打印功能。
用变比电桥测量变压器的变比，操作过程繁琐，且测量范围狭窄，己经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。全自动变比组别测试仪，体积小，重量轻，精度高，稳定性好。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作，界面友好，变比组别可一次测完。
根据IEC及国家有关标准规定,在电力变压器生产 ,用户交接和检修试验过程中,变压器变比试验是必做的项目.这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障.全自动变比测试仪完全根据用户的现场使用要求,操作简便,功能完备,数据稳定可靠的特点.能适应各种大中小型变压器变比测试的需要.
全自动变比测试仪根据IEC及国家有关规定，变压器生产过程中的半成品和成品以及新安装和检修后的变压器在投运前必须进行变压比测试。在国家电力部的预防性试验规程中，要求对运行的变压器定期进行变比的测定。通过对变压器的变比测试，可以检查变压器绕组匝数比、分接开关的状况,判断变压器是否存在匝间短路等缺陷，是否可以并列运行，从而保证设备的安全使用。
产品别称
变压器变比组别测试仪、变压器变比测试仪、变压器变比全自动测试仪、全自动变压器变比测试仪、变压器变比组别测量仪、变压器变比测量仪、变压器变比全自动测量仪
主要功能及特点
1、自动测量接线组别。
2、自动进行组别变换，可直接测量单相、三相变压器和互感器的变比。
3、自动切换相序。
4、自动切换量程。
5、自动校表。
6、输入标准变比后，能自动算出相对误差。
7、一次测量完成，自动切断试验电压。
8、测量结果自动保存，可打印出测试数据，并可存储20次历史测量数据。
主要技术指标
1、变比测量范围：1～10000
2、组 别： 1～12点
3、精 度： 1～1000 0.2级；1000～10000 0.5级
4、电 源：AC220V ±10%，50Hz
5、使用环境温度：－5℃～40℃
6、使用环境湿度：<85%
7、体 积：430×320×215 mm3
8、重 量：5kg
技术参数：
变比范围：1～10000 组变范围：1～12
测量精度：0.2%
极性：正极性 负极性
操作
1、接线：将仪器端子（A、B、C、a、b、c）与变压器端子（A、B、C、a、b、c）对应接好，注意高低压千万不要接反，否则可能损坏仪器。
2、打开电源开关，接着显示自检1；自检2；自检3；通过，表示仪器正在自检，最后分别显示上次试验的变比，分接百分比、组别、信息显示栏（误差显示栏）显示“自检通过”，表明仪器正常，可进行下一步操作。
3、按〈参数〉键，依次输入变比，分接间距、组别，直至参数指示灯熄灭，如本次试验所用参数与前次相同，此项操作可省略。
4、用分接调节键调整分接点，每按一次该键，分接值移动一个分接间距，如按分接调节键，分接显示栏无任何反应，则说明分接间距没有设置，此时可按参数键，设置分接间距。
5、测量
a、三相连续：按〈三相连续〉键，键灯亮，按〈开始〉键，键灯亮，仪器开始测量，并自动进入记录状态，每测完一相，发出提示音，进入下一相测量，全部完成后，自动停止。
b、单相：按〈AB〉键，键灯亮，按〈开始〉键，键灯亮，仪器开始测量待误差显示稳定后，记下该数据，按〈停止〉键，键灯亮，完成AB相的测试。同样完成BC、CA相的测量。
6、打印
a．如需打印，必须在测量操作前按记录键，键灯亮，仪器进入自动记录状态，自动记录以后每次测量操作的数据，切断电源，如果用三相连续功能进行测量，仪器自动记录，测量前无需按〈记录〉键。 
b．按打印键，屏幕显示“正在打印”，稍候屏幕显示“打印完毕”即可完成打印。如在打印过程中按任意键，屏幕显示“中止打印”，即可中途退出打印。如果内存中没有数据，按打印键，则打印键灯和记录键灯同时闪烁，屏幕显示“内存空”不能打印。
C．当然，如果以前试验数据不用保留，则在测量操作前清除数据。按〈清除内存〉键，如内存已空，则清除内存键灯和记录键灯同时闪烁，屏幕显示“内存已空”，如内存未空，则屏幕显示“清内存吗？”，再按清除内存键，则清除内存，则中止清除内存，屏幕显示“中止清内存”。内存已满时，〈打印〉和〈清除内存〉键灯闪烁提示，连续按两下〈清除内存〉键，可以清除旧数据。
7、其它功能键的使用
a、〈显示实测变比〉键：如果需要在测量过程中观察实测变比值，则在测量前按〈显示实测变比〉键，键灯亮，表明测量过程中可以显示实测变比值。再次按〈显示实测变比〉键，键灯灭，则在测量过程中不显示实测变比值。
b、〈分接在低压侧〉键：大部分变压器的分接在高压侧，测分接在低压侧的变压器时，使用此键，键灯亮，再按此键，键灯灭，多数情况下，此键灯应是熄灭的。
c、〈分析组别〉键：如果事先不知道三相变压器的组别，则将三相变压器测试线接好，按〈分析组别〉键，键灯亮，按〈开始〉键，仪器开始工作，约需70秒时间，组别和变比测试结果会显示出来。仪器不分析单相变压器组别，仅为0或6，如果极性错误，组别显示窗闪烁，提示错误。有的变压器分析组别时错误，但输入参数能正常测量，其原因是变压器铁芯插片对称性不好，在一个柱激磁时，其它柱磁分布误差较大。
d、〈自检〉键：按〈自检〉键，仪器开始自检。首先，依次点亮全部显示器，供操作者检查，然后，检查分压器和测量回路是否工作正常。
e、数字键：数字键是复合功能键，在〈参数〉键灯亮时有效。比如数字“0”在参数键灯亮时，按〈打印〉键，则输入0，如参数灯灭时，按〈打印〉键，则打印。
使用注意事项
1、在测量的时候，人不要触摸试品。
2、如果测试线短路，高低压接反，会熔断保险。保险熔断后，如果进行测量，再显示" 正在测量，请等待! "后停住，请关机，更换相同容量的保险，重测。
3、连线要保持接触良好，仪器应良好接地!
4、仪器的工作场所应远离强电场,强磁场,高频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线，如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电，交流净化电源的容量大于200VA即可。
5、仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。
6、如果显示器没有字符显示，或颜色很淡，请调节亮度电位器至合适位置。
7、仪器应存放在干燥通风处。
变比试验的目的
1、检查变比是否与铭牌值相符,以保证达到要求的电压变换。
2、检查电压分接开关指示位置是否正确。
3、检查各线圈的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路。
4、测出三相变压器本身变压比的不平衡度。
5、提供变压比的准确程度,以判断变压器能否并列运行。
6、变压器变比的测试
实用技巧
1、对单相变比或线圈匝数比测量
◆将线圈高压端（A、X）接电桥A、B端子，低压端子（a、x）接a、b端子。设定组别为0（或6），使用AB相进行测量也可以用其它相测量。
2、未知变比情况
◆当变比误差过大时，变比闪烁显示，提示错误，然后显示实测的变比值，如果不知道确切变比可随意输入一个变比，测量后仪器显示实测的变比值。
附：打印机安装方法
（1） A型面板：请用手捏住打印机机架两侧的弹性卡条，将整个打印机推进仪器或设备面板的安装孔内，并检查打印机是否安装牢固。
（2） D型与F型前换纸面板式：安装极为简单方便，请把整个打印机插入仪器或设备面板的安装孔内，把塑料卡条从设备面板后面夹紧打印机并拧紧螺丝。
装纸一般过程如下：
① 取下打印机的前盖板
② A型面板式微打必须从仪器面板上取下。注意在操作之前必须关断微打电源。D型、F型前换纸面板式及T型台式可跳过这步。
③ 取下纸卷轴，按上新纸卷，将纸轴放回打印机的导槽内，并确认纸卷轴已安装牢固，不会掉出。
④ 将纸端剪成三角形或剪齐。
⑤ 接通打印机电源，打印机走纸一点行后，按SEL键、使SEL指示灯灭，再按LF键使机头转动，用手将纸头送入机头下面的入纸口处，纸便会徐徐进入机头，直到纸从机头正前方露出为止，再按下 LF或SEL键、机头停止转动→盖上打印机盖板，将纸从前盖板的出纸口中穿出。
更换色带盒
更换色带只限针式打印机，热敏打印机只需专用热敏纸无须更换（耗材）色带。注：热敏纸有正反两面，只有正面才能打印内容。
更换色带盒的过程如下：
① 打开打印机前盖板。
② 先抬起色带盒右端，再抬起左端（带旋钮的一端）色带盒即被取下。
③ 将新色带盒左端轻轻放在机头齿轮轴上，按箭头方向转动色带盒上的旋钮，直到色带盒的式端落到底后再放下色带盒的右端.
④ 装上打印机盖板，先将前盖板上部挂在机架上、注意对准指示灯和按键,再稍用力向机架方向按前盖板下部,将前盖板扣在机架上。
安全措施
1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3、本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。
4、仪表应避免剧烈振动。
5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
6、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错。
7、高、低压电缆不要接反。
8、测单相变压器时只使用黄色和绿色线夹，不要用错，不用的测试夹要悬空。
规格型号
1.全自动变比测试仪--------工频耐压，可测量0—11各种组别（含Z接线）变压器。1~11点。
2.全自动变比测试仪--------以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面，组别测量范围：1～12点。 
全自动变比组别测试仪(2张)