标题：智能水表
智能水表简介
智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传  智能水表递及结算交易的新型水表。与传统水表一般只具有流量采集和机械指针显示用水量的功能相比，是很大的进步。智能水表除了可对用水量进行记录和电子显示外，还可以按照约定对用水量进行控制，并且自动完成阶梯水价的水费计算，同时可以进行用水数据存储的功能。
水表的安装
1、选择水表的口径应根据安装管道的口径和经常使用的流量等于于或小于（接近）水表的常用流量为依据。
2、水表应水平安装，使表面朝上，表壳上箭头方向与水流方向相同。安装位置应避免曝晒、水淹、冰冻和污染，方便拆装、抄表。新装管道务必把管道内的砂石，麻丝等杂物冲洗干净后再装水表，以免造成水表故障。
3、为便于拆装和维护，水表上下游应安装阀门，使用时应确保全部打开。
4、水表上下游要安装必要的直管段或其等效的整流器，要求上游直管段的长度不小于10D，下游直管段的长度不小于5D（D为水表公称口径）。对于由弯管或离心泵所引起的涡流现象，必须在直管段前加装整流器。
5、水表安装时，应注意水表下游管道出水口高于水表0.5m以上，以防水表因管道内水流不足而引发计量不正确。
6、该水表防堵塞性能优良，但对管道内淤留泥沙及杂草反映敏感，在使用过程中应尽量避免。如果管道内有淤留泥沙及杂草应及时清理，否则将影响水表正常计量。
注意事项
1、 更换电池后必须盖好防潮盖，上紧螺丝，否则表不工作且刷卡显示E--5
2、 定期检查智能水表运行情况，冬季注意防冻。
3、 已安装于管道但未交付使用的或长期（一周以上）不用水的请关闭智能水表前后阀门，本公司不承担由此造成的后果。
4、 若智能水表出现电子显示与字轮不相符或智能水表故障，以字轮计量为准。
计量特性
1.使用条件：水温0.1～30℃2.水压等级：MAP10
3.气候和机械环境安全等级：C类
4.电磁兼容等级：E2
5.流动剖面敏感度等级：U10 D5
6.压力损失等级：△P25
7.最大允许误差。
射频卡预付费智能水表是我公司最新开发的高科技机电一体化智能水表，以先进的微电脑控制技术为核心、非接触式智能卡技术为信息传递媒介而构成的高智能化仪表。是集预付费、自动计量、状态报警及防止不正当使用等功能于一体的高智能产品，具有计量准确、性能可靠、结构紧凑合理等特点。该仪表以旋翼式水表为基表，加装了新型的低功耗、大扭矩输出的无压损电机控制阀门、微电脑控制器及射频卡操作系统。采用先进加密技术，实行一表一卡，保证了用户数据安全及可靠。产品性能指标符合国家标准GB/T778-1996和建设部行业标准CJ/T133-2001，可适用于住宅、企事业用水的计量和收费工作。该产品的使用改变了传统的用水管理方式，变“先用水、后交费”为“先交费、后用水”极大的方便了小区物业管理部门和水管部门的管理工作。
一、主要技术性能
1、 工作环境温度：0-60℃
2、 相对湿度：≤85%
3、 被测水温：冷水表0-50℃；热水表0-90℃；纯净水表0-35℃
4、 工作压力：0.02MPa~1MPa
5、 技术参数：
精度等级及流量范围（见下表）
公称口径(DN)mm计量
等级最大
流量Qmax公称
流量Qn分界流量Qt最小流量Qmin始动流量
Qs≤最小读数最大
读数m/hm15A31.50.1500.0450.0140.199999.9B0.1200.0300.01020A52.50.2500.0750.019B0.2000.0500.01425A73.50.3500.1050.023B0.2800.0700.0171、 电池使用时间：≥6年智能水表的外形尺寸及液晶显示示意图1、 水表连接尺寸如图：公称口径(DN)mm长度Lmm宽度Lmm高度Lmm螺纹D连接螺纹长度mmAminBmin 1516585115G3/4B10122019585115G1B12142522592120G1/4B121615（立式）17891158G3/4B1012 20（立式）17891158G1B12142、液晶显示示意图： 智能射频卡水表计量和监控数据是通过水表和液晶显示并用非接触式射频卡传递数据。液晶显示如下图所示：A、 显示容量为五位整数、一位小数。B、 八种（阀关、阀开、缺电、异常、卡错、购量、累计、余量）状态显示。A、 解释：1、 显示“购量”：本次购买水量。2、 显示“累计”：本水表自使用以来累计的用水量。3、 显示“余量”：本水表剩余的可用水量。4、 显示“阀关”：本水表阀门处于关闭状态。5、 显示“阀开”：本水表阀门处于开启状态。6、 显示“缺电”：本水表供电锂电池电压过低。7、 显示“异常”：本水表出现异常的错误。显示“卡错”：使用了非本水表使用的射频卡或者没有按照操作步骤使用各个功能卡。
智能水表安装使用说明
1、 选用水表规格应以常用流量为宜，不能单凭管道口径来确定水表的口径。水表使用时被测水的水温和水压应符合主要技术性能2和3条要求。
2、 水表安装时表壳上的箭头方向必须与水流方向一致，安装必须水平。水表安装位置应能避免暴晒，且便于拆卸和观察的场所，寒冬季节应采取保温措施。
3、 锅炉进水端安装水表时必须装回止阀，防止热水和蒸汽回流损坏水表。
4、 水表上方严禁搁置任何物品。注意防潮、防湿、严禁水滴渗入水表控制器内损坏控制系统影响用户正常使用。
5、长期使用后，杂物堵塞或零件磨损等原因引起误差，须检修后使用。水表上的铅封用户不得启动，发现不正常现象应通知自来水公司或房产物业公司检修。
6 、特别告示：注意安装预留尺寸必须符合水表外形尺寸安装要求，由于预留尺寸不足造成水表外壳受拉力损坏，责任自负。
检验方法
智能水表的检验是按各生产企业的技术条件和GB/T778进行的。检验项目：外观检查(包括外形尺寸等)、水压试验、示值误差、流量测定和加速磨损试验。被试水表的数量最少为3只,有必要增加被试水表的数量时,最多可为10只。
标志
表壳上凸铸出指示水流方向的箭头和水表公称口径。度盘上标出商标。在罩子的下面标出计量等级和制造编号。
包装、储运
每个智能水表应有单独小包装,且能防止运输和搬运中的冲撞,水表应水平放置。水表是一种仪器,外包装上应有明显的“向上”,“轻放”标记。水表应存放在环境温度为5-40℃,空气中不含有腐蚀性介质的干燥场所。
主要技术指标
1、型号：FS
2、规格（公称口径）：DN15∽DN300  水表3、精确度等级：2.0级
4、执行标准：GB/T778-2007
5、执行检定规程：JJG162-2009
6、电源电压：3.6V锂电池　
7、静态电流：≦ 10uA
8、示值误差限
A、从包括最小流量（Qmin）到不包括分界流量（Qt）的低区：±5%
B、从包括分界流量（Qt）至包括过截流量（Qs）的高区：±2%
9、额定工作压力：≦1.6Mpa
10、使用环境温度：（0.1∽+50）℃
11、相对湿度：（30%∽95%）RH 12、压力损失：≤0.063MPa
13、流动剖面敏感度等级：U10,D5
14、气候和机械环境安全等级：B类
15、电磁兼容性等级：E1
智能水表的发展
智能水表发展方向分析：
远传、自动抄读系统技术是智能水表发展的一个方向
智能卡式水表预付费功能“先付费后用水”在社会文明发展到一定高度后，不可能成为水费收取唯一的制约手段，同时在工业发达国家的现阶段他们应用在企业内部为节约用水控制额定计划指标与实际用水计量，也有大专院校内部为节约用水，在校住宿学生宿舍房内凭卡用水也采用智能水表来控制，很少使用在社会上直接对居民供水实施预付费后用水的智能水表，也不主张推行先收费后用水，对他们来说这个问题是关系到对喝水人的“人权”问题，没有钱的人，喝水仍然是他们生存的权利，所以不推行这种措施。我国自建国以来对居民家庭有供水、供电、供气的那一天开始，就实行先用后付费的程序规律。目前改变先付费后用水，本身是对居民心里的一种抵触。况且，目前的供电、供气仍然保持先用后付费的规律，经济发达了，居民生活水平高了，人们的思想境界也提升了，先用水后付费的规律，也不会造成水费拖欠的社会问题，所以说社会文明进步了，这种预付费的措施不是理想的措施。所以目前智能卡式水表的预付费形式逐步转向远传、自动抄读系统的方向发展。
再由于卡式水表在使用过程中，除了由用户主动报修或再次进行购水充值时可以将该水表的运行信息传递给系统信息中心外，管理人员必须到达安装水表的现场才能知道该水表的运行情况。如水表倒转、充值的水量用完后水表不能自动关闭阀门、甚至有用户拆除水表直接用水等情况，只有管理人员到达安装水表的现场才能知道。所以，各种卡式水表在使用过程中，管理部门不能随时掌握水表的运行情况，必须配备一定的人员定期到安装水表的现场轮回巡查，否则，水表的故障、以及缺失的水量是无法知道的。所以，远传、自动抄读系统技术是智能水表发展的一个方向。
我们曾经对多个工业发达国家的预付费水表使用情况调研，如美、德、法、意、澳大利亚等，他们在水表智能化数据采集方面有很多自动抄表系统，有远传、遥感、采集和集中采集不等，智能水表自动抄读功能在工业发达国家特别是美国应用得较多，如德克萨斯州、维基尼亚州、科罗拉多州、威斯康星州等已经很普及。智能水表自动抄读功能已大量的应用在企业内部为节约用水控制额定计划指标与实际用水计量，也有大专院校内部为节约用水，在校住宿学生宿舍房也采用智能水表自动抄读系统来控制。