标题：海龟制氧机
概况
简介海龟氧气机采用先进的变压吸附（Pressure Swing Adsorption 简称PSA）原理[1]，以空气为原料,通过物理方式分离出高纯度医用氧气;产氧快,安全,经济,方便,轻松取代瓶装氧和化学制氧.产品说明◆海龟制氧机HG-3C 基本功能
◆海龟制氧机HG-3S 基本功能+单次计时器+定时+断电报警+温度报警+紫外线消毒储物箱
◆海龟制氧机HG-3N 基本功能+单次计时器+定时 +断电报警+温度报警+紫外线消毒储物箱+医用雾化功能
◆海龟制氧机HG-3W 基本功能+单次计时器+定时 +断电报警+温度报警+紫外线消毒储物箱+氧浓度自动监控功能
◆海龟制氧机HG-3WN 基本功能+单次计时器+定时 +断电报警+温度报警+紫外线消毒储物箱+医用雾化功能+氧浓度自动监控功能
◆海龟制氧机HG-3WNB基本功能+单次计时器+定时 +断电报警+温度报警+紫外线消毒储物箱+医用雾化功能+氧浓度自动监控功能+血氧饱和度监测
核心技术高端配置——专业氧疗级氧气机卓越性能的有力保证
■□ 大排量无油压缩机：采用进口高耐磨皮碗与电机材料组装而成，气量足，使用寿命长；
■□ 预紧填装一体化铝合金进口分子筛组件：最大限度保持分子筛活性，提高氧气分离效率；
■□ 专业完善的机器运行热平衡系统：充分保证散热效率，长久保持机器运行稳定；
■□ 专业合金组合电子控制阀：充分保证机器运行寿命；
■□ 进口氧浓度监控探头：国内独家采用，质量稳定可靠；
■□ 采用时间、压力多变量控制技术，自主开发专业控制芯片，动态调节机器运行状态，确保机器性能最优化。
专业氧疗级氧气机七大优势
□ 机器性能稳定可靠-可以3000小时连续不停机运行，氧浓度仍持续保持稳定
□ 氧浓度自动监控-随时保证吸到合格的医用氧气
□ 配有累计计时功能-方便顾客客观考察机器性能，并为售后服务提供数据来源
□ 噪音最代，对客户的影响最低
□ 单次计时、定时功能-方便顾客科学、放心掌握吸氧时间
□ 使用寿命长-使用寿命达国际先进水平，综合性价比高
□ 气量足-出口压力达0.05-0.08Mpa，氧疗效果更明显
四个第一
■ 采用国际标准(ISO 13485)设计制造
■ 产品配置温度监控系统
■ 产品配置自发光分区流量计
■ 采用大液晶数字显示屏
产品信息
经典HG系列经济型HG3C□ 压缩机排气量V3.8/5.2
□ 累计、单次计时器
□ 进口分子筛□ 进口湿化瓶
□ 自发光流量计
□ 贮物箱
​标准型HG3S/HG5□ 压缩机排气量V4.2/5.2
□ 自发光流量计
□ 累计、单次计时器
□ 臭氧消毒贮物箱
□ 温度监控□ 进口分子筛
□ 进口湿化瓶
□ 定时功能
□ 断电报警
雾化型HG3N/HG5N□ 压缩机排气量V4.2/5.2
□ 自发光流量计
□ 累计、单次计时器
□ 臭氧消毒贮物箱
□ 温度监控□ 进口分子筛
□ 进口湿化瓶
□ 定时功能
□ 断电报警
□ 雾化功能
​氧浓度监控型HG5W□ 压缩机排气量V5.2
□ 自发光流量计
□ 累计、单次计时器
□ 臭氧消毒贮物箱
□ 氧浓度自动监控□ 进口分子筛
□ 进口湿化瓶
□ 定时功能
□ 断电报警
□ 温度监控
氧浓度监控雾化型HG3WN/HG5WN□ 压缩机排气量V4.2/5.2
□ 自发光流量计
□ 累计、单次计时器
□ 臭氧消毒贮物箱
□ 氧浓度自动监控
□ 雾化功能□ 进口分子筛
□ 进口湿化瓶
□ 温度监控
□ 定时功能
□ 断电报警
​LTOT专用型HG3WNB/HG5WNB□ 压缩机排气量V4.2/5.2
□ 自发光流量计
□ 累计、单次计时器
□ 臭氧消毒贮物箱
□ 血氧饱和度监测
□ 氧浓度自动监控□ 进口分子筛
□ 进口湿化瓶
□ 温度监控
□ 定时功能
□ 断电报警
□ 雾化功能
产品规格及技术参数
规格/参数
HG3系列
HG5系列
额定功率(W)
≤350
≤480
工作电压(V)
220±10% 50±1
氧气流量(L/min)
1-3
1-5
氧气浓度(%)
93±3
输出压力(Mpa)
0.05-0.08
雾化颗粒直径
≤5μ达到90%
整机噪音(dB)
≤40
≤40
整机重量(kg)
27
30
外形尺寸(mm)
365×400×650
智能V系列海龟氧气机V3/ V5□ 压缩机排气量V4.2/5.2
□ 累计、单次计时器
□ 进口分子筛□ 智能故障诊断
□ 自发光流量计
□ 定时功能
​海龟氧气机V3N/ V5N□ 压缩机排气量V4.2/5.2
□ 自发光流量计
□ 累计、单次计时器
□ 雾化功能□ 智能故障诊断
□ 定时功能
海龟氧气机V3W/ V5W□ 压缩机排气量V4.2/5.2
□ 自发光流量计
□ 累计、单次计时器
□ 氧浓度自动监控□ 进口分子筛
□ 定时功能
□ 智能故障诊断
​海龟氧气机V3WN/ V5WN□ 压缩机排气量V4.2/5.2
□ 自发光流量计
□ 累计、单次计时器
□ 氧浓度自动监控
□ 智能故障诊断□ 进口分子筛
□ 雾化功能
□ 定时功能
海龟氧气机V8□ 压缩机排气量V5.2
□ 自发光流量计
□ 累计、单次计时器□ 进口分子筛
□ 智能故障诊断
□ 定时功能
​海龟氧气机V8WN□ 压缩机排气量V5.2
□ 自发光流量计
□ 累计、单次计时器
□ 智能故障诊断□ 氧浓度自动监控
□ 进口分子筛
□ 雾化功能
□ 定时功能
智能故障诊断内容包括：*温度报警 *高低压报警 *断电报警 *控制阀故障报警
产品规格及技术参数
规格/参数
V3系列
V5系列
V8系列
额定功率(W)
≤350
≤480
≤480
工作电压(V)
220±10% 50±1
氧气流量(L/min)
1-3
1-5
1-8
氧气浓度(%)
93±3
输出压力(Mpa)
0.05-0.08
雾化颗粒直径
≤5μ达到90%
整机噪音(dB)
≤40
≤40
≤45
整机重量(kg)
21
24
24
外形尺寸(mm)
390×337×620
迷你M系列迷你M1氧气机采用先进的变压吸附原理，无需任何辅料，通过纯物理方式从环境空气中分离出高纯度氧气;外型小巧、方便携带适用于：
√ 老人吸氧保健康　 　√ 亚健康人吸氧有活力
√ 驾驶者吸氧精神好 　√ 学生吸氧记忆好
√ 女士吸氧皮肤靓　 　√ 孕妇吸氧有益母婴
产品优点
氧浓度自由选择
氧流量自由选择
嵌入式发光湿化瓶
小巧便携可车载
产品规格及技术参数
额定功率(W)
90W
工作电压(V)
220±10% 50±1
氧气流量(L/min)
1L-5L
氧气浓度(%)
30%-90%
整机重量(kg)
6kg
外形尺寸(mm)
324mmx199mmx320mm

问题解答
1．海龟氧气机可连续工作吗？
海龟氧气机可连续工作.
3．湿化瓶中的水应多长时间更换一次？
最好为2至3天，天气热时应增加换水次数。
4．海龟氧气机的售后是如何来做的？
市内用户电话报修，24小时内给予解决，二年内保修，终身维护。
5．使用环境潮气过大，能否使用海龟氧气机？ 
分子筛在潮湿的环境下使用最容易导致吸附性分解失效，建议应在相对湿度≤80%的环境下使用。
6. 氧气机最早是什么时间生产的？在哪个国家？
1985年美国praxair公司研制第一台制氧机。
7．如何证明海龟氧气机产生的是氧气？
1.最简单的方法是依据氧气的助燃性，用一个带有火星的纸片或木片，经过氧气机制出的氧气一吹，便能助燃，产生耀眼的火花（此办法不要随便去做，具有一定的危险性，易引起火灾，烧损机器等潜在危害 2.精确的方法是采用氧浓度测试仪，直接测得氧浓度的数据.(可让当地售后中心专业技术人员上门检测)
8．各种病症的氧流量为多大？(指海龟氧气机流量)
氧疗：病理性缺氧 29-33% （2~3L/min）
氧保健：慢性病、孕妇27-29 % ( 1.5~2/min)
输氧急救：30-37% （3～4L/min）
9．海龟氧气机供氧适用于抢救吗？
不建议用于临时抢救。机器刚开机时，制出来的氧浓度达不到90%，其氧浓度是一个逐渐上升的过程，经过5分钟，才能达到医用氧标准。
10．长期用海龟氧气机吸氧会产生氧依赖吗？
通过补充氧气进行辅助治疗和保健，同药物依赖性根本没有任何关系。专家解释为：没有任何药物进入人体，补充吸氧只是直接提高动脉血氧含量，改善人体的缺氧状态，恢复和促进代谢过程的良性循环，而绝没有改变机体的自然生理状态。
常见问题
常见的故障及排除方法故障一现象：机器不运转 ， 电源指示灯不亮。 
原因：电没加上。 
排除方法： 
检查电源插座有电否，检查保险丝有没有损坏，检查电源线有无断线的地方。故障二现象：机器不运转，但电源指示灯亮。 
原因：压缩机工作过热，使压缩机打开过热保护，自动停机 
排除方法： 
如果机器长时间运转不停机，某一天突然停机，待机器关闭冷却后又能运转，这是压缩机工作时间过长，造成压缩机过热，使压缩机打开过热保护，自动停机。因此，应尽量避免机器长时间连续工作不停机，最好运转12小时停机30分钟。故障三现象：顾客使用时明显感觉气量小。 
原因：1. 湿化瓶漏气 
排除方法： 
打开氧气机电源开关，将流量计调到3升的位置。用手将湿化瓶出氧端堵严，流量计浮子应向下动、同时湿化瓶会发出哧、哧声音(安全阀开启)，否则，湿化瓶漏气。拧紧瓶子，或换湿化瓶。故障四现象：机器运转，但无氧气输出，流量计浮子在底位或某一位，调整流量计旋钮也不动。 
原因：1. 湿化瓶芯由水垢堵死不通气。 
2. 流量计旋钮被关死或损坏。 
排除方法： 
1）打开氧气机电源开关，使机器运转。将湿化瓶拧下，看流量计浮子是否可调，如可调，则湿化瓶芯被水垢堵死，用针将湿化瓶芯孔通开，即可。反之检查流量计旋流。 
2）逆时针旋转流量计旋钮，看流量计旋钮杆是否跟着转动，如不跟着转，流量计损坏，联系厂家维修人员更换或维修流量计。