标题：辐射仪
辐射仪介绍
英文：radiac set
探测电离辐射并具有识别、计量等功能的仪器和装置的总称。用于发现放射性沾染，测量沾染区的γ剂量率，测量人体、装备和各种物体的表面放射性活度，概略测定粮秣、蔬菜的比活度和水的体活度。辐射仪是根据核快速应急反应监测技术要求，专门为核医学、分子生物实验室、核材料运输及其它存在α、β表面沾污和χ、γ辐射的方面而设计，是一种高灵敏度智能化便携式多功能仪器。它兼具表面沾污监测仪和χγ剂量率仪两种仪器的功能，既可用来测量α、β引起的表面沾污，又可用来测量χ、γ辐射剂量率。具有灵敏度高、操作方便、自动显示、携带方便、节能环保、数据存储高阈历史值等特点，能实时给出测量结果（μGy/h与μSv/h可以转换显示），同时可以给出个人所受的累计剂量（μSv）。
辐射仪的类别
辐射仪分为便携式辐射仪、多功能辐射仪、一体式辐射仪，分体式辐射仪、长杆式辐射仪等等。为了更好的给使用者带来方便，辐射仪的样式越来越多。应用场合：
1、建筑和汽车隔热膜、隔热玻璃等对红外线的阻隔性能测试。 
2、红外线源（太阳，红外灯等）的辐射强度测量。
3、评价分析太阳能设备的吸热性能等。  太阳近红外辐射速测仪
4、气象和农业生产科研诸多领域。
5、光学及实验室等。
便携式太阳辐射记录仪
产品特点：
1、市场独有的按钮启动及次数循环开关机功能。
2、最短一秒记录间隔。
3、稳定的USB通讯接口。
4、锂电池/外接电源双重供电。
5、延时报警功能。
6、着色区域显示。
  太阳辐射记录仪
构造与功用
  辐射仪1.棎棒：由探棒、接头、手柄、电缆、探棒插头五部分组成。
它是在测量沾染程度和微弱的丙射线剂量率时使用的。
2.操纵箱
分为面板、印刷线路板、电位器板、外壳四部分。
测量核爆炸剩余核辐射强度的剂量探测仪器。是测量γ剂量率（照射率）和（放射性）活度的便携式器材。用于发现放射性沾染，测量沾染地区的γ剂量率，测量人员、武器装备和各种物体的表面(放射性)活度，概略测定粮秣、蔬菜的比（放射性）活度和水的体(放射性)活度等。辐射仪包括操纵箱、探棒、耳机等部分（见图）。一般由探测器、电信号变换电路、显示器和监听器、电源转换电路和电源等组成。探测器是接收核辐射并将其变为电信号的能量转换元件。常用的探测器有盖革-弥勒计数管、 电离室、半导体探测器、闪烁探测器等。测量沾染程度的探测器置于可伸缩的探棒内，测量地面剂量率的探测器置于操纵箱内。电信号变换电路的功能，是将探测器输出的信号变换为显示器和监听器所需的信号。显示器（电表或数字显示器件）直接示出γ剂量率或（放射性）活度的数直；在实施沾染检查时，监听器（耳机或压电陶瓷发声元件）同时给出声响信号。电源转换电路将电源（多为干电池）转换为探测器、电信号变换电路、显示器等所需的电压。电信号变换电路和电源转换电路，可由分立元器件或集成电路构成的若干功能单元组成。 
下面给大家介绍几款辐射仪供大家参考和阅读：
多功能辐射仪
辐射仪的主要应用：
工作场所、实验室、医院、同位素生产厂房、工作台面等αβ放射性污染与Xγ辐射场所辐射剂量率检测。
辐射仪的主要技术指标：
1．测量范围：α：0~104cps；β：0~104cps；γ：0~100μGy·h；x: 0~100μGy·h
2．温度：操作-10℃～+50℃；
3、贮存-20℃～+60℃；
4、湿度范围：40%～95%RH（不析出水分）；  多功能辐射仪
5、测量单位：cpm/CPS、uSv/h，μGy·h-1
6、探测效率（对90Sr+90Y(β)）：54%，
7、表面灵敏度（对90Sr+90Y(β)）：500；
8、扁平探头有效直径：φ44.45mm；
9、灵敏度（137Cs）：342cpm/（mSv/h）；
10、本底读数：50cpm；
11、测量误差：10%；
12、电源：9 V电池一块；
13、尺寸与重量：监测仪部分116×74.6mm；780g；
14、探测器部分277×18.9mm
辐射仪的功能特性：
1、能量补偿型端窗式GM管探头(美国进口)，性能优良；
2、极低功耗，单节9伏电池即可使仪器连续工作50小时以上；
3、一机双用，本仪器既可测量α、β表面污染，又可测量γ场辐射强度；
4、功能全面，满足设置报警阈值、单位切换及仪器自检等多种需求；
5、完善的软件设计及处理，使整机性能更为出众；
6、先进的表面贴装技术，领国内核仪器之先河；
7、人性化结构设计，使仪器轻巧结实，便于携带、操作及测量（分体式探头可使您很方便地对诸如下桌面等不便于测量的地方进行测量）；
8、工艺先进，外观漂亮大方。
9、该表面沾污监测仪具有非常成熟完善的软件程序。按照预先校准，通过自动死时间的校正，可获得非常宽的动态范围，上限达到每分钟999,000的计数值；它特有的平滑读数函数可让仪器在保持很小的偏差和快的响应时间下平滑地读数。
环境辐射剂量率仪
RAM-∏型仪是一种新型的便携式、智能化环境级辐射剂量率仪，它采用特殊设计的高灵敏度碘化钠闪烁体（环境级）或GM（防护级）或半导体探测（高污染环境）装置，具有灵敏度高、操作方便、自动显示、数据存储高阈历史值等特点，能实时给出测量结果（μGy/h与μSv/h可以转换显示），同时可以给出个人所受的累计剂量（μSv）。快档定时约1秒，慢档定时约3-5秒，可根据选择的探头来设置。
RAM-II环境xγ辐射剂量率仪主要特点 ：
·探头与主机用60cm电缆连接，便于测量和操作，探头与主机分开便于探头污染后去污。 
·响应快速准确，阈值可调。  环境辐射剂量率仪
·响应时间可设置。
·携带方便，操作简单。
技术性能：
碘化钠闪烁体探头或GM或半导体探头根据环境级、防护级、高污染水平选择可，也可一机配3个探头适合不同环境场所测量。
能量响应：25KeV～3MeV，变化的限值为±15%
宇宙射线响应：变化的限值为±15%，剂量率指示的固有误差：不大于10%
角响应：不超过15%（Cs，固有误差不超过10%。
测量时间间隔：1--60S可设置。
灵敏度：1.1×10 cps
测量范围：
碘化钠闪烁体或GM管0.01μGy/h—900mGy/h, 0.01μSv/h—900mSv/h,
半导体探测器0.1μGy/h—10Gy/h, 0.01μSv/h—10Sv/h, 0-99mSv
测量单位：μGy/h，μSv/h, Sv通过TAPE模式可转换
超阈值可自行设置：0.25μGy/h ---10Gy/h
在正常工作条件下，连续工作8小时，示值变化的限值为±5%
环境温度：-5-45度；湿度：5-95%
电源：DC6V蓄电池，充电一次可连续工作24小时以上
外型尺寸：探头φ45mm×300mm，操作台200mm×160mm×115mm
重量：2.3Kg.
便携式辐射检测仪 
LT-Ⅲ型 便携式χγ辐射检测仪，是以内置高灵敏度GM计数管为探测器，防护级χ、γ辐射测量仪，也叫辐射巡测仪，它可以按照预先设定的地址编码和剂量历史时间，自动连续测量和记录辐射剂量。工作人员可以任意设定剂量率报警值和累积剂量报警值，仪器自动发出声光报警，提醒用户采取有效措施减少职业照射，保护人员健康。该仪器体积小、重量轻，携带方便，抗环境干扰能力强，适用于核设施、核技术应用单位、科研院所、防化部队及环境保护监督管理部门的辐射场调查及事故应急辐射测量，也可用作个人剂量监测。
技术性能：
能量范围：28keV～1.3 MeV
测量剂量当量率: 0.01μSv/h～10 mSv/h  便携式辐射检测仪
测量累积剂量当量: 0～10 Sv
相对固有误差: ≤±10% (CS 1mSv/h)
报警声强度 >80 dB（距离50cm）
实时动态显示测量不确定度
按键启动背光功能
与计算机进行数据传输（红外数据通讯）
仪器外形尺寸 ：80×140×37 mm
液晶显示屏尺寸：35×54 mm
适用温度：-10C～+50C
相对湿度：≤95%（+40C）
两节5号电池供电（本底情况下连续开机时间大于700小时）
重量：950克