标题：液体颗粒计数器
液体颗粒计数器的分类
1、按测试原理：光散乱法测试（白光、激光）、显微镜法测试、称重法测试、DMA法测试（粒径分析仪）、惯性法测试、扩散法测试、凝聚核法测试(CNC)等。 　　2、按流量：小流量 0.1cfm(2.83L/min) 大流量 1cfm(28.3L/min) 　　3、按形状、体积大小：便携式、台式 、在线式 　　4、按测试通道：单通道（只测某一种粒子径）；双通道（测试某两种粒子径）； 多通道（测试多种粒子径） 　　5、其他：粒子计数器的应用领域
液体颗粒计数器性能
油颗粒计数器 油清洁度检测 油污染物监测 　　本仪器采用英国普洛帝核心技术—“光阻测量颗粒”，并采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406，并可根据用户的要求，内置用户所需多种标准。引用精密柱塞泵和超精密流量电磁控制系统，实现进样速度恒定和进样体积精确的双控制，取样量1ml~无限大随意设定，准确无误。 　　传感器采用普洛帝经典“光阻测量颗粒”专用传感器，更加适合于NAS1638和ISO4406。 
液体颗粒计数器内置阈值、粒径曲线和脉冲阻值,可设定通道粒径值。 　　集成式自动取样仓，内设压力测量系统，可实现正/负压，使仪器可实现样品脱气和高粘度样品的检测。 　　采用大屏幕液晶显示,触摸屏菜单操作，键盘、触摸双输入，外形美观功能及全。 　　数据处理功能丰富;可根据标准给出油液等级,绘制分布直方图等。 　　内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。 　　具有标准串行RS232口，可外接计算机存储检测结果,方便数据分类、检索。 　　可按GB/T18854-2002（ISO11171－1999、JJG066－95）等标准进行标定、校准。 　　根据客户要求可有偿提供国家级颗粒度计量测试站“中国航空工业颗粒度计量测试站”国防科技工业颗粒度一级计量站效验报告。 　　提供行业独有的“OIL17服务星” 签约式服务，365天无忧使用。
液体颗粒计数器参数
请各广大用户注意以下参数仅为部分，并非代表您的选型参数，具体详情请与技术服务工程师联系！ 　　激光传感检测器：第六代激光窄光检测器（更精确、更稳定、更迅速） 　　测试软件：P6.4分析测试软件 集成版&PC版 　　控制方式：集成式工控机控制或工业PC 控制 　　检测方式：满足ISO4406、NAS1638、GJB380、GJB420等标准 　　操作方式：液晶触摸屏操作 　　特殊检测：自定义检测2~100μm微粒，可进行两种方案备案 　　测量范围：1μm～450μm； 　　灵敏度：1μm（ISO 4402）或 4μm（C）（ISO 11171、GB/T18854）； 　　测量通道：8通道（可任意设定的）； 　　重合精度：10000粒/mL（5%重合误差）； 　　评价等级：可根据NAS1638或ISO 4406直接评定油液污染等级； 　　数据输出：可显示颗粒物大小、数量、曲线和分布等，内置打印机，可打印输出； 　　标准接口：RS232接口可接计算机； 　　仪器校准：可根据GB/T18854-2002标准进行标定； 　　进样体积精度：优于±1％； 　　进样速度：5mL/min～60mL/min； 　　测试时间：12.5s，可任意设定； 　　压力范围：-0.6～0.7Pa；带正负压预处理系统 　　测量粘度：≤350M2/S； 　　样品处理：待检验样品不需要进行预处理； 　　取样大小：取样量≤100ml 　　仪器清洗：检测完毕后仪器可自行清洗； 　　进样温度：室温~65℃ 　　环境温度：0~50℃ 　　电 源：220V，50HZ；±1%，＜80W 　　鉴定机构：国防科工委颗粒度一级计量站116站 　　售后服务：普洛帝中国服务中心/普研检测
液体颗粒计数器资料
1.颗粒计数器样本 油颗粒度检测仪样本 　　2.普洛帝测控中国有限公司颗粒计数器样本 　　3.普洛帝全球新第六代油液颗粒度分析仪最新性能 　　4.颗粒计数器最专业的书籍-油液颗粒检测技术出版大纲
液体颗粒计数器分析资料
1.颗粒计数器专业应用标准介绍之一ISO4406液压传动油液固体颗粒污染简介 　　2.颗粒计数器应用文集之一采煤机液压系统油液污染分析与对策 　　3.普洛帝油颗粒计数器 油液颗粒度分析仪NAS1638检测结果 　　4.普洛帝油颗粒计数器 油液颗粒度分析仪ISO4406检测结果 　　5.颗粒计数器技术应用经典之一飞机燃油系统污染控制 　　6.工程机械液压系统固体颗粒污染的分析与控制
液体颗粒计数器经典用户
采购单位名称采购时间采购台数备注洛阳一拖拖拉机厂（东方红拖拉机）2010-4-21液压油检测项目江苏路路达工程机械有限公司2010-1-121检测工程机械、修路机械等油液黄海造船有限公司2010-5-161用来检测舰艇、船舶的油液江苏华鹏变压器有限公司2009-9-181500kv变压器项目神华宁煤集团机械维修中心2010-10-201油液检测东亚某国家军队2010-1-1036装甲、坦克、大炮等油液监测泸州邦力液压有限公司2009-4-161液压油缸项目国家电网东北电业管理局2009-12-61500kv变压器项目大唐电力西固热电2010-9-301120万汽轮机组机组二重集团德阳重型装备股份有限公司2009-10-211风电项目组和重型机械项目国家电网兰州电业管理局2009-9-161500kV变压器项目维护辽宁阜新液压研究院有限公司2009-10-221液压研究新项目中国石油南充石化公司2009-7-291高清洁液压油项目专用四川普什重机有限公司2008-7-101挖掘机项目山东达驰电器有限公司2010-4-281500kv变压器项目
液体颗粒计数器相关仪器
1、PLD-0201 油液颗粒度分析仪 颗粒计数器 油液颗粒度计数器 油液粒子计数器 　　2、PSD-810 油液颗粒度分析仪 颗粒计数器 油液颗粒度计数器 油液粒子计数器 　　3、油液污染物检测仪 　　4、油污染物监测仪 　　5、油品颗粒度分析仪
DHJ-91型颗粒计数器  DHJ-91颗粒计数器技术规格
尺寸 14.5” x 9.5” x 6” 典型测量瓶尺寸 15-60 mm内径 测量瓶材料 透明的硬质玻璃 重量 15 lbs 电源 110/220v, 60Hz, AC 或者12v充电电池（带机时间5个小时） 测量颗粒范围 0.5&micro;m - 100&micro;m 
仪器特点  连接电脑方便携带，可以在任何地方使用；
操作简单，自己校准（标样密封放置在仪器里）；
结构紧凑，水面上不下沉（15lbs）；
测量速度快（最快16秒种）；
软件操作简单；
试样不容易外溅；
内置磁性搅拌器；
主要应用
水处理工厂 液压油质量控制 大学实验室 饮料检测 海洋学研究 淤泥等沉淀物 大学实验室 制药厂
炼油厂 污水处理 
液体颗粒计数器取样容器
颗粒计数器专用取样瓶（净化瓶）又称净化瓶、样品瓶、试剂瓶、洁净瓶、过滤瓶、滤净瓶、采样瓶、滤瓶等，是污染检测的必备品，它不同于其它液体取样器，随便一个饮料瓶涮涮就行。自己清洗的容器，不清楚容器内腔污染底数（清洁级RCL值），最终检测结果将信将疑。取样瓶是按国际标准：ISO3722《液压传动·取样容器清洗方法的鉴定》清洗合格的专用器具。材料优质，高硬度，高透明度！全自动设备生产，品质优良一致！可替代进口产品！
颗粒计数器专用取样瓶（净化瓶）适用于盛装高洁净试剂、颗粒类标准物质和标准样品；各种液体颗粒度测试的样品采集。
颗粒计数器专用取样瓶（净化瓶）是采用高精度超声波清洗机清洗、千级洁净风风淋、烘干、密封等一整套工艺流程制作而成；取样瓶洁净度：NAS1638-1级，是颗粒计数器进行液体污染度测试的专用采样容器。
颗粒计数器专用取样瓶（净化瓶）按容积分为：150毫升（PP塑料）外径50mm*口径22mm*瓶高130mm；250毫升（玻璃）外径70mm*口径30mm*瓶高140mm两种。
可替代：HIAC PODS专用取样瓶、HIAC进口取样瓶、进口颗粒度检测仪专用瓶。  液体颗粒计数器专用采样容器