标题：热能表
定义
热能表（heat meter）是用于测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热量的仪表，热量表是安装在热交换回路的入口或出口，用以对采暖设施中的热耗进行准确计量及收费控制的智能型热量表。其工作原理是在热交换系统中安装热量表，当水流经系统时，根据流量传感器给出的流量和配对温度传感器给出的供回水温度，以及水流经的时间，通过计算器计算并显示该系统所释放或吸收的热量。热能表产品资质(2张)
热能表的工作原理
工作原理将一对温度传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上，流量计安装在流体入口或回流管上（流量计安装的位置不同，最终的测量结果也不同），流量计发出与流量成正比的脉冲信号，一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号，而积算仪采集来自流量和温度传感器的信号，利用积算公式算出热交换系统获得的热量。工作原理运用长期以来，我国北方地区城镇居民采暖一般按住宅面积而不是实际用热量收费，导致用户节能意识差，造成严重的资源浪费。显然该计量方法缺乏科学性。而欧美等发达国家在八十年代初，热量表的使用已相当普遍，热力公司以热量表作为计价收费的依据和手段，节能20%～30%。作为建筑节能的一项基本措施，国家建设部已将热量计量收费列入《建筑节能“九五”计划和2010年规划》：对集中供暖的民用建筑安装热表及有关调节设备并按户计量收费的工作，1998年通过试点取得成效，开始推广，2000年在重点城市新建小区推行，2010年全面推广。
电磁式热能表概述
MGG/R系列电磁式热能表是一种测量热变换系统中载热流体所释放的热量的计量仪表。它使用了高精度、高可靠性电磁流量计作为流量测量，采用高精度、高稳定性的铂金热电阻做温度测量，使该热能表具有非常优异的测量性能。可广泛应用于民用住宅小区、写字楼和企事业单位集中供热、供暖、空调等热量的计量。
电磁式热能表特点
·采用16位单片机做数据运算、铂金热电阻做温度测量，电磁式流量计做流量测量，测量精度高、
运用稳定可靠，性能优良。
·测量精度不受载热流体粘度、密度、压力和电导率、流体分布等参数变化的影响。
·测量管内无阻力部件、无压损、不受恶劣水质影响。
·测量流量范围宽，流速可在1m/s ～10m/s范围内任意设定。 
·大屏幕液晶背光源全中文显示方式，在强光和无光情况下均可清晰读数。
·具有累积热量、累积流量、瞬时热量、瞬时流量、进水温度、出水温度、温差等数据同时显示功
能、可查询显示流速、停电记录等参数。
·采用随机温变化的热焓热修正法，保证在不同水温下的精准计量。
·具有统一的直流信号和频率信号输出功能，而且此功能可在热量和流量参数间切换。 
·具有批处理（定量输出）、当量脉冲输出、键控直接清零功能。
·具有RS-485（RS-232、M-BUS及HART可选）数字通讯输出，方便实现远程通讯。
·具有密码保护功能，无密码者无法修改工作参数。
电磁式热能基本技术参数
1、电磁热能转换器技术参数： 
·电源：220V AC(110VAC ～ 245VAC)、24VDC
·功耗：≤20W （配套功耗）
·精准度等级：1级或2级（配套精度）
·防护等级：IP65
·环境温度：A类
·温度分辨率：0.01℃ 
·可选温度测量范围：-30℃ ～ 180℃ 
·温差测量范围：1℃ ～ 90℃
·流量最大读数（m3）：9999999999（十位）
·热量最大读数（Mwh）：9999999999（十位）
·热量单位：kJ、MJ、GJ、kwh、Mwh可选
·模拟输出：4 ～ 20mA DC / 600 负载电阻（可在热量和流量参数间切换）
·脉冲输出：最度频率5000Hz、脉宽0.1ms ～ 999.9ms（可在热量和流量参数间切换）
·通讯：RS-485（RS-232、M-BUS、HART等可选） 2、电磁流量传感器技术参数：
·公称通径：DN50 ～ DN1400mm
·公称压力：0.6MPa ～4MPa
·衬里材料：耐高温橡胶、PTFE、PFA、F46
·电极材料：含钼不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、铂/铱合金、钽
·结构形式：分体型、一体型
·介质温度：-30℃ ～ 180℃
·连接方式：法兰式 3、温度传感器技术参数： 
·传感器类型：PT1000
·安装方式：保护套管
·温度测量范围：-50℃ ～ 200℃
·导线长度：0.6m ～ 15m
热能表分类
一、按流量计种类划分(常用)热能表按照热表流计结构和原理不同，可分为、机械式（其中包括：涡轮式、孔板式、涡街式）、电磁式、超声波式等种类。
1、机械式热量表
采用机械式流量计的热量表的统称。机械式流量计的结构和原理与热水表类似，具有制造工艺简单，相对成本较低，性能稳定，计量精度相对较高等优点。目前在DN2 5以下的户用热量表当中，无论是国内还是国外，几乎全部采用机械式流量计。
由于机械式热表因其经济、维修方便和对工作条件的要求相对不高，在热水管网的热计量中又占据主导地位。
2、超声波式热量表
采用超声波式流量计的热量表的统称。它是利用超声波在流动的流体中传播时，顺水流传播速度与逆水流传播速度差计算流体的流速，从而计算出流体流量。对介质无特殊要求；流量测量的准确度不受被测流体温度、压力、密度等参数的影响。一般DN40以上的热量表多采用这种流量计。具有压损小，不易堵塞，精度高等特点。
3、电磁式热量表
采用电磁式流量计的热量表的统称。由于成本极高，需要外加电源等原因，所以很少有热量表采用这种流量计。目前，国内有些热量表生产企业利用用户对热能表的结构和原理不十分了解的情况，将一般机械热表当做电磁式热量表介绍给用户。此种现象需要警惕。二、带电子装置的热量表1、IC卡智能热量表（立式） 
智能热量表是为适应供热部门改革供热收费方式、实行自动化管理而研制开发的一种新型热计量仪表，适于测量和显示各种供热管道的累计热量、流量的瞬时值和累计值、进回水温度，并具有关断控制功能，以达到自主缴费的目的。 
2、 远传热量表 
脉冲输出式远传热量表是近年来为适应供热部门改革供热收费方式、实行自动化管理而研制开发的一种新型自动计费器具。智能测控系统采用MSP430系列单片机，结合超低功耗与高抗干扰软硬件设计，依照先进的生产与检测工艺制造。 
3、 IC卡智能冷热计量表（中央空调专用） 
IC卡智能冷热计量表又称空调表，是为中央空调用户提供用冷量和用热量计量的专用计量仪表，适于测量和显示各种供热管道的累计冷/热量、流量的瞬时值和累计值、进回水温度，并具有关断控制功能，以达到自主缴费的目的。 
4、大口径IC卡智能热量表 
大口径IC卡智能热量表是近年来为适应供热部门改革供热收费方式、实行自动化管理而研制开发的一种新型热计量仪表，适于测量和显示各种供热管道的累计热量、流量的瞬时值和累计值、进回水温度，并具有关断控制功能，以达到自主缴费的目的。 
5、大口径IC卡智能冷热计量表 
大口径IC卡智能冷热计量表又称空调表，是为中央空调用户提供用冷量和用热量计量的专用计量仪表，适于测量和显示各种供热管道的累计冷/热量、流量的瞬时值和累计值、进回水温度，并具有关断控制功能，以达到自主缴费的目的。
6、IC卡智能热量表  IC卡智能热量表IC卡智能热量表是近年来我公司为适应供热部门改革供热收费方式、实行自动化管理而研制开发的一种新型热计量仪表，适于测量和显示各种供热管道的累计热量、流量的瞬时值和累计值、进回水温度，并具有关断控制功能，以达到自主缴费的目的。 
7、IC卡智能热量控制器（IC卡锁闭阀） 
射频IC卡采暖计时控制阀主要应用于采用计时收费的民用采暖领域。当因为管路布局、水质、成本等因素暂不宜使用热计量表时，建议采用此产品。 
8、无磁单流束智能热量表 
通过把流体流动转换为旋转运动实现对流体流量的检测。采用附有金属膜的叶轮实现这种转换，管道中的流体推动叶轮的不断旋转，其转速直接决定于流体的流速。此机械转动信号经无磁非接触式传感器将其转化为电信号，再经调理转化为标准的计量脉冲信息供微控制器进行流量计算使用。 
9、 无磁多流束智能热量表 
通过把流体流动转换为旋转运动实现对流体流量的检测。采用附有金属膜的叶轮实现这种转换，管道中的流体推动叶轮的不断旋转，其转速直接决定于流体的流速。此机械转动信号经无磁非接触式传感器将其转化为电信号，再经调理转化为标准的计量脉冲信息供微控制器进行流量计算使用。