标题：自动温湿度记录仪器
基本常识
英文名称：Automatic temperature and humidity recording instruments 
简介：温湿度记录仪可以准确的测定温湿度，并把数据记录下来，可以通过软件在电脑上连接下载 
记录范围：温度:-40℃～100℃ 湿度: 0～100 %RH
温湿度记录仪概述：
生产温湿度记录仪适用场合： 
医药行业：药品车间、仓库、药店，冷库等环境温度的观测记录。 
食品行业：食品车间、仓库等环境温度的观测记录。 
电子行业：电子车间、洁净环境、机房等环境温度的观测记录。 
农业研究：对植物生长环境的温度记录。 
其他对环境温度有观测记录要求的场合。 
技术指标： 
温度范围.................................................-40℃ ~ 100℃ 
湿度范围………………………………. 0%RH ~100%RH 
温度精度..........................................................±0.5℃ 
湿度精度..........................................................±3%RH 
湿度探头…………………………。 霍尼威尔HIH4000 
分辨率...................................... ........... ...............0.1℃ 
记录容量..........................................................9898~19796组 
记录间隔..................................................2s ~ 24h可调 
电池寿命................................>1年以上（视使用情况而定） 
外形尺寸...............................................62×82×29mm 
串行接口： 
通讯方式 ............................................................RS－232/485
温度传感器........................................................NTC/PT1000 
环境参数： 
环境工作温度............................................-20&ordm;C ~ 60&ordm;C
特 点：
设计新颖，能满足各种记录需求操作简单，性能可靠。能以图表、曲线、报表等形式输出数据,进行数据的分析统计，并能将数据通过电子邮件传输。可多次重复使用。ZDR系列数据记录仪是专门设计用于超低功耗，超长时间使用的数据记录仪系列产品。该产品可以按照组态时间间隔定时采集记录温度参数，并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理，绘制图表；广泛应用于农业实验室，工业，环保，卫生防疫，仓储运输，博物馆，温室等领域。该产品选用进口传感器、进口高能锂电池供电，采用低功耗技术设计，无需外部电源，体积小巧，整机功耗小，精度高，可连续使用一年以上。
技术参数  （以第一代ZDR-20为例）
ZDR-20 / ZDR-20j型温湿度记录仪（液晶双路）技术指标 ◆ 记录、显示温度范围： -40℃～100℃◆ 记录、显示湿度范围： 0～100 %RH◆ 精度：(ZDR-20) 温度 ±0.5℃ 湿度 ±3%RH (ZDR-20J) 温度 ±0.2℃ 湿度 ±3%RH◆ 液晶显示分辨率： 温度 0.1℃ 湿度 0.1%RH◆ 记录容量： 9890～20600组◆ 记录间隔： 2秒～24小时连续可调◆ 通讯接口： RS-232、RS-485/422◆ 电池寿命：一年左右（视使用情况而定）◆ 用途及使用范围ZDR系列智能温湿度数据记录仪是农业研究、食品、医药、化工、气象、环保、电子、实验室等领域对多项气候参数，进行监测记录的仪器。
该记录仪系我厂汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计，可对温湿度及其它气候参数进行记录。采用内置或外接各种传感器，将采样数据保存在记录仪存储器内。并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理。
ZDR系列智能温湿度数据记录仪采用高能量锂电池供电，无需外部电源，体积小巧便于携带（58×72×29），整机功耗小。◆ 特点长期以来传统的温湿度数据记录方式通常采用的是人工记录或普通记录仪用墨水在记录纸上绘制曲线，其体积庞大、精度低、墨水易堵塞、费时费力，。后来出现的巡检仪、无纸记录仪也因体积大、成本高，需外接电源，而未能在农业科研中大量使用。
该记录仪内置有智能芯片，具有12Bit A/D转换、ＬＣＤ显示、智能记录、远距离通讯功能，采用国际知名品牌的传感器、微处理器，可实时显示并自动记录采集到的温湿度数据，将其保存在记录仪内的非易失存储器中。记录容量从4000组-128000组，按每30分钟记录一次计算可记录约一年的温湿度数据资料，这是传统检测仪表所不能做到的。
记录仪具有多种记录方式及任意的记录间隔设置，为保证仪器对环境适应性与工作的可靠性记录仪不设任何的开关与按钮，所有的设置与开停机均通过通讯接口由一般计算机上运行应用程序的软面板上进行设置。
记录仪可脱开计算机独立工作。当需要读取数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。◆ 强大的数据处理能力ZDR系列智能温湿度数据记录仪配置多种记录数据分析处理软件，标准Windows 95/98/2000界面，可与智能记录仪进行通讯，设置智能记录仪的工作状态，读取智能记录仪采集的数据。其主要功能为，在Windows 下，对采集的数据可进行列表、绘制曲线、设置工程单位、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按TEXT格式输出，也能进入EXCEL电子表格或专门的软件进行数据处理，绘制棒图、饼图，进行曲线拟合等。◆ 使用方法①.用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算机（PC586以上即可）的串行口相连接。
②.在计算机上运行记录仪应用程序，设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。
③.设定完成后脱开记录仪与计算机的连接，将记录仪置于需检测的场合。
④.检测完毕后，再将记录仪与计算机连接，运行记录仪应用程序，将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
温湿度记录仪的发展及应用
早期的温度记录仪都是有纸类型的，随着计算机的普及和广泛应用，无纸温度记录仪产生，并因为其更准确地数据记录、更方便的数据存储、更便捷的数据分析功能，所占市场份额逐年猛增；已经逐渐取代了有纸记录仪。 
有纸记录仪的缺点：体积庞大、使用成本大、不易保存数据等，是必然要被无纸记录仪所取代。 
案例来源：某市食品药品监督管理所 
应用产品：浙大精鹰温度记录仪ZDR-11
应用： 
由于食品储运过程时间并不是一个短期问题，但食品保存中的温湿度又是保证食品安全的一项重要指标，直接影响菌落的生长。例如，盒饭烧煮后充分冷却(在2小时内需使中心温度降至10℃以下)后分装，并在10℃以下条件储存、运输，食用前须加热至中心温度不低于75℃。采用真空冷却机可在几十分钟内给大量盒饭急速降温，采用冷库约1.5小时能降到10℃以下。盒饭加工公司下午将饭烧好冷却后，用冷藏车将盒饭送到学校冷库储存，次日供学生食用。由于生产和储存能力限制，冷链是学校的主要供餐方式。食物烧熟煮透后加温保温，使盒饭在食用前中心温度始终保持在65℃以上，烧好后3个小时内食用。 
采用ZDR-11温度记录仪，忠实地记录指定时间间隔的温度数据，在取出时可以容易地利用电脑察看图形文件及报警值，判断是否超过容许值,提供科学的、连续的动态数据，食药监督部门和生产企业根据一系列数据，研究食品温度变化的时间段，分析导致变化的因素，逐步改善生产、运输和储存环境，保证安全食品进入消费者口中。
客户评价：
功能ZDR-11温度记录仪全程自动监控，数据管理功能强大。记录数据ZDR-11温度记录仪数据不可更改； 
ZDR-11只是温湿度记录仪系列中的单温度系列中的其中一款经典产品。温湿度记录仪已经在许多领域，尤其在直接要求实时记录其全过程温湿度变化的场合中应用广泛，依据记录仪所记录的变化数值反应存储、生产、运输等过程的温湿度变化，并通过专业PC分析软件进行科学有效的管理、分析、归纳。
温湿度记录仪在农业与食品行业中的应用
人工气候，塑料大棚环境中，温湿度变化值的大小直接影响农作物特别是幼苗期经济作物的生长。采用电子温湿度记录仪，它将自动记录温湿度值，并通过PC智能分析软件对所记录的数值以图文表的形式输出，方便管理员分析管理。并有自带告警功能，当温湿度超过设定的高低限时，报警器自动响应，及时提醒工作人员调节大棚或育苗室等环境中的温湿度。使用电子温湿度记录仪简化你的工作，也将节约成本，并不受过多的人为因素的干扰，客观真实得反映记录过程。
温湿度记录仪在运输业的应用
在长途或远洋运输过程中，货仓中的温湿度过高或过低会直接或间接影响所运货物的品质，特别是运送冷冻冷藏食品时尤为重要。承运方与托运方往往因为运输货物品质变化等问题难以为出哪方的责任产生争议。预防这种争议，只要运输前在货仓中放入电子温湿度记录仪并开启记录，在货物到达目的地后读取运输期间货仓的温湿度值，PC软件自动生成JPG、TXT、Excel三种图文表格形式，结果一目了然，当然也就责任明确。电子温湿度记录仪简化你的工作，并且不受过多的人为因素的干扰，客观真实得反映记录过程。一定程度上，也是解决这方面争议的有力证据。
温湿度记录仪在食品储运行业的应用
在食品加工储运过程中，及时掌握食物所处的环境情况是否有处在食品安全条件下是非常重要的。而在环境中，温度与湿度的超标能直接导致食物变质。如果过低或者过高也会使食物口感变差降低品质。电子温湿度记录仪设计轻便，体积与成人手掌大小相当。采用进口核心原件，保证记录数据：温度：±0.5℃精度，湿度：±3%RH精度。采用电子温湿度记录仪，它将自动记录温湿度值，并通过PC智能分析软件对所记录的数值以图文表的形式(JPG、TXT、Excel)输出，方便管理员分析管理。并有自带告警功能，当温湿度超过设定的高低限时，报警器自动响应，及时提醒工作人员调节食品存储间或制作车间等环境中的温湿度。使用电子温湿度记录仪简化你的工作，也将节约成本，并不受过多的人为因素的干扰，客观真实得反映记录过程。
温湿度记录仪的发展历程
纵观温湿度记录仪的发展历程，大致经历了三个阶段：传统的机械模拟仪表、第一代无纸记录仪和基于虚拟技术的网络化多功能无纸记录仪。1995年以前使用的基本上是机械式有笔有纸记录仪，它通过记录笔在记录纸上绘制曲线，从而达到记录并保存数据的目的。由于其笔头伺服系统复杂，机械式活动部件多，故可靠性较差。同时机械式记录仪存在显示方式单一（曲线记录），后续数据处理困难，长期运行费用高（需定期更换记录纸和墨水）等固有缺陷。 1992年国际仪器仪表展览会在京举行，英国P&G、德国B&H公司分别展示了全新理念的无纸记录仪，国内学科性公司敏锐的意识到这一重大市场机遇，于是进行了仿制开发。1996年，浙大中控率先向市场推出了JL20系列无纸记录仪，无纸记录仪采用微处理器、液晶显示屏和半导体存储器，彻底克服了机械式记录仪所存在的不足之处，无纸记录仪取代机械式记录仪已成了不争的事实。在随后的近十年的发展过程中，无纸记录仪市场上国货占据了压倒性的优势，国内外产品大致处于同一技术水平。虽然Honeywell、YOKOGAWA等国外公司的产品工艺较国货精致，精度±1.5‰比国货的±2.0‰要好一些，但是4倍以上的价格却让用户望而却步。迄今为止国内记录仪生产厂家多达三十余家。
﻿