标题：校验仪
概述
校验仪是一种电池供电的手持式校验仪表，能用来测量和输出多种热工信号，主要应用于工业现场和实验室信号的测量和校准，是测试和校验工业自动化系统及仪表必备的工具。
校验仪的分类及其特点分析
压力校验仪  真空压力校验仪举例：型真空压力校验仪
型真空压力校验仪的性能价格比优于英国Druck公司的同类产品，不仅解决了标准压力的校验，而且更好的满足了现场综合的测试需要。 
型真空压力校验仪基本准确度分0.1%和0.05%两种，是实验室、工厂、大专院校理想的高档工具表，并可作为中等精度压力测试的标准表，是压力表、压力计、压力变送器、压力开关、真空表等等压力仪表的理想校验仪表。 
特 点： 
(1) 型真空压力校验仪是交直流两用的便携式仪表，在测量压力的同时，可测量电流，同时在LCD上显示出来，并备有24VDC输出。加之真空压力校验仪前面板上安装有打压手泵，使其成为理想的现场校验仪表； 
(2) 高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正，保证仪表长时间内零点和准确度具有良好的重复性和稳定性，测量准确度高； 
(3) 校验仪具有超量程报警功能，当所加压力超出额定满量程+2500字时，仪表将显示OVER RANGE！P并且内置蜂鸣器将断续发声，以表示压力（电流）超出满量程，应停止加压，并卸掉部分压力使其在规定量程内，以免损坏压力传感器； 
(4) 当校验仪所测量的电流超出22mA时仪表将显示OVER RANGE！并且内置蜂鸣器将断续发声，以表示所测电流超量程。；
(5) 校验仪软件内容丰富，操作简单、明了； 
(6) 采用薄膜面板及进口轻触开头，款式新颖，按键寿命长； 
(7) LCD背光，压力、电流显示、直观、清晰、结构紧凑合理，仪体积小、重量轻、携带方便； 
(8) 校验仪前面板安装手操压力发生器，-90KPa～1.6MPa，并带有微调、放所阀。手动真空率达95%，具有世界先进水平。压力源零部件经精细研磨气密性好，符合IP54密封标准； 
(9) 可直接在面板上操作，调校满量程； 
(10) 金属外壳，抗干扰性强，牢固耐冲压； 
(11) 容积式微调，极易实现检定点压力； 
技术指标：
(1) 压力量程：-95KPa～1.6MPa 
(2) 分辨率：压力：Min 1Pa 
(3) 电流：Min 1uA 
(4) 电流测量范围：0～22mA 
(5) 直流输出：24VDC 
(6) 准确度：压力：0.1%F·S 0.05%F 
(7) 电流：0.05%±1d 
(8) 相对湿度：≤80%RH 
(9) 过载能力：为量程上限的1.2～1.5倍 
(10) 外形尺寸：240×80×40mm 
(11) 重量：2.5Kg 
(12) 内置电池：一次充电可工作15个小时热电偶校验仪举例：型热电偶校验仿真仪
热电偶校验仿真仪是功能强大和容易使用的现场校准器。测量及仿真输出功能几乎可以测试和校准除压力以外的任何过程参数。校验仿真仪的系列化设计，使操作十分简便。专用机壳的选用，使自备电池更换迅速。当进行校准、故障诊断或维修时，JH-ZJF型热电偶校验仿真仪会助您一臂之力。
特 点：
  热电偶校验仿真仪(1 )结构合理，精巧牢固，抽插式自备电池，易更换；
(2) 校验仿真仪野外和现场作业十分方便；
(3) 丰富的软件功能使校验仿真仪操作简单，轻松，校验仿真仪零点，线性、温度无漂移；
(4) 校验仿真仪除具有自修正能力外，通过键盘可随时调校；
(5) 全系列工业用热电偶信号的测量和仿真及分度表查算能力。热电阻校验仪举例：型热电阻校验仿真仪
特 点：
(1) 校验仿真仪进口优质ABS机壳，结构合理，精巧牢固；
(2) 全系列工业用热电阻信号的测量和仿真；
(3) 软件补偿，修正参数的设置可通过键盘由软件完成；
(4) 校验仿真仪方便快捷的电阻一温度查表功能，二线制、三线制、四线制连接；
(5) 兼容，保证信号在传输中不衰减。过程信号校验仪举例：型过程信号校验仿真仪
特 点：
(1) 操作简单轻松、适用范围宽；
(2) 功能齐全，测量、仿真精度高；
(3) DC24V恒压源，可直接调校二线制变送器；
(4) 20%手动步进定点仿真能力，可快速进行线性检测；
(5) 可选快、慢速斜坡步进功能，提供连续平滑输出以测试环路和阀滑动。热工校验仪举例：型热工宝典、型现场热工校验仪
  现场热工校验仪型热工宝典（现场热工校验仪）主要是为工业现场热工仪表及系统的校验维护而设计的，提供完善而实用的功能，操作简单，其采用单片机作为CPU，集最新大规模数字转换集成电路和大屏幕液晶显示技术于一体，具有输出、测量、手册和 24VDC 配电功能，且四项功能可同时工作，同屏显示输出和测量值以及对应的 ITS-90 标准值（热电阻和热电偶），并配备超大容量可充电电池，携带方便，能方便地完成工业现场热工仪表（传感器、变送器、显示仪表、控制系统）的检修、校验。
特 点： 
(1) 小巧、便于携带和手持；
(2) 坚固、可靠，背面的支撑架和挂钩孔适合现场使用； 
(3) 大显示屏，测量、输出可同时显示；
(4) 电压、电流、电阻的测量和电压、电流的输出； 
(5) 8 种热电偶(K 、E 、T 、J 、S 、R 、N 、B )的测量和输出，2 种热电阻(PT100 、Cu50 )的测量； 
(6) 热工宝典热电偶、热电阻的测量输出具有 ITS-90国际标准毫伏、电阻值对应显示；
(7) 电压和电流测量可显示百分比；
(8) 热电偶测量、输出具有自动或手动补偿功能；
(9) 输出值的输入采用多种方式；
(10) 热工宝典可实现电阻值与温度值、毫伏值与温度值的快速互查；
(11) 热工宝典内置大容量充电电池，充电一次可连续工作 5～7 小时（与工作状况相关）； 
(12) 大屏幕液晶带背光显示，中文菜单操作；
(13) 按键声音和背光可控制，并能才每次开机时保持上次最后设置的状态。信号校验仪举例：
A：型多路信号发生校验仪
型信号发生校验仪可模拟各种工业过程仪表的传感器和变送器，可同时输11路的标准信号，多路信号发生校验仪也可以测量一些过程仪表所产生的各种信号，因此多路信号发生校验仪适用于新一代自动化仪表、自动控制系统的调试和校验。由于JH-20B多路信号发生校验仪配有24VDC输出以供调测二线制仪表之用，故使用了JH-20B型多路信号发生校验仪后无需再配其它仪器就能轻松而准确地对多台仪表同时进行调试和检测了。
特 点： 
(1) 4 1/2位高亮度LED显示  多路信号发生校验仪(2) 多路信号发生/校验仪可同时输出11路信号，输入4路信号 
(3) 内置隔离DC24V输出 
(4) 220V交流供电 
(5) 频率测量的分辨力可达0.01Hz 
(6) 可显示20.000mA、5.0000V等5位读数 
技术指标：
(1) 电流输出：最大20mA，4路独立，精度0.05级；
(2) 负载电阻：RL≤1500Ω(0-10mA) RL≤750Ω(0-20mA)； 
(3) 毫伏输出：最大120mA，精度0.05级，负载电阻：RL≥10K Ω； 
(4) 电压输出：最大6V，精度0.05级，负载电阻：RL≥10K Ω； 
(5) 频率输出：F1，F2最大10000Hz，最大误差2Hz，最大幅度：≈15V F3，F4最大1000.0Hz，最大误差0.2Hz； 
(6) 电阻输出：0-390Ω； 
(7) 电流测量：0-20mA，Ri=100Ω，精度0.05级； 
(8) 毫伏测量：0-200mV，Ri=10M Ω，精度0.05级； 
(9) 电压测量：0-20V，Ri=10M Ω，精度0.05级； 
(10) 频率测量：0-20kHz，灵敏度：Vp——p≥500mV，精度：0.02%±1个字； 
(11) 显示方式：4 1/2位超高亮LED显示； 
(12) 使用温度：-10℃～50℃； 
(13) 环境湿度：≤95%相对湿度，无结露； 
(14) 电 源：交流220V±10%，50Hz 。
B：手持式信号发生校验仪
型手持式智能信号发生校验仪是一种智能化的工业仪表校验仪，精度高，体积小，可用于工业仪表的现场调校，也可用于实验室仪器仪表的校准。  JH-2000手持式信号发生校验仪JH-2000手持式信号发生校验仪功能强大,可模拟输出多种工业控制过程测控中所需的信号，同时手持式信号发生校验仪也可测量这些工业控制过程中产生的信号。其强大而完善的输出功能可以使您在紧张的施工现场从容地进行多种过程仪表的校验与调试。并且在二线制仪表的调校方面，它为您提供了DC24V的回路电源，直接用于调测二线制仪表。而在20mA的测量方面,手持式信号发生校验仪就可以稳定地显示20.000（5位有效数字）值。
由于手持式信号发生校验仪具有多功能、多特性、高性能的特点，因此是工业控制过程调测中必备的工具。所有功能都设计得非常便于使用。而它的结构就是专业为现场使用、单手操作而设计的，仪器所有的调整设置仅需单手即可。 
技术指标： 
(1) 提供了DC24V回路电源，直接调测二线制仪表； 
(2) 准5位LCD显示； 
(3) 高精度，0.05%； 
(4) 自动量程，可有效地提高精度； 
(5) 内置电池，一次充电可工作20小时（Ni-MH电池）； 
(6) 频率测量的分辨力可达0.01Hz ；
(7) 可显示20.000mA、5.0000V等5位读数。多功能校验仪举例：JH-ZJF-5便携式多功能校验仿真仪
特 点：
(1) 全中文蓝屏显示介面与智能化操作系统的完美组合，令仪器更具人性化；
(2) 功能齐全，18种输入，输出同步运行，独立操作，电源隔离，互不影响；
  JH-ZJF-5便携式多功能校验仿真仪(3) 有V，mV，mA，Ω和热电偶(TC)，热电阻(RTD)信号的输出与测量，24VDC配电输出为变送器提供回路电源，并可同时测量变送器所输出的mA值；
(4) 具有频率(Hz)的测量和仿真功能；
(5) 全数字化操作，智能化菜单提示，更直观更简捷，令使用者得心应手；
(6) 直接键入热电偶(热电阻)℃值,显示并输出对应的mV(Ω)值，无须再查分度表；
(7) 测量热电偶(热电阻)信号时，℃，mV，Ω同时显示；
(8) 采用高精度测温传感器为热电偶提供冷端补偿；
(9) 所有信号均可在任意位数上进行微调或连续增减；
(10) 具有模拟变送器功能，可校验DCS通道4~20mA回路电流；
(11) 可根据需要选配任意数量高精度数字压力模块，以实现压力的精确测量，备有RS232通信接口，通过PC实现仪表超差的快速修正；
(12) 交直流两用，内置高性能大容量进口可充电锂电池，一次充电可连续工作8小时以上，视仪器工作状态变化；
(13) 采用进口机箱，美观实用；
(14) 外型尺寸：250mm*200mm*85mm 重量1Kg。
输出功能
模拟℃时，显示对应的mV、Ω
冷端补偿方式：手动、自动均可
模拟Ω时，二、三、四线制均可
模拟V、mA时，显示对应的%
模拟mA时，无源、有源均可
模拟Hz时，方波、正弦波均可
均可在任意位数上，进行信号微调
均可在任意量程上，进行步级设置
二、测量功能
测量℃时，显示对应的mV、Ω
冷端补偿方式：手动、自动均可
测量Ω时，二、三、四线制均可
测量V、mA时，显示对应的%
屏幕中的测量数值，均可暂时锁定
采集到的测量数值，均可自动进行“最小值、最大值、平均值”测算
无纸记录现场设备的检测数据