标题：电机测功机
测功机简介：
配套设备：(1) 简单配置：电参数（单相、三相、直流）、测功机控制仪、测功机、夹具 
（2）完整配置：测功机动态控制仪、测功机控制仪、单三相直流电参数仪、交流变频电源/直流电源、夹具、工控机显示器、控制操作台测功机使用场合磁滞测功机 
(1) 磁滞测功机由带齿极定子、空心磁滞杯转子、激磁线图、支架、底板等组成，当磁滞测功机内部线圈通过电流时产生磁力线，并形成磁回路二产生转矩，改变励磁电流即可改变负载力矩。 
(2) 适用于中小力矩而转速较高的电机测试，如异步电机、小功率直流电机、串激电机及电动工具行业等。 
磁粉测功机 
(1) 磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成，当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场，使内部磁粉按磁力线排成磁链，由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力，该力即为负载力矩。改变激磁电流即可改变负载力矩。 
(2) 适用于大力矩而转速较低的场合。如起动电机恒力矩带载起动、异步电动机、直流减速电机及造纸、纺织等行业使用的恒张力控制等。 
电涡流测功机 
(1) 电涡流测功机由感应子（转子）、电枢及励磁绕组、转矩、转速传感器、底板等组成，当感应子被电动机驱动旋转时，气隙磁通密度随感应子的旋转而发生周期性变化。因此，在涡流环表面及一定深度内感生涡流电动势，并产生涡流，该涡流所产生的磁场又与气隙磁场相互作用，产生制动力矩。改变定子的励磁电流，可以调节被测动力机械的转矩。 
（2） 适用于高转速、大功率动力机械的转矩和功率测量，尤其适用于动力机械的仿真寿命试验及温升试验，如串激电机、电动工具及大功率电机。 
应用场合：
单相异步电机（洗衣机电机、油烟机电机、风扇电机、空调电机、压缩机电机）、罩极电机、直流电机、串极电机、电动工具、三相电机、同步电机、调速电机、步进电机、雨刮器电机、摇窗电机、汽车暖风电机、摩托车起动电机等。
测功机功能：
1． 主要性能:1、 测试数据均数字显示并可送到微机，采样、画曲线和打印；
2、 采用高精度负载传感器；稳定性好，使用寿命长等特点；
3、 整机灵敏度高，负载转矩稳定性和测试重复性好；
4、 仅调节励磁电流便可控制负载的大小
5、 软件操作简单易学，并可实现手动、自动、定点等测试方式。 
6、电量测试仪具有多档量程（自动切换）满足大功率电机和小功率电机的测试
7、 三维调节台可方便安装电机，实现快速装夹。（供选择）系统功能:1、可以电脑上控制电机的开关操作；
2、系统具有手动、自动测试方式（此方式可不联接电脑操作）全部过程可在控制柜上的显示控制仪上实现；数据可锁存,以便手工记录；
3、系统具有自动测试方式：即负载根据设置自动加载，扫描电机从空载到堵转（或设定值）的特性曲线；
4、系统具有定点测试方式：即电机运行后，负载自动调节到设定值，并在设定值处稳定运行；
5、测试结果：电机测试数据以报表或曲线的方式显示，可打印保存，方便下次打开查询曲线，曲线坐标参数（横坐标及纵坐标）可修整
7、额定扭矩实验精度：±0.5%；转速精度±0.2%； 
8、测功范围:0.01Nm-300Nm(客户可根据自己的电机功率大小,选择量程合适的测功机)测功机软件介绍：1、测试项目： 
（1）空载、负载、堵转测试时对电流、转矩、转速、输出功率进行安全值的设定，可实现自动推出限制。
（2）自动加载与手动加载测试：
A 负载测试加载速度可调：根据实际需要自行调节。
B 测试加载增量可调:可对初始加载量和增量进行设定。
（4）定点测试：可对电流、转矩、转速、功率进行测试。可定一个点不卸载；定多个点卸载。定点个数最多可以定5个点。定点数据可以设定。
（5）耐久测试：测试步骤1 2 3 4 5；运行方式：空载、转矩、输入功率、输出功率、不测可随意设定；每个项目下的耐久值和误差值可随意设定；测试时间也可以随意设定。
2、铭牌参数：
电机型号、额定功率、额定电压、额定转速、客户名称、客户档案、测试人员、测试日期。
参数作为报表帮助客户整理和分析数据。
3、曲线坐标：
（1）两种模式，七条坐标曲线。
（2）两种模式：转速模式、转矩模式。两种模式只是对数据分析的方式。
（3）七条曲线：电压、电流、转速、转矩、输入功率、输出功率、效率。每条曲线的最大值和颜色代表的曲线可随意设定，方便分析数据。
4、电机参数的存储和调用：
每一种电机的参数设定好以后可以存储，以便下次使用和调用不需要重新去设定。
5、测试界面：
测试界面可以实时显示测试的瞬时值（电压、电流、转速、转矩、输入功率、输出功率、效率），并可以间按一定的时间（随意设定）采集数据。同时在测试过程中曲线自动绘制。更好的监控测试的过程。
6、报表分析：
（1）整个测试过程的曲线图（电压、电流、转速、转矩、输入功率、输出功率、效率）
（2）铭牌参数值
（3）关键点电机性能分析
空载点：电流值和转速值
最大转矩点：转矩值、转速值、电流值、输出功率值、效率值
最大输出功率点：转矩值、转速值、电流值、输出功率值、效率值
最高效率值：转矩值、转速值、电流值、输出功率值、效率值测功机选型：​型 号转矩      (N.m)       转速(r/min)连续运行
功率(W)外形尺寸
长-宽-高(mm)中心高   (mm)重量 (Kg)风冷连续运 行功率(W)磁
滞
测
功
机ZC20≤20 0-4000 1500 910-380-400 200 200 3000 ZC15≤15 0-6000 1000 700-300-350 200 1302000ZC10≤10 0-6000 1000 700-300-350 200 120 2000 ZC7.5≤7.5 0-8000 750 700-300-280 150 90 1500 ZC5≤5 0-8000 600 700-300-280 150 80 1200 ZC2≤2 0-15000 300 550-270-220 130 60600ZC1≤1 0-15000 200 550-270-220 130 40400ZC0.5≤0.5 0-20000 100 450-220-150 110 30200ZC0.2≤0.2 0-20000 40 330-180-150110 2580ZC0.1≤0.1 0-25000 20 330-180-150100 2040ZC0.02≤0.020-3000010 330-180-1501001820磁
粉
测
功
机ZF10≤100-50001000 700-320-310150652000ZF20≤200-50002000 750-340-340180804000ZF50≤501-30003000 800-360-350180906000ZF100≤1000-30004000 800-370-3701801108000ZF200≤2000-15005000 1000-450-40020013010000电涡流
测
功
机ZD1≤13000​700-320-280180501000ZD2≤225000​700-320-280120501500ZD5≤520000​750-320-300120602000ZD10≤1015000​800-380-360220803000ZD20≤2010000​800-380-360220904000ZD50≤50
简介
央掘魔罗（梵文名Angulimala），又译为央掘摩罗，央仇魔罗，央崛鬘，鸯窭利摩罗，意译指鬘，为释迦牟尼弟子，证阿罗汉果。
生平
相传他是憍萨罗国波斯匿王的宰相奇角之子，名为无恼（梵文名ahimsaka），因为信奉婆罗门教，其师教授他升梵天秘法，要杀千人，以他们的手指来作成项链。后受到佛陀的教导，痛改前非，加入僧团出家，最终获得阿罗汉果（示现）。央掘魔罗本为与文殊师利菩萨等级的大菩萨，为阐扬释迦摩尼佛所说法的第一义谛，示现入娑婆世界，直指世间是幻，是妄想，诸法自性寂灭，无法可说。极空，我法都非实义。
佛经记载
《增一阿含经》卷三十一“力品”第六经，巴利三藏《中部》第八十六经。 
《佛说鸯掘摩经》一卷。西晋月氏国三藏竺法护译。 
《佛说鸯崛髻经》一卷。西晋沙门法炬译。 
《央掘魔罗经》四卷。刘宋天竺三藏求那跋陀罗译。属大乘佛教如来藏学派。