标题：氙灯光源
氙灯光源介绍
氙灯光源是利用氙气放电而发光的电光源。由于灯内放电物质是惰性气体氙气，其激发电位和电离电位相差较小。氙灯辐射光谱能量分布与日光相接近,色温约为6000K。 氙灯均为连续光谱部分的光谱分布几乎与灯输入功率变化无关，在寿命期内光谱能量分布也几乎不变。 氙灯的光、电参数一致性好，工作状态受外界条件变化的影响小。氙灯一经燃点，几乎是瞬时即可达到稳定的光输出；灯灭后，可瞬时再燃点。氙灯的光效较低，电位梯度较小。氙灯光源系统分为点光源和平行光光源，是利用氙灯光源为发光核心，配合专业的散热系统及稳定电源及触发装置点亮并运行氙灯光源的实验设备。点光源一般连接光纤使用，使模拟日光光照可以达到狭小黑暗的实验设备中。平行光光源一般为一束光斑，光斑大小视实验需求可调。氙灯光源与应用(16张)
光催化专用氙灯光源有以下技术特点：
■采用先进的散热模式，大幅延长灯泡使用寿命，提高光输出稳定性。
■高效的电光转换效率，可以输出高能量的平行光，光功率50W，
■光功率密度100mw/cm2 - 2000mw/cm2。
■简易的光学结构，可以选择不同的波长、波段，满足多样化使用需求。
■模块化的设计极大提高了产品的安全性和稳定性。
■可实现高能量密度、长时间连续照射。
■光功率连续可调，适合几乎所有的模拟日光光照实验。
重要概念
电功率与光功率许多论文和产品简介中在描述氙灯光源时都是提及电功率，事实上，电功率表达的信息非常单一，所以选择需要的产品时须着重关注光功率。光功率大小与电功率、光学结构、器件材质、仪器构造等多项因素有关。例如PLS-SXE300/300UV其电功率是300W，光功率是50W。而CHF-XM500其电功率是500W，而光功率是10W，所以在选择氙灯光源时应电功率与光功率一起考虑。  最新氙灯光源与电源光功率与光功率密度光功率的单位是mw或w；光功率密度单位是mw/cm2或w/m2。在光催化及光电研究中，光功率密度概念甚至比光功率更加重要。以为当提及光功率密度是，必然要考虑样品的受光面积，例如PLS-SXE300/300UV在单滤光片下距离出光口10CM能量密度为2000mw/cm2；在双滤光片下距离出光口10CM能量密度为1300mw/cm2，在双滤光片下距离出光口50CM能量密度为400mw/cm2；距出光口10CM的主光斑直径为3CM，50CM的主光斑直径为5CM。只有这样总入射能量及光子数的计算才有意义。
选择要素
汇聚点光源通常用于单色仪分光，光纤导入或使用聚焦点的能量集中效应（如热效应）。中心发  新型PLS氙灯光源散光源通常是对灯源未做任何处理（光以球面波形式向整个空间发散），在光化学中，通常冷阱、反应器配合，光均匀的向反映物质辐射，构成所谓的内照式辐照系（整个体系中，光由内而外辐照）。
平行光源一般是灯泡通过光学器件处理，而在需要高能量的场合则采用椭球反映射镜。在光化学中，可由平行光源与反映样品部分构成外照式辐照系（光以平行光束形式从反映系统由外而内的进行辐照）。
至于那些灯源可构成汇聚点光源，中心发散光源及平行光源则需具体情况具体讨论。切不能一概而论。
分类及优缺点
氙灯光源按照灯泡结构分类分为长弧氙灯和短弧氙灯，按照照射方式不同可分为内照式光源和外照式光源。
长弧氙灯一般采用管型氙灯灯管，把灯管置于反应器内部，采用四周发散式照射，这种我们叫做内照式光源点光源、平行光、光功率可调、模拟日光光谱(7张)。这种光源属于全波段照射，不能曾加滤光片，但是价格很低。
短弧氙灯一般采用球型氙灯灯泡，光束通过出光口照射，出光口位置可随意添加滤光片，使之得到需要的光波段，出光口可360度旋转调节角度，可调节电功率与光功率。但是这种光源价格一般都较高。而且灯泡寿命一般都是1000小时左右（在散热比较好情况下的进口灯泡）。但采用了AULTT及CEAULIGHT专利散热技术的此款光源平均灯泡寿命最长可达5000小时左右，对于实验光强要求不高的灯泡寿命甚至更长。　
1． 灯泡后端的尖锐凸起是灯泡密封口，较为脆弱，严禁撞击该处。
2． 开机前和光源运行中必须确定风扇处于工作状态，如风扇发生故障，严禁开机。
3． 光源运行中，禁止搬动。
4． 光源运行中，切勿直视出光口，如需观察光斑状况，务必佩戴防护眼镜。
5． 光源运行中，不要触摸散热器表面和滤光片表面，以免灼伤。
6． 注意工作环境的清洁，避免细小物件从灯箱上方散热孔中掉入。
7． 工作电流严禁超过21AMP（安培）。
8． 当高压模块多次（10 次左右）不能激发灯泡并点亮灯泡，请勿继续尝试，应立即更换灯泡或与厂家联系。
9． 请勿使用非本型号的灯泡，以免造成电源损害，故障或者爆炸。
10．PLS-SXE300UV 因有较强烈的紫外输出，必须佩戴紫外截止型防护眼镜和紫外防护服进行实验。该型号光源会释放出臭氧，必须保持室内良好通风或采用专用的通风管道。
如有研究人员第一次使用该光源，请让其阅读说明书后再使用。
用途
氙灯光源应用领域非常广泛，各类的光催化实验，例如光解水制氢、光降解污染物；模拟日光可见光加速实验；各类模拟日光紫外波段加速实验等研究。
PLS 系列属强光全波段光源，波长连续分布。适用于可见光及紫外的光化学研究，模拟阳光的各种实验，特氙灯光源应用(7张)别适用于强光催化（如光解水制氢，光降解及其他光催化研究）。PLS 分为两个型号，PLS-SXE300 主要侧重可见区域研究而视紫外为有害光的用户；PLS-SXE300UV 则面向偏重高能量紫外连续分布的研究应用，比如模拟阳光中的紫外部分并做紫外加速实验等。PLS-SXE300UV 的出现，可以解决以往紫外研究中过于依赖汞灯光源的状况，并实现了一台光源同时具备研究紫外和可见的能力。并且比汞灯更为优越的是，PLS-SXE300UV 在紫外区的能量是连续分布的，而不是汞灯只有某几个特征峰的线光谱。该型号光源甚至可以将研究范围拓展至大气层外的阳光光谱。
该光源系统采用创新的双滤光-转向结构，可以通过滤光片进行各种条件组合，任意改变照射方向，实现理想的辐照环境。
应用组合表：
研究范围FILTER1 FILTER2 波长输出参数应用说明备注紫外-可见VISREF NONE320nm-780nm 用于模拟阳光中全光谱的加速实验。​可见VISREF UV-CUT 400nm-780nm 用于模拟阳光中可见成分的加速实验可再增加BROADPASS 滤光片进一步滤除热量。可见分段VISREF USER-
VISFI LTER 400nm,420nm,435nm,    450nm,475nm,500nm,    520nm, 550nm。可见光单波长实验半波带宽为
10nm. 紫外UVREF NONE 200nm-400nm 用于连续分布紫外区的加速研究。最好采用PLS-SXE300 UV 型光源，以提高紫外输出初始能量。
参数表
名称参数备注灯泡功率300W 美国灯泡寿命不低于1000H 与运行功率有关，极限寿命可达5000H。输出功率范围150W-300W ​灯泡光功率输出50W ​光收集形式椭球全反射碗集成于灯体上光学窗口直径：25.4mm 圆斑工作光斑直径3-52mm可调，最大60mm圆斑光输出形式：水平或垂直照射，沿光轴可自由旋转实际上为任意方向照射平行光发散角：平均6 ° ​转向及滤光装置请见图一此为1ST 滤光装置滤光片安放装置直径为62mm，请见图一此为2ND 滤光装置具体波长请见第七项冷却形式风冷+散热器风冷功率：19W 德国PAPST 金属扇叶风机重量12.5KG 包括包装
拓展配置
1.滤光片[1]：滤光片(13张)
UVREF(filter1) ：56*70mm。作用：高效率反射200-400nm 之间的紫外光。
UV CUT（filter 2）：直径62mm。作用：滤除400nm 以下波长。
350，365，380，420nm,435nm,450nm,475nm,500nm,520nm,550nm  (filter2) ： 半波带宽：10nm，直径：62mm。作用：不同波长区间的分段研究。
Broadband（filter2 ）滤光片：直径62mm 作用：二次消除红外加热影响，可见区高透。以上滤光片的光谱曲线可电话或邮件索取。以上滤光片的安装位置和使用组合请见表二及图一。
2. 玻璃反应系统及反应器的定制。
3. 真空反应环境的系统设计和定制。
4. 光反馈系统。
5. 可配置光源防护箱
照明用氙灯光源
  氙灯光源也可用作照明光源。主要用在闪光灯，汽车大灯，探照灯等。　　
闪光灯的英文学名为Flash Light。闪光灯也是加强曝光量的方式之一，尤其在昏暗的地方，打闪光灯有助于让景物更明亮。
汽车大灯应用氙灯有照射距离远，照明强度大等特点，深受广大有车一族喜爱。