标题：高低温湿热交变试验箱
规格型号列表
列表一：容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101-LJS
450×450×500
1200×1000×1650[1]
LRHS-225-LJS[2]
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-LJS
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-800-LJS
800×1000×1000
1550×1600×2250[3]
LRHS-1000-LJS
1000×1000×1000
1850×1600×2250
列表二：型号规格
工作室尺寸（D*W*H）mm
外形尺寸（D*W*H）mm
温度范围
BJYSL-GDW-100
450×450×500
1150×1050×1750
A:-20℃～150℃
B:-40℃～150℃
C:-60℃～150℃
BJYSL-GDW-225
500×600×750
1200×1100×1900
BJYSL-GDW-500
700×800×900
1450×1400×2150
BJYSL-GDW-800
800×1000×1000
1500×1550×2200
BJYSL-GDW-010
1000×1000×1000
1720×1580×2280

产品用途：
高低温湿热交变试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能；、或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能。适用于学校，工厂，军工，研位，等单位。  高低温湿热交变试验箱
符合标准：
GB/T2423.1.2.3
显示器
1. 采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表，7英寸高清真彩液晶触摸显示屏
2. 实时监控（监控控制器实时数据，信号点状态，实际输出状态）
3. 曲线记录功能3.3.1.控制器可存储600天内历史数据（24小时运行状态下，记录间隔1min以上，温湿度数据同时记录时），且可回放上传的控制内历史数据曲线
4.在机器停机状态下，可随时插入U盘导出或上传数据，并可通过随机赠送软件将导出来的文件在电脑查看或转成EXCEL格式
5.仪表配备USB端口，可直接通过端口驱动微型打印机预览及打印（选配）
6.温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
7.具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定
加湿系统
1、浅漕加湿方法
2、加湿器控制方式：无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器）
3、具有水位自动补偿、缺水报警系统
4、湿度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
5、加热加湿功率:远红外不锈钢高速加温（0.75KW×3）镍铬合金电热管
低温控制方式
制冷循环均采用逆卡若循环，该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成，其过程如下：制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力，消耗了功使排气温度升高，之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。
功能
此机台可做高低温试验、高低温湿度恒定试验、高低温循环试验等等
型号
HYH-80
HYH -150
HYH -225
HYH -408
HYH -800
HYH -1000
温度范围
R:-20℃～+100℃（+150℃） L:-40℃～+100℃（+150℃） S:-70℃～+100℃（+150℃）
湿度范围
20%～98R.H
温度精度
±0.3℃[4]
湿度精度
±2.5%R.H
温度均匀度
±0.5℃高低温湿热交变试验箱
升温时间
-20℃～+100℃约需35min -40℃～+100℃约需40min -70℃～+100℃约需60min
降温时间
+20℃～-20℃约需45min +20℃～-40℃约需60min +20℃～-70℃约需90min
内箱尺寸
400×500×400
500×600×500
500×750×600
600×850×800
1000×1000×800
1000×1000×1000
外箱尺寸
880×1650
×920
1000×1500
×1000
1100×1600
×1100
1200×1700
×1300
1500×1850
×1400
1500×1850
×1520
内箱材质
SUS304#不锈钢镜面板
外箱材质
不锈钢雾面拉丝板高低温湿热交变试验箱
保温材质
硬质发泡胶（当高温为150℃时采用玻璃棉）
冷冻系统
全封闭压缩机
配件
观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔?50mm一个,箱内照明灯
重量
200
300
400
450
550
600
电源
AC220V 50Hz高低温湿热交变试验箱
AC380C 50Hz

箱体结构：
高低温湿热交变试验箱箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，  并采用无反作用把手，操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用
控制系统：
温湿度显示控制仪表采用（日本）触摸屏操作简单，无须按键输入，精度：0.1℃(显示范围)，解析度：±0.1℃；具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定，控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示，具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分，资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机，具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机、数据等功能控制器具有荧屏自动屏保功能，在运转或设定中，如发生错误时，会提供警示迅号。
采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。
整体设备超温；整体设备欠相/逆相；整体设备过载；制冷机组超压；整体设备定时；
其它还有漏电、运行指示，故障报警后自动停机等保护。[5]
技术参数：
选型型号
CLM-GD(J)S-100
CLM-GD(J)S-225
CLM-GD(J)S-500
CLM-GD(J)S-800
CLM-GD(J)S-010
工作室尺寸
D×W×H
450×450×500
500×600×750
700×800×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸
D×W×H
1020×800×1580
1070×1030×1825
1370×1130×1975
1570×1230×2125
1570×1430×2125
性能指标温度范围
A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃
湿度范围
30~98% R?H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R?H
升温时间
-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min
温湿度运行控制系统控制器
进口微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数）
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H
温湿度传感器
铂金电阻?PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器
供水系统
加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮