标题：全自动离子分析仪
仪器简介
全自动离子分析仪采用国际上先进的离子选择电极，  全自动离子分析仪用来同时检测样本中PH、氟离子、硝酸盐氮、水硬度（Ca 2 + 、Mg 2 +离子）、氯离子、钠离子、钾离子、钙离子等。自动进样，智能化实时在线监测和实验室检测任意选择，快速而准确地对样本进行定性定量检测。样本可以是矿泉水、自来水、纯净水、海水、江河湖水、污水、工业废水等。
仪器用途
为了保护水环境，必须加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表（主要是水质分析仪、水质在线分析仪、全自动离子分析仪、离子分析仪）的质量对水环境监测起着至关重要的作用。 　
全自动离子分析仪能简便、快速地定量检测水中PH、氟离子、硝酸盐氮、水硬度（Ca 2 + 、Mg 2 +离子）、氯离子、钠离子、钾离子、钙离子等，以及各种污染物的准确浓度。
可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、水产业、纺织业、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的各离子参数测定。
工作原理
全自动离子分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现精确检测的。仪器上的电极：PH、氟、钠、钾、钙、镁和参比电极等。每个电极都有一离子选择膜，会与被测样本中相应的离子产生反应，膜是一离子交换器，与离子电荷发生反应而改变了膜电势，就可检测液，样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流，样本，参考电极，参考电极液构成“回路”一边，膜,内部电极液，内部电极为另一边。 　
内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压，电压通过高传导性的内部电极引到到放大器，参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个精确的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线，从而检测样本中的离子浓度。 　
溶液中被测离子接触电极时，在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移。迁移的离子的电荷改变存在着电势，因而使膜面间的电位发生变化，在测量电极与参比电极间产生一个电位差。
目前生产氟离子、硝酸根、PH、水硬度（Ca 2 + 、Mg 2 +离子）、K+、Na+多参数（多项）全自动离子分析仪厂家国内较少，代表性厂家有：深圳市航创医疗设备有限公司，其主要生产有 HC-800分析仪（计量器具型式批准证书号：2012C206-44[1]）（PH、氟、 硝酸盐氮）、HC-800分析仪（PH、 氯、钠、 水硬度、钾）、HC-800分析仪（PH、氯、钠、钾、钙）。
参数特点
HC-800分析仪（氟\ 硝酸盐氮\ PH）
·自动进样，自动进行定性和定量分析，多参数（氟\ 硝酸盐氮\ PH）分析。  全自动离子分析仪
· 实时在线监测和实验室检测任意选择。
·USB接口方便仪器测量软件升级和数据传输，或与计算机通讯。
· 仪器采用离子选择性电极法测量，方便和快捷。
· 仪器采用自动两点定标，斜率、截距双参数校正，保证测试结果的准确。
· 能自动进行质控数据处理，能储存一年数据，方便查询。
·仪器采用ARM快速高性能处理器，光电定位液体分配阀，具有集成度高、简化流路及便于维护保养的优点。
· 智能化免维护设计：定标、进样、测量、冲洗，显示并打印报告，仪器故障诊断与排除，全程自动化，无需人工清洗与维护。
·领域应用；饮用水、地表水、工业生产用水和污水。
测量方法电极法测量​在线测量方式任意设定间隔时间启动仪器在线测量模式​测量范围(mg/L)0.3≤F≤190 , 1≤NO3-N≤850 ,2≤PH≤12​分辨率0.1mv​电位示值误差≤± 1%FS​响应速度60秒达到97%​测量周期≤ 3 min​重复性误差F≤± 5% NO3≤± 5% PH≤± 5%​打印机热敏式打印机​数字接口USB接口​控制与显示超大屏幕带背光中文液晶显示，每行可显示15个汉字或30个英文字符​电源与温湿度AC220V ±22V 、50Hz ， 8 ～40 ℃ ， ≤90%接地，超出该范围需要启动空调外形尺寸、重量38.5×23.5×34.5 cm ，主机净重
8 公斤净尺寸，不含包装HC-800分析仪（钠\ 氯\ 水硬度\ 钾\PH）
·自动进样，自动进行定性和定量分析，多参数（钠\ 氯\ 水硬度\钾\PH）分析。  全自动离子分析仪
· 实时在线监测和实验室检测任意选择。
·USB接口方便仪器测量软件升级和数据传输，或与计算机通讯。
·仪器采用离子选择性电极法测量，方便和快捷。
· 仪器采用自动两点定标，斜率、截距双参数校正，保证测试结果的准确。
· 能自动进行质控数据处理，能储存一年数据，方便查询。
·仪器采用ARM快速高性能处理器,光电定位液体分配阀，具有集成度高、简化流路及便于维护保养的优点。
· 智能化免维护设计：定标、进样、测量、冲洗，显示并打印报告，仪器故障诊断与排除，全程自动化，无需人工清洗与维护。
·领域应用；饮用水、地表水、工业生产用水和污水。
测量方法电极法测量​在线测量方式任意设定间隔时间启动仪器在线测量模式​测量范围（mg/L）0.5≤Na≤4000 1≤CL≤1500 0.5≤WH≤1500 (按CaCO3计) 0.5≤K≤390 2≤PH≤12​分辨率0.1mv​电位示值误差≤± 1%FS​响应速度60秒达到97%​测量周期≤ 3 min​重复性误差Na≤± 5% CL≤± 5% WH≤± 5%
K≤± 5% PH≤±5%​打印机热敏式打印机​数字接口USB接口​控制与显示超大屏幕带背光中文液晶显示，每行可显示15个汉字或30个英文字符​电源与温湿度AC220V ±22V 、50Hz ， 8 ～40 ℃ ， ≤90%接地，超出该范围需要启动空调外形尺寸、重量38.5×23.5×34.5 cm ，主机净重8 公斤净尺寸，不含包装HC-800分析仪（钾\ 钠\ 氯\ 钙\PH）
·自动进样，自动进行定性和定量分析，多参数（钾\ 钠\ 氯\钙\PH）分析。  全自动离子分析仪
· 实时在线监测和实验室检测任意选择。
·USB接口方便仪器测量软件升级和数据传输，或与计算机通讯。
·仪器采用离子选择性电极法测量，方便和快捷。
· 仪器采用自动两点定标，斜率、截距双参数校正，保证测试结果的准确。
· 能自动进行质控数据处理，能储存一年数据，方便查询。
·仪器采用ARM快速高性能处理器,光电定位液体分配阀，具有集成度高、简化流路及便于维护保养的优点。
· 智能化免维护设计：定标、进样、测量、冲洗，显示并打印报告，仪器故障诊断与排除，全程自动化，无需人工清洗与维护。
·领域应用；饮用水、地表水、工业生产用水和污水。
测量方法电极法测量​在线测量方式任意设定间隔时间启动仪器在线测量模式​测量范围（mg/L）0.5≤K≤390 0.5≤Na≤4000 1≤CL≤1500 20≤Ca≤120 
2≤PH≤12​分辨率0.1mv​电位示值误差≤± 1%FS​响应速度60秒达到97%​测量周期≤ 3 min​重复性误差K≤± 5% Na≤± 5% CL≤± 5% Ca≤± 5% PH≤±5%​打印机热敏式打印机​数字接口USB接口​控制与显示超大屏幕带背光中文液晶显示，每行可显示15个汉字或30个英文字符​电源与温湿度AC220V ±22V 、50Hz ， 8 ～40 ℃ ， ≤90%接地，超出该范围需要启动空调外形尺寸、重量36×26.5×40 cm ，主机净重8 公斤净尺寸，不含包装
操作方法
1．仪器开机进入系统自检，检测各主要部件的功能是否正常，如：仪器主板、打印机、液路检测（由液检器完成）、分配阀及阀检器等，可智能识别判断故障，自动提示。 　
2．进入活化电极程序，具有电极活化计时功能，精确把握活化时间，以提高电极的使用寿命，确保电极稳定性。时间为30分钟倒计时，可按NO 键直接退出活化电极程序。 　
3．进入主菜单，首先进行电极定标，通过定标确保仪器稳定性。 　
4．选择水样分析，经5次以上的质控测试后，可自动生成、打印质控报告，计算出所做质控次数的平均值、标准偏差、变异系数。 　
5． 智能液体检测程序，确保进样及测量准确， 测量过程自动提示，您方便的向导， 可24小时待机，在待机状态能自动保养，有自动正反冲洗功能， 简短的液路，独有正反冲洗自动定标及冲洗管道系统，杜绝交叉污染。 　
6． 自动打印、手动打印可选，节约打印纸。报告单：综合信息报告，可设置参考范围值及打印。 　
7． 采用美国进口压紧式动力泵管，增长泵管使用寿命。 　
8．测量方法：离子选择性电极（ISE）直接法。 　
9．检测项目：PH、氟离子、硝酸盐氮、水硬度（Ca 2 + 、Mg 2 +离子）、氯离子、钠离子、钾离子、钙离子等项目。
维护保养
离子电极法自二十世纪八十年代随着传感技术和微机技术的普及和发展而发展起来的，是一种快速、准确、方便、实用的临床检验设备。 　
1、当出现检测器失效时如何解决　 　
检测器失效时的原因有4种： 　
①检测器的插头与主机板座松了； 　
②检测器本身坏了； 　
③阀芯上的固定螺钉与电机转动轴未紧固到位； 　
④阀芯本身太紧不能转动。检查的顺序依次为③-①-④-②。 　
2、吸样不畅的原因及处理方法:　 　
吸样不畅的原因主要有以下4种，沿着“由简单到复杂”的思路来检查； 　
①检查管路各个接口（包括电极之间的连管、电极与阀之间、电极与泵管之间）的连管有无漏气，此种现象表现为不吸样； 　
②检查泵管是否粘连或过于疲劳，此时应更换新泵管。现象表现为泵管发出异常声音； 　
③各管道内尤其是各接头处有蛋白沉淀，此种现象表现为液流速度过程定位不稳，即使换了新泵管也是一样，解决办法为取下各接头用水清洗干净。 　
④阀本身有问题，要仔细地检查。
注意事项
使用环境必须符合工作条件
非专业维修工程师，请勿打开仪器进行维修。
工作条件
环境温度：8-40°C；
相对湿度：≤90%
电源电压：220V±22V 频率50±0.5Hz，并且具有良好接地；
仪器应水平放置在平稳的工作平台上，有效的避开直射光线；
仪器周围应留有足够的空间以利散热，且无强烈震动源及强磁干扰；
周围空气中应无明显灰尘及腐蚀性气体存在。