标题：盐雾腐蚀试验机
规格型号
型号一：
型号规格
工作室尺寸（D*W*H）mm
外形尺寸（D*W*H）mm
温度范围
BJYSL-YWX/Q-150[1-2]
450×600×400
700×1200×1100
RT+5℃～55℃
BJYSL-YWX/Q-250
600×900×500
950×1500×1200
BJYSL-YWX/Q-750
750×1100×500
1100×1700×1250
BJYSL-YWX/Q-010
850×1300×600
1150×2100×1550
BJYSL-YWX/Q-016
850×1600×600
1190×2260×1450
BJYSL-YWX/Q-020
900×2000×600
1250×2800×1600
型号二：
容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-108-RY
450×600×400
700×1200×1100
LRHS-270-RY
600×900×500
870×1400×1150
LRHS-412-RY
750×1100×500
1030×1680×1260
LRHS-663-RY
850×1300×600
1160×2000×1390
LRHS-816-RY
850×1600×600
1190×2260×1450
LRHS-1080-RY
900×2000×600
1220×2350×1450

材质结构
箱体材质：试验箱[3]整体为进口P[4]VC增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀；易清洗、无泄露，摒弃玻璃钢材质应时间而产生表面退色纤维化
箱盖材质：全透明进口耐冲击板材制造，便于试验时观测试验样品受试状况  产品实物图
盐水桶材质：进口PVC板， 超大盐水箱设计，杜绝因缺少盐水而中断试验
高压空气管材料：铜管或橡胶管
饱和空气桶：采用进口高级不锈钢（SUS304）板；采用亨利定律，予以加温加湿，并提供实验所需之湿度
（饱和空气桶作用：针对压缩进去的空气加热、加湿以及油过滤）
试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管，十五年可保持不老化及龟裂
试验方法及使用温度
可做试验方法：
中性盐雾试验（NSS试验）
盐雾试验（SS试验）
醋酸盐雾试验（ASS试验）
铜加速醋本能试验
高温湿热试验
试验温度：
中性盐雾试验：试验室：35℃±1℃，b.饱和空气桶：47℃±1℃
酸性腐蚀试验：试验室：50℃±1℃，b.饱和空气桶：63℃±1℃
也可以按JIS、CNS等标准设定
控制器
1、采用薄膜式 KEY BOARD智能型YWX100集成控制温控仪，温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益
2、触控式设定、数位及直接显示
3、温度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制，可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命
产品说明： 
  本盐雾试验箱为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一，是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka: 盐雾试验方法》做中性盐雾试验，同时也可做醋酸盐雾试验。符合CNS、ASTM、JIS、ISO标准
结构特点：
1.工作室内胆、外壳、箱盖内外均为玻璃钢整体模压成型，表面平整。具有耐酸碱，耐高温，耐碰撞，无渗漏，强度高，易清洗的优点。 
2高精度数显温控仪，输入方式用PT100传感器，控温精确，平稳，恒定式运行。 
3挂壁式喷雾系统，可任意摆放，不占用有效的试验空间。盐雾分布均匀，沉降量可自由调整。 
4采用独特的石英玻璃烧制成的喷嘴，内腔圆滑，角度精确，长期喷雾，无结晶。 
5独特弹簧式门链，开闭箱门轻松自如，四周水封槽无盐雾溢出。YW/N-010以上规格箱门开启采用独特的气动式，可直接在控制面板上操作。 
6进气压力及喷雾压力双重调节，超温报警并切断加热电源，具有双重保护。
用途：
适用于对金属材料的防护层、汽车零部件、电子元器件及工业产品进行中性、酸性及铜盐加速等盐雾腐蚀试验，其适用标准为GB/T2423，17《电子电工产品基本环境试验规程Ka，盐雾试验方法》及GJB150的试验要求。
产品名称 型号 工作室尺寸（ mm ） 　功率 　主要技术参数 　备注 
盐雾腐蚀试验箱 YW/N-150 450 × 570 × 400 　2 　温度范围：室温 ~55 ℃温度
均匀度：≤± 2 ℃
温度波动度：≤± 0.5 ℃
盐雾沉降量 :1~2ml/80c ㎡ h 　
1. 箱体采用玻璃钢精密模　压整体成型
2. 连续、周期喷雾任选
3. 挂壁式喷雾塔
4. 不含空压机 
YW/N-150 450 × 600 × 400 　 3 
YW/N-250 640 × 1000 × 490 　 4 
YW/N-750 740 × 1100 × 490 　 5 
YW/N-010 1000 × 1300 × 700 　6 
YW/N-016 1000 × 1600 × 720 　7.5 
YW/N-020 1000 × 2000 × 800 　9 
湿热盐雾试验箱 SY/N-750 740 × 1100 × 490 　5 　85~98%R H 　本箱可单独做湿热或盐雾试　验 
二氧化硫盐雾试验箱 SO2Y/N-250 640 × 1000 × 490 　4 　SO2 气体浓度 0.1~1% 　可作化工试验箱用滴定法、　钢瓶法任选 
二氧化硫盐雾试验箱 SO2Y/N-750 740 × 1100 × 490 　5 
盐雾、湿热、干燥、浸渍试验箱 　可根据客户要求定做，价格　面议 
盐雾、湿热、干燥试验箱 
二氧化碳、盐雾试验箱
大华盐雾试验箱为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一，是研究机械、国防、轻工、电子、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》做中性盐雾试验，同时也可做醋酸盐雾试验。 
特点简介： 盐雾试验箱符合CNS、ASTM、JIS、ISO标准,盐雾试验乃针对各种材质之表面经涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后，测试其制品之耐腐蚀性。
特性：
喷雾方式：A:连续式盐雾试验机 B:可程式盐雾试验机。
采用全侦测系统 故障发生时可亮灯显示。
1、整台PVC板制，盐雾箱内部采用先进的立体补强技术，结构强实，永不变形。 
2、采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能，试验不中断。 
3、精密玻璃喷嘴，盐雾箱使用4000小时保证无结晶阻塞。 
4、控制仪表均在同一机板，操作简便，且一目了然。 
5、附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全。 
6、进口温度控制器，数字显示，PID控制，高稳定性白金测温探头，误差 0.3 
7、试验室采用蒸气直接加温方式，升温度快，减短待机时间。 
8、喷雾塔附锥形分散器、具导向雾气、调节雾量、及均匀落雾等功能。 
9、压力桶采用亨利定律，于以加温加湿，并提供试验室所需之湿度。
规格 
型号
CLM-YWX/Q－150（B）
CLM-YWX/Q－250（B
CLM-YWX/Q－750（B）
CLM-YWX/Q－010（B）
CLM-YWX/Q－020（B）
试验室内箱尺寸LxWxH(cm)
60x45x40
90x60x50
120x80x50
160x100x50
200x120x60
试验室外箱尺寸LxWxH(cm)
107x60x118
141x88x128
190x110x140
230x130x140
270x150x150
总功率
1.3KW(220V)
1.5KW(220V)
1.8KW(220V)
3.3KW(380V)
4.8KW(380V)
净重
60kg
95kg
110kg
190kg
320kg
试验室温度
盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃
​​​​压力桶温度
盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃
​​​​盐水温度
35℃±1℃ 50℃±1℃
​​​​试验室容量
108L
270L
480L
800L
1440L
盐水箱容量
15L
25L
40L
40L
40L
盐水浓度
氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuCl2 2H2O)
​​​​压缩空气压力
1.00±0.01kgf/cm2
​​​​喷雾量
1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时，取其平均值)
​​​​试验室相对湿度
85%以上
​​​​酸碱值PH
6.5~7.2 3.0~3.2
​​​​喷雾方式
连续式喷雾
​​​​电源
AC220V1Φ10A
AC220V1Φ15A
AC220V1Φ20A
AC220V1Φ20A
AC220V1Φ30A
设备符合标准
GB/T2423.17 电子电工产品基本环境试验规程试验Ka: 盐雾试验方法
QJ 2027-1990 金属镀覆层耐盐雾试验方法
SH/T 0081-1991 防锈油脂盐雾试验法 GB/T 10587-1989 盐雾试验箱技术条件
QJ 1239.10-1987 电子设备环境试验条件和方法 盐雾试验
GB/T10125-1997；GB10587；GB6460；GB1771；ASTM-B117；GJB150；DIN50021-75；ISO3768、3769、3770；CNS 3627、3885、4159、7669、8866；JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371等标准
控制系统：
1、DHC温度控制器，数字显示PID自动演算，SSR输出，高稳定性白金测温探头。盐雾试验时温度误为±1℃。 
2、压力桶采用亨利定律，于以加温加湿，实验室湿度达到95%以上，符合国家标准。
故障及处理方法
由于盐雾测试机长期做盐雾老化试验，环境恶劣容易造成盐雾测试机出现大大小小的故障，为了有户能快速解决故障，继续顺利做盐雾老化试验，下面详细介绍了一些常见故障与处理方法。试验室无法上升到所设定之温度故障原因： 
1.试验室温度控制器温度，设定过低； 
2.试验室安全保护开关设定过低； 
3.加热系统故障； 
4.电磁继电器故障； 
5.控制器故障。 
处理方法： 
1.将温度控制器设定于所需温度； 
2.将安全保护开关设定于所需温度； 
3.4.5.通知维修公司上门修理。饱和桶温度无法上升到所设定温度故障原因： 
1.饱和桶温度控制器温度过低； 
2.饱和桶安全保护开关设定过低； 
3.加热系统故障； 
4.电磁继电器故障； 
5.控制器故障。 
处理方法： 
1.将温度控制器设定于所需温度； 
2.将安全保护开关设定于所需温度； 
3.4.5.通知维修公司上门修理。喷雾量不足故障原因： 
1.喷雾调节器放置过低； 
2.预热槽内之玻璃过滤器阻塞； 
3.压力设定过低。 
处理方法： 
1.将喷雾调节器调高； 
2.将玻璃过滤器清洗干净； 
3.将调压阀调到1Kg每平方厘米之压力，空压机上标有—调压阀，调整至2Kg每平方厘米之压力。水位不足警报灯亮时故障原因：表示水位过低。 
处理方法：检查试验室或饱和桶是否水位足够。有正常喷雾而空压机没运转故障原因：空压机本身有自保的功能。 
处理方法：照常使用，不影响试验过程。无法喷雾故障原因： 
1.空气压缩机没有运转； 
2.空气压缩机出口的总开关没打开； 
3.电磁阀故障； 
4.压力表故障或压力太低； 
5.电磁接触器故障；喷嘴阻塞。处理方法： 
1.将空压机按键打开； 
2.将空压机总开关打开； 
3.4.5.通知维修公司上门修理； 
6.将喷嘴拆下清洗（请小心拆装）。打开电源后无法运转故障原因：加温水槽内水位太低时会切断操作之电源。 
处理方法：将加温水槽之水位加至正常状况下即可。当温度控制器显示HHH、LLL故障原因：温度控制器故障、感温棒故障。 
处理方法：通知维修公司上门修理。