标题：砂尘试验箱
技术参数及选择方法
容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-512-PS
800×800×800
1270×970×1800
LRHS-800-PS
800×1000×1000
1270×1220×2050
LRHS-1000-PS
1000×1000×1000
1500×1200×2050
LRHS-1500-PS
1000×1500×1000
1500×1700×2050
温度范围
RT+10~70℃(订货时说明)
振动时间
0-999小时 可调
试验总时间
0-999小时可调
定时精度
±1分钟
相对湿度
45%~75%（不能显示）
金属筛网标准线经
50um
线间标准间距
75um
滑石粉用量
2～4kg/m
金属筛网标标称线径
75～100μm
产品特点
内胆为SUS304不锈钢板制成。外壳为镀锌板静电喷涂。试验箱大门附观察窗，大门下部为电气控制面积，模拟砂尘的滑石粉置于试验箱下部料斗。利用循环风机和自动震击器将滑石粉通过75微米方孔的网吹入工作室上部，促使试验空间形成高密度尘雾状，对试品进行试验。连续、周期吹尘任意选择时间设定。带刮尘器的可视玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况。台湾产TAIAN时间控制器（SG2-10HR-A）控制吹尘、点灯及振动周期。

箱体结构
外壳材料：优质钢板喷塑处理。
内胆材料：进口SUS不锈钢光板。
可视玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况。
试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮。[1]
试验箱底部有更换粉尘装置。
可靠的气动振动装置。
强劲的粉尘吹风电机，保证粉尘的吹起和自由降落
用管道包箍式云母片加热圈，热量安全稳定（防止粉尘粘连结块）。
具有定时加热控制。
砂尘试验箱控制仪表说明
1，控制仪表；进口数显仪表 [2]
（1）吹砂时间（IS-99h可调）
（2）振击时间（IS-99h可调）
（3）负载时间（IS-99h可调）  环仪仪器
（4）工作时间（IS-9999h可调） 
2. 主要配件：吹尘风机、振击电机、加热管、过虑网。
3. 配备抽真空执行元气件.（真空表、过滤器、气体流量计、快速接口）
供电条件
电源要求：AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率：总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用（建议电源开关容量：32A）
产品用途
该设备适用于电工电子产品、汽车摩托车零部件、密封件在砂尘环境中防止砂尘进入密封件和外壳的试验。以检验电子电工产品、汽车、摩托车[3]零部件、密封件在砂尘环境中的使用、贮存、运输的性能。  砂尘试验箱
结构特征
该设备外壳采用冷轧钢板静电喷塑，内胆为优质不锈钢板，外型整体美观大方。箱门中间设有大面积观察窗加手动雨刮装置，可以方便在试验过程中清晰地看到试件的试验情况。设备的主要控制仪采用智能数显控制仪，该设备主要控制仪采用智能数显温度控制仪，人性化设计的操作方法，易学易用，并且不同功能档次的仪表操作相互兼容。输入采用数字校正系统，内置常用热电偶和热电阻非线性校正表格，测量精确稳定。具备位式调节和AI人工智能调节功能，0.2级精度，多种报警模式。设备具有定时功能。设备加热采用不锈钢翅片加热管。整个设备的吹尘周期、振动周期均可调，并配有总试验的定时器。
主要技术指标
安全保护装置
1． 电源超载、短路保护
2． 接地保护
3． 超温保护
4． 为保护设备，所有报警均会自动切断电源，并发出声讯提示。
相关标准
GJB150.1-86 
GB4208-93砂尘试验方法
GB2423.37-89砂尘试验方法
GJB150.12砂尘试验
GB10485砂尘试验方法  军用砂尘试验箱
箱体结构：
箱体外壳材料：优质钢板喷塑处理。 
内胆材料：进口SUS不锈钢光板。 
可视玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况。 
试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮。 
试验箱底部有更换粉尘装置 
主要技术参数：
1．金属网丝直径：50um 
2．间标称间距 ：75um 
3．滑石粉用量：2kg～4kg/m3
4．抗击时间 ：0～99H59M
5．风机循环时间：0～99H59M
运行控制系统
运行控制系统
控制器
微电脑可编程逻辑控制器
真空系统
配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管（真空泵另配，订货时说明）
​循环风机
低噪音型电机。多叶式离心风轮
​粉尘加热系统
不锈钢云母片加热套
​主要参照标准
GB4208-93防尘试验方法 
GB2423.37-89砂尘试验方法 
GJB150.12砂尘试验方法
GB10485防尘试验方法
安装场地
地面平整，通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间，如图所示：
A：不小于60cm 
B：不小于60cm 
C： 不小于120cm
（注：设备倾斜角度不能超过15℃）
安装环境条件
温度：5℃～+28℃（24小时内平均温度≤28℃） 
相对湿度：≤85%RH
气压：86kPa～106kPa
供电条件 三相四线+保护地线，电压范围：AC（380±38）V 
频率允许波动范围：（50±0.5）Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用
故障处理
砂尘试验箱用于检测产品的外壳密封性能，主要是按照IP5X和IP6X两个等级的试验方式，模拟产品在生产、运输、贮存过程中遇到的砂尘环境，从而检验其外壳的防护性能。。如今，防尘试验设备对质量控制方面的作用越来越得到重视，特别是些零部件生产厂家给大整车厂配套相关产品时，必须要满足相关的标准试验要求，在产品设计阶段就按各种相关标准做好验证工作，而通过防尘试验设备以及其他相关试验发现问题马上解决，企业才能为客户制造出理想的产品。
砂尘试验箱在做试验的过程中，可能因为断电、操作失误等原因而造成砂尘试验箱运行故障，如何处理试验故障而不影响试验结果的可靠性、真实性呢。武汉试验设备有限公司归纳了几点关于砂尘试验箱在故障处理方法。
一、防尘试验箱开机仪表不亮没电：检查供电电源是否正常，检查相序是否正常，是否有零线。
二、不吹尘：检查鼓风机是否正常工作或风机过小，检查粉尘是否干燥。
三、不振动：检查振动电机是否正常。
四、砂尘试验箱应有专人管理操作，并定期对箱体及鼓风机进行清扫,定期应有专业人士维护保养。
五、为了稳定地发挥试验箱的功能、性能，应选择常年温度为十五到二十五度之间，相对湿度小于85%的空间。
六、相邻的墙壁或器物之间的距离。安装场所的环境温度切忌急剧变化五、应安装在无直射阳光的场所，应安装在通风良好的场所，远离可燃物、爆炸物及高温发热源的地方，设备应安装在灰尘少的场所、尽可能地安装在靠近供电电源的场所。
七、设备没电：检查供电电源是否正常，检查相序是否正常，是否有零线。[4]
原理
1.设备主控制器采用进口PLC程序控制液晶显示屏,采用全中文显示工作时间等;
2.配备抽真空执行器件,“施耐德”执行元器件;
3.吹尘风机时间自动交替进行;
4.振动和停止振动时间自动交替进行;
5.可分别对吹尘风机、粉尘振动和总试验时间进行控制;
6.此控制器具备下述多种任意设定控制功能
a.吹尘时间(停、吹):连续、周期吹尘任意选择时间设定
b.振击时间:振动和停止振动时间自动交替进行,振动时间99分、59秒可调
c.预设试验时间:试验时间最大为99小时59分钟
d.通电：断——通——断
7.无熔丝保护开关、超温、过载、漏电、全护套式接线端子,具有自动关机等保护[5]