标题：单级旋片式真空泵
产品介绍
1、XD型旋片式真空泵均为单级油封式旋片真空泵，是获得真空的基本设备。
2、XD型旋片式真空泵吸气口安装有金属丝网的粗过滤器。能防止固体的外来尘粒吸入泵腔。油分离器内安装有高效油气分离效果的排气过渡器。停泵时，内置于吸气口的吸气阀使泵与被抽系统隔离，防止真空泵油返入被抽系统。泵由空气冷却。XD型旋片式真空泵所有的泵均由直联的电动机通过弹性联轴器驱动。
适用范围
1、XD型旋片式真空泵适用于密闭系统的抽真空使用。如真空包装、真空成形、真空吸引。
2、入口压力范围：100Pa~100000 Pa，超出此范围工作真空泵排气口将有油雾产生。XD型旋片式真空泵工作环境温度和吸入气体温度应在5℃~40℃之间。
3、XD型旋片式真空泵不能抽除水或其它液体。不能抽除易爆、易燃、含氧量过高的、腐蚀性的气体。
4、一般供应的电动机不防爆，如要求防爆或其它特殊要求时电动机必须符合相关的标准。
结构图
  [1]结构说明
安装操作
1、XD型旋片式真空泵的安装
XD型旋片式真空泵应水平安放。同于泵运转时几乎没有振动一般可不固定。XD旋片式真空泵底部减振垫块上有公制螺孔用以固定泵，不要在地面上推拉泵，以免损坏减振垫块。
为保证XD旋片式真空泵得到良好的冷却，泵冷却空气进风口和出风口应距周围物体30cm以上。为便于维修，建议在XD旋片式真空泵进气口和排气口前留0．4m的空隙。为方便放油可安装带放油盘的底座。
XD真空泵发运的泵不带油。安装后，通过加油口缓慢注入所规定的真空泵油(见维护5．1)到油窗高度的3/4处。
2、XD型真空泵的电气连接
XD旋片式真空泵电气接线必须由专业电工进行。应使用适当的电动机过载保护装置。
单相220V50HZ的真空泵，必须保证电压为220V±10%范围内工作，如电压低于220V，必须配交流电力稳压器。不要常时间在低压和高压下工作，以免损坏电机。
XD旋片式真空泵三相异步电动机接线完成后必须核对电动机旋向。电动机正确旋向为：从电动机尾部风扇端看电动机具轴的旋向为逆时针方向。
XD旋片式真空泵检查旋向时，吸气口应打开或用橡胶板(厚度4mm以上)完全盖住吸气口，接通电源2~3秒。旋向正确的话，将在吸气口感到强大的吸力或橡胶板被告紧紧吸住。如反向则对调三根电源线的中的任意二根。
注：XD旋片式真空泵长时间在错误旋向下运转，将损坏。
3、XD型旋片式真空泵的系统连接
XD旋片式真空泵进气管截而尺寸应不小于吸气口尺寸且尽可能短。螺纹连接处用乐泰515或铁弗龙带进行真空密封。
如被抽气体中含有灰尘杂时必须在泵进气端安装尘土过滤器。如有必要可接管排气，排气管应向下倾斜。
4、XD型旋片式真空泵的起动
确定油位后可起动。第一次起动和每一次改变接线以后都必须核对旋向后方可起动XD旋片式真空泵。
5、XD型真空泵的运转
正常工作之前，宜关闭进气管阀门，使泵在极限压力状态下运转15分钟以上，这样能有效地抽除气体中的水蒸汽。电动机不宜频繁启动(宜低于6次/小时)，在断续循环工作时建议在泵进气管道上安装电磁阀，在非工作阶段关闭电磁阀使泵在极限　　压力状态下工作，这样电动机消耗的功率不多，但能有效地保护真空泵。
注：1．正常运转时油分离器、泵休、泵盖等处表面温度将超过70℃，勿用手触摸。
2．XD旋片式真空泵运转时不能加油。
6、XD真空泵的极限压力测量
XD型旋片式真空泵极限压力应直接在泵吸气口用压缩式真空计测量。泵首次使用、长期搁置后使用、换新油后使用都应封闭进气口至少运转1小时以后，使XD旋片式真空泵达到工作温度和泵油充分脱气后测量极限压力。
使用维护
1．XD型旋片式真空泵的真空泵油
XD型旋片式真空泵一般应使用符合SH0528-92标准规定的XD旋片式真空泵油。环境温度在10℃~40℃时ISO~VG100粘度等级的XD旋片式真空泵油。环境温度在0℃~10℃时使用ISO~VG32粘度等级的真空泵油。真空泵运转时必须保证油位在油窗高度的1/2-4/5处。应经常检查油位和油的污染情况(建议每周一次)。如油位过低应停XD旋片式真空泵加入合适的真空泵油至油窗高度的4/5处。如果油被污染油将发黑、乳化、变稠、应及时换油。
2．2XD型旋片式真空泵的更换真空泵油及油过滤器
XD旋片式真空泵建议泵第一次工作满150小时后换油。以后每工作500小时换油。换油同时，应更换油过滤器。如果油受污染发黑、乳化、变稠应及时换油。并在加入新油之前清洗泵。
清洗，换油步骤：
1、停XD旋片式真空泵将热油放掉。
2、旋上放油塞运转5~10秒。
3、将油放尽。
4、注入清洗用油(32号普通机械油)到油窗高度的3/4处。
5、运转XD旋片式真空泵5~10分钟。
6、停泵，将油放掉。如油尚不能达到要求，重复4、5步骤。
7、旋上放油塞运转5~10钞。
8、将油放尽。
9、注入规定的新XD旋片式真空泵油。
3．XD型旋片式真空泵的更换排气过滤器
如果泵温明显升高、电动机电流达到或超过额定电流，泵排气口有油烟产生，则应检查排气过滤器是否堵塞，如堵塞，应及时更换。可在泵加油孔处安装排气压力表，检查过滤器是否堵塞。当压力超过0．6bar(表压力)时更换排气过滤器。
4．XD型旋片式真空泵的清洗吸气过滤网
吸气滤网应保持清洁，以免抽速下降。
5．XD型旋片式真空泵的贮藏
如果泵长期搁置不用，应将油放尽并清洗泵，然后注入规定的新油放置在干燥场所。
6．XD型旋片式真空泵其它
A．用户如需订购维修备件，请告知XD旋片式真空泵的型号和机号。泵的型号和机号可在泵的铭牌上找到。
B．因有些维护修理工作需要一定的专业知识，设备和专用工具，详情请与制造厂联系。
C．泵搬运中应确保无油。不能撞击油管，油过滤器等物。
故障排除
故障现象产生原因解决方法真空泵不能启动1．电机接线有误；电压过低
2．泵或电机卡住
3．环境温度低于5℃油粘度大
1．重新接线；核对电压
2．除却电机风扇罩试转泵和电机找出泵或电机     故障
3．加油前先将油加热至30℃左右
达不到规定的极限压力1． 泵油中有可凝物或气体2． 测量方法或仪器不正确3． 用错油或油被污染4． 油封渗漏5． 管路密封不严密6． 油箱内油量不足7． 进气口滤网堵塞8． 进气管道过长或过窄9． 叶片卡住或严重磨损10．泵体磨损11．“O”形圈变形老化12．吸气阀失效1． 封闭进气口运转60分钟2． 使用正确的测量方法或仪器3． 换规定的新油4． 调换油封5． 检查管路连接处密封情况清除泄漏6． 检查油位7． 清洁进气口滤网8． 使用粗而短的进气管道9． 调换叶片10．送生产厂家修复或更换11．调换“O”型密封圈12．检查吸气阀动作是否灵活启动电流或工作电流很大1．油劣化2．排气过滤器堵塞3．环境温度低于5℃1．换规定的新油2．调换排气过滤器3．提高环境温度泵油消耗大排气有油雾油滴1．泵油太多2．排气过滤器安装位置不正或过滤器材料破裂3．排气过滤器堵塞4．回油阀失效、回池管塞堵1．放去过多的油2．重新安装排气过滤器或调换排气过滤器3．更换排气过滤器4．检查回油阀、清洗回油管运转非常热1．环境温度或吸入温度太高2．没有足够的空气通风冷却泵3．泵内油太多4．泵油不足5．油变质劣化6．排气过滤器污染1．采取措施降温2．清洁电机和泵的散热片供给足够的流动空气冷却泵3．放去多余的油4．加油到规定油位5．换规定的新油6．更换排气过滤器噪声大1．油位过低2．排气过滤器堵塞3．联轴器弹性块磨损4．叶片或泵体有异味常磨损1．加油2．更换排气过滤器3．调换联轴器弹性块4．更换磨损失效的零件真空泵卡住1．泵无油工作或叶片折断2．长时间在错误转向下运转3．滑动轴承长时间在少油或无油情况下工作咬死或轴铜套开裂1．检修泵或调换叶片2．调正转向检查和调换叶片3．加油并调换失效零件