标题：全自动绝缘靴耐压试验装置
概述：
全自动绝缘靴耐压试验装置是绝缘靴（手套）批量试验的专用设备。也可以对安全工器具进行测试，例如绝缘杆、绝缘螺丝刀、绝缘垫等。是根据绝缘靴（手套）的试验要求，并遵从广大用户意见而设计生产的。该产品有效的解决了过去不规范试验，提高了工作效率、保障了工作安全，是理想的绝缘靴（手套）专用设备。  全自动绝缘靴耐压试验装置　　该产品采用先进的微电子处理技术，全部使用过程可提前进行设置，全中文界面，操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试，无须人工干预。
相关技术规定
1．DL/T676-1999《带电作业绝缘鞋（靴）通用技术条件》规定： 
3KV-10KV（工频）绝缘鞋（靴）电气性能。 
序号项目出厂检验预防检验1工频电压KV20152泄露电流mA≤10≤7．53持续时间min2．01．04检验周期—半年一次2．DL408-91《电业安全作业规程》（发电厂和变电所部分）规定：  　　附录五：常用电气绝缘工具试验一览表 
序号项目电压等级KV周期工频耐压 
KV持续时间min泄漏电流 
mA说明6绝缘手套高压每六个月一次81≤9​低压2.5≤2.5半年​​​​7橡胶 
绝缘靴高压151≤7.5​​
原理
接入0~220V电源，调节工频耐压试验台，根据试验变压器的电磁感应原理，使变压器产生0~30KV工频高压至各电极，使绝缘靴（手套）获得规定的试验电压。根据绝缘靴（手套）试验规程，读取、纪录测试参数。
主要特点
◆电压、电流、时间等数据4.7寸大屏液晶显示，带背光，读数清晰、直观；同时显示电压、电流、时间等，有各种数据设置功能；
◆全中文界面，工作状态显示，操作简单明了，适用面广；
◆带状态显示，带提醒功能，使用者对设备所处的状态一目了然；
◆轻触式面板按键操作，所有功能均可通过按键设定，提高了产品的安全性、可靠性；
◆全数字式调校，摒弃了陈旧的电位器调整方式，现场使用极为方便；  HSXTX-IX全自动绝缘靴耐压试验装置　　◆按键直接设定目标电压、泄漏电流、耐压时间，应用自如；
◆带过电流、过电压保护。保护准确、迅速，可有效保证人员和设备的安全；
◆采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰性强；
◆精确的电压控制能力，较小的电压控制误差；
◆时间设定范围1秒～9999秒；
◆采用高细度的步进电机控制调压器升压过程，全自动进行耐压试验。试验开始后，仪器自动合闸以国标要求升压速度自动升压，到达预定电压开始计时，并保持试验电压、计时到、自动降压，到零后自动断电，提示试验结束，同时显示各试品泄漏电流，并显示测试结果；
◆产品体积小、重量轻、结构合理、可靠耐用，测试速度快，提高了工作效率；
◆高压、高压泄漏电流直读，还可自动识别不合格试品，智能化程度高；
◆可同时测试3双绝缘靴（手套），并可读取每只的泄漏电流，准确判断不合格的绝缘靴（手套）；
◆结构底部带有脚轮，便于移动；
选配扩展功能
1.每路试品均具有分断机构，当任意一路击穿时或超过设定泄漏电流值时，该路试品将自动脱离试验，不影响其它试品进行试验；
2.开机显示公司名称、网址及联系电话等，有利公司品牌的宣传和推广；
3.可选配远程通信、门联锁警灯警铃等；
结构设计
该产品分三部份组成：　　1. 绝缘靴（手套）试验车，试验车由：移动托架；盛水水槽；电极杆支撑等组产品相册(4张)成；
2. 绝缘靴（手套）操作箱
3. 3KVA/30KV干式试验变压器
主要技术参数
额定输出电压30KV额定容量3KVA输出电压量程30.0KV（250V）电压测量误差<0.5%±1个字输入电流量程13.6A电流测量误差<0.5%±1个字泄漏电流量程20.0mA泄漏电流测量误差<1%±1个字泄漏电流分辨率0.1mA
试验步骤
1、将水槽内加入三分之二的水，并固定在绝缘台面上。　　2、将加入水的绝缘靴及绝缘手套放入水槽内，绝缘手套用探棒上的绝缘夹夹住，绝缘靴及绝缘手套上口不能弄湿，保持绝缘靴及绝缘手套上口干燥。　　3、调节高压管上的松紧罗丝，将探棒深入绝缘靴及绝缘手套内的水中并拧紧松紧罗丝以固定探棒。　　4、将水槽箱接桩接地，水槽箱插座接入控制箱输出插座，并将水槽箱上的每只毫安表开关拧到“断”位置上。　　5、将控制箱电源插座接入220V电源，并将接地端接地。　　6、设置好试验时间及过流保护值。　　7、接通电源前，将调压器回到零位，合上闸刀，断开按钮灯亮，如需报警按下报警开关，报警器发出声光报警。按下启动按钮，启动按钮灯亮，同时报警器停止报警表示已通电等待升压。　　8、顺时针匀速旋转调压器手柄升压，并密切注意控制箱仪表及水槽箱毫安表的情况。　　9、如果水槽箱的毫安表有异常，将有异常的毫安表对应的毫安表开关拧到“通”位置上，以保护毫安表遭过电流损坏。　　10、当到达所需电压时，打开时间继电器开关，时间继电器计时。　　11、当时间继电器到达设定时间时，报警器再次报警，提醒耐压时间已到。　　12、逆时针旋转调压器手柄降压，然后关掉时间继电器开关并按下断开按钮，拉下闸刀，试验结束。　　13、除非试验允许，决不允许全电突然断电。　　14、试验中如果被试品短路或故障击穿，过流整定器动作切断高压输出。
使用说明
1、绝缘靴（手套）内外盛水试验时，卸掉隔板和海绵。绝缘靴（手套）内外盛水呈相同高度，应有90mm的露出水面部分，并确保绝缘靴（手套）露出水面的部分干燥清洁，然后将高压电极置于绝缘靴（手套）内并将绝缘靴（手套）夹好。 
2、绝缘靴内装钢珠试验时,盛水槽内加水至隔板使海绵充分浸水即可，将一个与所试靴号一致的金属片放入靴内, 将高压电极置于绝缘靴内，使高压电极与金属片接触，然后在金属片上铺满直径不大于4mm的金属球，其高度不小于15mm。 
3、先将六只电极水面至少15cm,然后将水槽上的高压接到绝缘子一端，另一端接到水槽电极（1~6）任意一个上。此时水槽四周有高压，连接电极信号线时，尽量距离水槽远点，其它的接线方式和绝缘靴（手套）一致。相册(16张)
4、试验前，先将标有(高压危险)那一侧的高压线与水槽一端的连接孔安装固定好以后,方可进行试验。 
5、按相关规程设置好场地，接好设备连线，有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。 
6、合上电源开关,进入测量状态，系统自检几秒钟。 
7、按下测试按钮,工作信号灯亮，调压器带电，显示屏上的电压栏应有高压电压指示(kV),同时显示6路的泄露电流值(mA)。 
8、在升压的过程中报警蜂鸣器会工作发出响声,表示此时正在升压，并密切注视电压值和电流值。当电压升至设定电压值时，升压就会停止，此时就会自动计时，到时间后就会自动降压。(如图一) 
9、注意观察毫安表，如有绝缘靴（手套）绝缘性能下降，此时该毫安表将有所指示。试验过程中如任何一路电流指示超出被试品规定的范围，系统就会自动切断高压电源，关掉电源开关找出相关原因再进行试验。 
10、在升压或耐压试验过程中，如发生短路、闪络、击穿等过电流时，电流继电器会动作，（同时不合格的一路就将会反白显示,在相应的一路前并且保持泄漏电流值,如图二）使调压器自动断电，表示被试品不合格。此时调压器将自动回零。并切断电源，以便下次操作。 
11、每次做完试验后必须关了电源开关后，再打开电源开关做试验即可。
注意事项
1.该装置在试验过程中，操作人员应安全距离操作（空气中每米小于20KV），工频耐压试验台,操作箱必须可靠接地，接地电阻应小于0.1Ω。
2.使用前应测试变压器绝缘电阻，其输入对地绝缘电阻值应大于2MΩ，输出对地绝缘电阻值应大于10MΩ。
3.使用前应检查各电气元件触点是否松动，接触是否良好,各保护系统是否能正常工作，
4.使用前，应将绝缘撑杆、电极、电极杆、盛水槽等各部位用酒精擦净。
5.试验完毕应将水放完，用棉布将各部位擦干。若长期不使用时应置于干燥通风处保存。
6.工作和存放场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和侵蚀性介质。
7.必须由专业人员操作，并严格遵守操作程序。
运输及保护
1.本装置运输时，应外套塑料袋防潮。
2.搬运过程中，应防止硬冲击。
3.本装置在相对湿度不大于80%、无腐蚀性物质、干燥通风的场所保存。
装置清单
1.绝缘靴（手套）试验车 1台
2.绝缘靴（手套）试验台 1台
3.使用说明书 1份
4.合格证 1份
5.测试线 2根
6.电源线 1根