标题：高压直流发生器
高压直流发生器引用的有关国家标准
IEC 60-1： 1989 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求 
DLT 848.1-2004高压试验装置通用技术条件第1部分：直流高压发生器　直流高压发生器采用中频倍压电路，新型直流高压发生器应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件，根据电磁兼容性理论，采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。直流高压发生器具有多种保护功能，如：低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。智能直流高压发生器采用故障取样专用的传感器，动作时间为纳秒级，光隔离元件也为纳秒级，动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样，反应时间为纳秒级，通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关，全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断，保证在输出短路的情况下，不损坏功率器件。是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源，现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。直流高压发生器在行业内率先采用分节式结构，即既可用于高电压等级，又能用于较低电压等级，并保持其精度不变。以100/200kV/2mA分两节为例，单节时可做100kV/2mA使用，可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验，此时可保证测量的准确性避免大马拉小车；两节使用时可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验。真正做到一机两用，大大方便了现场用户的使用。主要用于研究电气设备直流精电及换流站设备和绝缘材料在直流高电压 下的绝缘强度、直流愉电线路电晕和离子流及其效应 以及进行交、直流电力设备的泄漏电流试验。另外还可以作为其他高 压试验设备如冲击电压发生器、冲击电流发生器、振荡 回路等的电源。在其他科技领域里，如物理学(加速器、 电子显微镜等)、电子医疗设备(X射线)、工业应用 (废气沉淀、静电喷漆等)、或电子通信(电视、广播 站)等方面也被广泛应用。 
ZGF直流高压发生器采用中频整流滤波技术，解决了工频直流高压发生装置波纹系数较大，波形不平稳的缺点。产品符合国家新颁布电力行业标准ZGF24003-90《直流高压发生器通用技术条件 DL/T 848.1—2004》的要求，广泛用于电气设备直流耐压试验和泄漏电流试验，并且特别设置了测试氧化锌避雷器1mA下的电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流功能。 最新研究、设计、制造的新科技产品，适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验，是新世纪最理想的换代产品。 
VLF 0.1HZ 超低频高压发生器接合了现代数字变频先进技术，采用微机控制。升压，降压，测量，保护完全自动化。并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化。可广泛用于电缆，旋转电机，电力电容器的交流耐压试验之中。 
ZGF数字式直流高压发生器采用了九十年代新技术、新材料和新器件，具有输出功率大、体积小、重量轻的特点，有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能，带0.75倍电压锁存功能，并配有时间继电器，能在试验中设置定时声讯报警。整个仪器便于携带，操作方便，安全可靠，特别适用于电力部门现场试验。
高压直流发生器用途
新一代便携式直流高压发生器。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机、高压开关等高压电气设备进行直流耐压试验。
高压直流发生器
概述
1、首家采用计算机控制技术，控制PWM脉宽调制、测量、保护及显示，在LCD显示器上显示输出直流高压电压、电流、过压整定、计时及保护信息，并带有RS232接口与计算机进行通讯。扬州国试电气有限公司生产的微机型高压直流发生器在行业内率先采用分节式结构，即既可用于高电压等级，又能用于较低电压等级，并保持其精度不变。以100/200kV/2mA分两节为例，单节时可做100kV/4mA使用，可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验，此时可保证测量的准确性避免大马拉小车；两节使用时可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验。真正做到一机两用，大大方便了现场用户的使用。
  　　2、高压直流发生器首创智能接地不良保护及报警功能（接地不良不能升压），测压回路断线保护（电压测量回路断线仪器不能升压），急停按钮，大大提高了操作人员在作业过程中安全性。高压直流发生器具有多种保护功能，如：低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用专用的传感器，动作时间为纳秒级，光隔离元件也为纳秒级，动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样，反应时间为纳秒级，通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关，全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断，保证在输出短路的情况下，不损坏功率器件。
3、采用30—50kHz高频倍压电路，率先应用最新PUM脉宽调制技术和大功率IGBT器件，并根据电磁兼容性理论，采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施使直流高压发生器实现了高品质，能承受额定电压放电而不损坏机器。
4、高压直流发生器采用电压大反馈，使电压稳定度大大提高，为氧化锌避雷器试验专门设计了0.75UDC—1mA的触发按纽，还将频率提高到30-50KHz，使控制箱和倍压筒体体积和重量有了较大的减小，更便于现场使用。
5、高压直流发生器选用美国、日本等先进技术的元器件和德国制造的国际型系列机箱，集实用与美观为一体。
6、高压直流发生器的倍压筒体用德国技术研制；中频变压器经有关专家特殊设计，体积小、容量大。倍压筒体底座内藏△—Y撑脚，即使用时展成Y形，支撑稳定方便，装箱时缩成△形，藏在底座内。
7、高压直流发生器所配的全屏蔽自动换档高压微安表采用金属外壳，液晶显示外采用导电玻璃与外壳连接，表外壳无任何按钮，测试线与屏蔽线同轴引出，从而实现了真正的全屏蔽；电流表为4 1/2位数显表，可0-200-2000μA自动换档，较大提高了泄漏电流的分辨率。
  
高压直流发生器技术引用标准
IEC 60-1： 1989 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求
GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求
IEC 60-1： 1994 高电压试验技术 第二部分：测量系统
GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术 第二部分：测量系统
DL 474.2-92 现场绝缘实验实施导则 直流高电压试验
ZBF 24002 现场直流和交流耐压试验电压测量装置的使用导则
高压直流发生器 一般使用条件：
工作电源：AC 220V（－20%～+10%） 50Hz
工作环境温度：-10℃～40℃
相对湿度：不大于90%（无凝露）
海拔高度：2000米以下
高压直流发生器技术参数
工作电源：AC220V（-20%～+10%） 50Hz
工作方式：间断使用，额定负载60分钟
电压测量精度：1.0%（满度）±2个字
电流测量精度
（A）低压侧采用自动换档方式，总电流1.0%（满度）±2个字
（B）高压侧为全屏蔽自动换档高精度微安表，采用4 1/2数显表，微安表显示屏采用导电玻璃与金属外壳相连，屏蔽性极好，量程范围0 –200-2000uA，精度1.0%±2个字
（C）可选配红外传输微安表和手持红外接收器，当无法看清高压微安表显示时，可通过手持红外接收器直接读取高压端泄漏电流值。
采用计算机控制技术，控制PWM脉宽调制、测量、保护及显示，显示屏采用大屏幕液晶显示，显示输出电压、泄漏电流、过压整定值、计时器及中文报警提示，有背光；设有计时器，在显示屏上有显示，且计时时间可调节，当计时时间快结束时有声音报警。
工作频率：40kHz，采用闭环大反馈
波纹系数：≤0.5%
0.75功能：当进行氧化锌避雷器试验时，按下0.75功能键，电压自动降到75%，精度≤1.0%。
试验回路接地线必须接触良好，否则本机拒绝工作并音响提示。如果试验电源经1：1隔离变压器或现场用便携式小发电机作为电源时，请人为将电源的任意一端接地，否则会音响提示报警。若现场无可靠地线，可在面板上按“75%UDC/1mA”按钮2—3秒钟即可解除报警，此时仪器仍可正常工作。
过压整定误差：≤1.0%，采用软件整定
电压调节精度：0.1%
电压调整率：电源电压在220V±10%范围内变化时，输出电压波动范围不超过1.0%
ZGF2000（200KV/2mA）系列直流高压发生器采用脉冲宽度调制（PWM）技术、IGBT、以及先进的电子线路及元件，具有输出不受电网波动干扰，有零位、过流、击穿、过压等保护措施，无论过流、击穿、过压保护电路都能迅速动作，有效保障设备及人员安全。ZGF2000（300KV/2mA）系列直流高压发生器输出采用液晶显示,体积及重量比原KGF型要轻便的多，非常适合现场使用。新设计的“0.75U”液晶显示器可直接显示并锁存0.75U1mA现场试验不需人工计算。本仪器具有体积小、功率大、重量轻、便于携带、操作方便、安全可靠等优点。
型号种类
按技术参数分，直流高压发生器可分为： 　　1.PSZGF-A型直流高压发生器---------高频倍压电路 　　2.PSZGF-B型直流高压发生器---------PWM高频脉宽 　　3.PSZGF-C型直流高压发生器---------便携式 　　4.PSZGF-D型智能型直流高压发生器--------计算机控制 　　5.PSZGF-F型水内冷发电机专用直流高压发生器 　　6.PSZGF-60∕2便携式直流高压发生器。
高压直流发生器的选型原则　　直流高压发生器广泛适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业的动力试验部门。对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流高压试验。是高压试验专业的重要设相册(6张)备,对于它的选型及使用应遵循以下原则：
选型时对生产厂家的要求
1.1、产品应通过型式试验  　　1.2、产品应通过相关省份电力试验研究院组织的入网考评,未进行考评省份可参其它省份的考评结果  　　1.3、产品应有企业标准,企业标准不得低于行业标准  　　1.4、应为专业直流高压电源制造商,具备齐备的工艺设备、检验设备及相应的工程技术人员、生产人员  　　1.5、具有完善的售后服务保障体系,最好在协议中体现出来,企业必须有一定生产规模    
售后服务条款：产品自发货之日起,运输、储存、使用合理,在两年内因质量、包装质量问题而达不到技术要求或损坏,应负责免费维修。若无法维修应负责调换。产品应终身维修,合理收费。
订货时应提出的技术要求
2.1、直流高压发生器应次用中频调制技术设计生产,对工频变压器升压式直流高压发生器应禁止使用。  　　2.2、直流高压发生器应有完善的防潮防震的技术措施。  　　2.3、直流高压发生器应具采用先进的电磁兼容设计,整机能抗现场对地放电冲击。  　　2.4、直流高压发生器应具备测量氧化锌避雷器自动调整电压75%功能  　　2.5、直流高压发生器应具备过电压和过电流自动保护装置。在出现非正常工作状态时,自动保护装置应使直流高压发生器自动关机。  　　2.6、直流高压发生器的高压端电流表应具有抗电磁干扰、抗正反向冲击的措施和能力,测量不确定度不大于1.0%  　　2.7显示屏应有背光显示,在使用范围内显示清晰,易于辨别,满足现场使用