标题：绝缘油介损测试仪
绝缘油介损测试仪概述：
其中加热部分采用了当前最为先进的高频感应加热方式，该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点。交流试验电源采用AC-DC-AC转换方式，有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响，即便是发电机发电，该仪器也能正确运行。内部标准电容器为SF6充气三极式电容，该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响，保证仪器长时间使用后仍然精度一致。
仪器内部采用全数字技术，全部智能自动化测量，配备了大屏幕（240×180）液晶显示器，全中文菜单，每一步骤都有中文提示，测试结果可以打印输出，操作人员不需专业培训就能熟练使用。
油介损测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率的高精密仪器。一体化结构。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。其中加热部分采用了当前最为先进的高频感应加热方式，该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点。交流试验电源采用AC-DC-AC转换方式，有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响，即便是发电机发电，该仪器也能正确运行。内部标准电容器为SF6充气三极式电容，该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响，保证仪器长时间使用后仍然精度一致。
绝缘油介损测试仪特性：
交流试验电源采用AC-DC-AC转换方式，有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响，即便是发电机发电，该仪器也能正确运行。内部标准电容器为SF6充气三极式电容，该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响，保证仪器长时间使用后仍然精度一致。
绝缘油介损测试仪特点：
油杯采用三极式结构，极间间距2mm，可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。
1、绝缘油介损测试仪采用SF6标准电容器(tg<0.005%)作为内标准，受空气湿度影响小。测试效率高、时间短，测试一次只需30秒。
2、采用大屏幕、背光、液晶中文信息提示显示，微键操作，显示清晰。附有微型打印机，便于记录测量结果。
3、当有过压、过流、高压短路时，仪器能迅速切断高压，并发出警告信息。一体化结构、重量轻、便于携带。
4、试验电压设有多档选择，全电子控制自动缓速升降压。
5、内装有室温下的温度、湿度传感器，便于记录工作环境。温度控制采用单片计算机PID模糊逻辑控制。能彻底消除电网电压，环境温度变化等影响。油温控温超调量小，控温速度快，极间距离为2mm空气电容器，它能有效地抑制和消除杂散电容对测量的影响，提高测量精度。
绝缘油介损测试仪技术参数：
1使用条件-5℃∽40℃        RH<80%2电   源AC 220V±10%     频率无限制3高压输出1000V∽2200V     每隔200V
精   度2%
容   量50VA              输出电流25mA4温控感应炉最大功率500W5温度控制范围<100℃6温度测量误差±0.5℃7控温误差±1℃8控温时间室温到90℃         小于20min9测量范围tgδ        无限制

C x        15PF-300PF

Rx         10M-10T10精   度△tgδ：
△C x：
△Rx：±(读数*1.0%+0.020%)
±(读数*1.0%+0.5PF)
±读数* 10%11相对介电常数εr   自动计算12体积电阻率ρ    自动计算13外形尺寸450（L）×310（W）×360（H）14重   量18Kg





绝缘油介损测试仪主要技术参数：
⑴ 高低压之间距离              2mm
⑵ 空杯电容量                  60±2PF
⑶ 最大测试电压                工频2000V
⑷ 空杯介损                    tgδ<1×10-4
⑸ 液体容量                    约40ml
⑹ 电极材料                    不锈钢
⑺ 体积                        70mm(D)×120mm（H）
绝缘油介损测试仪试验规程：
1、介质损耗
什么是介质损耗：绝缘材料在电场作用下，由于介质电导和介质极化的滞后效应，在其内部引起的能量损耗。也叫介质损失，简称介损。
2、介质损耗角δ
在交变电场作用下，电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角(功率因数角Φ)的余角(δ)。 简称介损角。
3、介质损耗正切值tgδ
又称介质损耗因数，是指介质损耗角正切值，简称介损角正切。介质损耗因数的定义如下:
如果取得试品的电流相量  和电压相量  ，则可以得到如下相量图：
总电流可以分解为电容电流Ic和电阻电流IR合成，因此：
这正是损失角δ=(90°-Φ)的正切值。因此现在的数字化仪器从本质上讲，是通过测量δ或者Φ得到介损因数。
测量介损对判断电气设备的绝缘状况是一种传统的、十分有效的方法。绝缘能力的下降直接反映为介损增大。进一步就可以分析绝缘下降的原因，如：绝缘受潮、绝缘油受污染、老化变质等等。
测量介损的同时，也能得到试品的电容量。如果多个电容屏中的一个或几个发生短路、断路，电容量就有明显的变化，因此电容量也是一个重要参数。
4、功率因数cosΦ
功率因数是功率因数角Φ的余弦值，意义为被测试品的总视在功率S中有功功率P所占的比重。功率因数的定义如下: 
有的介损测试仪习惯显示功率因数(PF:cosΦ)，而不是介质损耗因数(DF:tgδ)。
一般cosΦ<TGΔ，在损耗很小时这两个数值非常接近。 P> 5、高压电容电桥
高压电容电桥的标准通道输入标准电容器的电流、试品通道输入试品电流。通过比对电流相位差测量tgδ，通过出比电流幅值测量试品电容量。因此用电桥测量介损还需要携带标准电容器、升压PT和调压器。接线也十分烦琐。
6、高压介质损耗测量仪
简称介损仪，是指采用电桥原理，应用数字测量技术，对介质损耗角正切值和电容量进行自动测量的一种新型仪器。一般包含高压电桥、高压试验电源和高压标准电容器三部分。
FS3001利用最新抗干扰原理，采用傅立叶变化数字波形分析技术，对标准电流和试品电流进行计算，抑制干扰能力强，测量结果准确稳定。
7、外施
使用外部高压试验电源和标准电容器进行试验，对介损仪的示值按一定的比例关系进行计算得到测量结果的方法。
8、内施
使用介损仪内附高压电源和标准器进行试验，直接得到测量结果的方法。
9、正接线
用于测量不接地试品的方法，测量时介损仪测量回路处于地电位。
10、反接线
用于测量接地试品的方法，测量时介损仪测量回路处于高电位，他与外壳之间承受全部试验电压。
11、常用介损仪的分类
现常用介损仪有西林型和M型两种
12、常用抗干扰方法
在介质损耗测量中常见抗干扰方法有三种： 倒相法、移相法和变频法。
13、准确度的表示方法
tgδ：±（1%D+0.0004）
Cx： ±（1%C+1pF）
+前表示为相对误差，+后表示为绝对误差。相对误差小表示仪器的量程线性度好，绝对误差小表示仪器的误差起点低。校验时读数与标准值的差应小于以上准确度，否则就是超差。
14、抗干扰指标
抗干扰指标为满足仪器准确度的前提下，干扰电流与试验电流的最大比例，比例越大，抗干扰性能越好。JS3001在200%干扰（即I干扰 / I试品≤2）下仍能达到上述准确度。
油介质损耗测试仪使用方法：
1．电源电压：AC220V±22V 50HZ±1HZ
2．使用环境：温度-5℃-40℃ 湿度<85%RH
功能特点 
FP-2000全自动油介质损耗测试仪是对各种绝缘液体（变压器油、电容器油、电缆油等）的介质损耗（tgδ）进行测量的专业化高科技仪器。操作方便，自动化程度高。 
微计算机控制，测量、控温独立，全部自动化处理数据。
一体化结构设计，体积小、重量轻。
先进的测控技术，测量精度高、控温准确。
汉字液晶显示，菜单简捷，测量结果自动打印。
油介质损耗测试仪技术参数 ：
电容量测量 
范围：0-2000PF 精度：±0.5%+0.1PF 分辨率：0.01PF
介损测量 
范围：0-±100% 精度：±（0.5%+0.0001） 分辨率：0.00001
测量电压：1500V 2000V
控温范围：0℃—199℃
控温精度：±（0.5%+0.1）℃