标题：体视显微镜
简介
体视显微镜又称“实体显微镜”“立体显微镜”或称“操作和解剖显微镜”，体视显微镜又称“实体显微镜”或“立体显微镜”，是一种具有正像立体感地显微镜，被广泛地应用于材料宏观表面观察、失效分析、断口分析等工业领域。是一种具有正像立体感地目视仪器，被广泛地应用于生物学、医学、农林、工业及海洋生物各部门。  体视显微镜[1]
结构
它的倍率变化是由改变中间镜组之间的距离而获得的，因此又称为“连续变倍体视显微镜”（Zoom—stereo microscope）。随着应用的要求，如荧光，照相，摄像，冷光源等等。 
技术参数:
目镜:10x/15x/20x/25x(可选各目镜倍数)
物镜:2x/4x 
光学放大倍数:20~100x
  体视显微镜
特点
1.采用国际上最先进的Telescope(CMO)光学原理设计，为用户提供最锐利的图像。
2.完美的3D图像，在整个变焦范围内都能提供清晰的无失真的图像。
3.宽视场光学观察，Stemi 2000-C能够为您提供最大118mm的视场范围。
4.超长工作距离，Stemi 2000-C能够为您提供最高可达286mm的工作距离。[2]
常用仪器
研究级体式显微镜Stemi 2000-C
技术参数：
1、总放大倍率：1.95X-250X 
2、最大工作距离为286mm 
3、基本物体视场直径为35mm 
4、冷光源：8V20W（12V75W、15V150W、24V250W）
5、可扩展性：可配图像分析系统(数码相机,摄像头,图像分析软件)  体视显微镜[2]体视显微镜技术参数：
1、总放大倍率： 4.7x-1312.5x
2、变倍比为：20：1
3、工作距离为10-253mm，
4、最大行程：340mm
5、调焦精度：350nm，
6、实际视场范围：0.18-48.7mm
7、冷光源： 15V150W （ 24V250W）
8、可扩展性：可配图像分析系统(数码相机、摄像头、图像分析软件)  体视显微镜[2]显微镜技术参数：
1、总放大倍率：3x-300x 
2、最大工作距离为253mm，
3、基本物体视场直径为23mm
4、实际视场范围：0.8-36.5mm 
5、冷光源：15V150W （24V250W）
6、可扩展性：可配图像分析系统（数码相机,摄像头,图像分析软件）  体视显微镜
研究级智能全自动体式显微镜SteREO Discovery.V12　技术参数：
1、 总放大倍率：5x -375x 
2、 最大工作距离为81mm，最大行程为340mm
3、 调焦精度：350nm，
4、 视场范围：0.7-46mm
5、 冷光源：15V150W （24V250W）
6、 可扩展性：可配图像分析系统(数码相机,摄像头,图像分析软件)  体视显微镜[2]
操作方法
立体显微镜采用两个独立的光学通路生成三维的光学影像，因此也叫实体显微镜、解剖显微镜，属于低倍数的复式光学显微镜. 从19世纪90年代（1890年）被美国仪器工程师霍雷肖.S.格里诺{其父(1805-1852)为美国著名雕塑家和作家霍雷肖.格里诺}发明，并被德国卡尔.蔡司公司最先生产以来，对科学研究、考古探索、工业质量控制和生物制药等领域的发展都产生了积极的影响。
为了发挥立体显微镜的最大功效，正确使用操作立体显微镜尤其重要。为了让广大用户更好的操作中旺仪器所生产的体视显微镜，特撰写此文与大家分享体视显微镜的操作流程，具体以中旺仪器最畅销产品ZMS0745T为例进行讲解。
操作步骤
步骤1
将显微镜置于一个对操作员舒适的工作台平台，然后打开反射光（表面光），在显微镜底座上放上一个式样，比如硬币，将显微镜的变倍旋钮旋到最低倍数0.7X, 通过调节升降组找到0.7X下的大致焦平面（最佳成像面）。
步骤2
调整目镜的观察瞳距，并调整目镜上的屈光度以找到0.7X下最佳的焦平面。
步骤3
利用以上方法，逐渐旋大变倍旋钮的倍数，适当调节显微镜的升降组，逐渐找到最大倍数4.5X下的焦平面。调节过程中，请利用硬币上比较明显的参照点比对成像的清晰度。
不同倍数观察硬币的效果(2张)
步骤4
将变倍旋钮旋到最低倍数0.7X，也许像会有一些失焦，此时请不要再调节升降组进行对焦，只需调节两只目镜上面的屈光度已适应眼睛的观察（屈光度因人而异）。此时，显微镜已经齐焦，即显微镜从高倍变倍到低倍，整个像都在焦距上。同样的试样，我们不需要再调节显微镜的其他部件，只需要旋动变倍旋钮就可以轻松对试样进行变倍观察了。[1]
应用领域
体视显微镜操作简单，放大倍数一般在7X-42X，最大放大倍数为180X。体视显微镜在用途上也最为广泛,主要用途如下：　
1.动物学、植物学、昆虫学、组织学、矿物学、考古学、地质学和皮肤病学等的研究。　
2.在纺织工业中，用于原料及棉毛织物的检验。　
3.在电子工业中，作为晶体管点焊、检查等操作工具。　
4.各种材料的裂缝构成，气孔形状腐蚀情况等表面现象的检查。　
5.在制造小型精密零件时，用于机床工具的装置、工作过程的观察、精密零件的检查以及装配工具。　
6.透镜、棱镜或其它透明物质的表面质量，以及精密刻度的质量检查。　
7.作文书钱币的真假判辨。　
8.广泛应用于纺织制品、化工化学、塑料制品、电子制造、机械制造、医药制造、食品加工、印刷业、高等院校、考古研究等众多的领域。
故障及排除方法
体视显微镜因其所具备的众多优点在工农业和科研各部门有着广泛的应  体视显微镜用。若在使用过程中出现一些问题可根据实际情况自行解决。根据实际使用情况常见的故障有：视场较模糊或有脏物，可能的原因有标本上有脏物，目镜表面有脏物，物镜表面有脏物，工作板表面有脏物。可根据实际情况采取清洁标本，目镜，物镜和工作板表面的脏物解决。双像不重合可能的原因为瞳距调节不正确可采取修正瞳距的措施，双像不重合也可能是视度调节不正确可采取重新进行视度调节，还有可能是左右目镜倍率不同可检查目镜并重新安装相同倍率的目镜。如果是图像不清晰可能是物镜表面有脏物请清洁物镜。如果变焦时图像不清晰有可能是视度调整不正确和调焦不正确，可重新进行视度调节和调焦。若发生灯泡经常烧掉和灯光闪烁不定的情况时，则也许是当地的线电压太高，灯泡快烧坏了和电线连接不良，请仔细检查电压和显微镜的电线连接情况是否牢固，如不是则可能是灯泡快烧坏了可重新更换灯泡解决。
体视显微镜在使用前的调校主要有：调焦，视度调节，瞳距调节和灯泡更换几个步骤。下面分别进行说明。调焦：将工作台板放入底座上的台板安装孔内。观察透明标本时，选用毛玻璃台板； 观察不透明标本时，选用黑白台板。然后松开调焦滑座上的紧固螺钉，调节镜体的高度，使其与所选用的物镜放大倍数大体一致的工作距离。调好后，须锁紧紧固螺钉。调焦时，建议选用平面物体，如印有字符的平整纸张、直尺、三角板等。视度调节：先将左右目镜筒上的视度圈均调至0刻线位置。通常情况下，先从右目镜筒中观察。将变倍手轮转至最低倍位置，转动调焦手轮和视度调节圈对标本进行调节，直至标本的图像清晰后，再把变倍手轮转至最高倍位置继续进行调节直到标本的图像清晰为止，此时，用左目镜筒观察，如不清晰则沿轴向调节左目镜筒上的视度圈，直到标本的图像清晰为止。瞳距调节：扳动两目镜筒，可以改变两目镜筒的出瞳距离。当使用者观察视场中的两个圆形视场完全重合时，说明瞳距已调节好。应该注意的是由于个体的视力及眼睛的调节差异，因此，不同的使用者或即便是同一使用者在不同时间使用同一台显微镜时，应分别进行齐焦调整，以便获得最佳的观察效果。无论是更换上光源灯泡，还是更换下光源灯泡，在更换前，请务必将电源开关关上，电源线插头一定要从电源插座上拔下。当更换上光源灯泡时，先拧出上光源灯箱的滚花螺钉，取下灯箱，然后从灯座上卸下坏灯泡，换上好灯泡，再把灯箱和滚花螺钉装上即可。当更换下光源灯泡时，需将毛玻璃台板或黑白台板，从底座上取出，然后从灯座上取下坏灯泡，换上好灯泡；再把毛玻璃台板或黑白台板装好即可。更换灯泡时，请用干净的软布或棉纱将灯泡玻壳擦拭干净，以保证照明效果。
体视显微镜的参数及原理
PXS5型的连续变体视显微镜是一款经典型号，生产的历史也是相当的悠久的，熟练的生产工艺，方便稳定是使用者在适用行业的首选，经过优化的PXS2、PXS4系列产品的外形上更趋于一致性，目镜是采用了同行上浒的高眼点。　　镜筒：B又目，以上5度倾斜，360度旋转，瞳距54-75mm,视度为±5°。　　高眼点大视野目镜：WF10XФ20mm。　　物镜：0.7X-4.5X，变倍比1：6.4。　　总放大倍数：45X。　　调焦：粗动立杆高度250mm，升降范围48mm。　　工作距离：95mm。　　光源：无光源。
成像原理及功能
[3-4]　　体视显微镜的系统由金相显徽镜和宏观摄像台组成的光学成像系统，其用途是使金相试样或照片形成图像。体视显微镜可直接对金相试样进行定量金相分析；宏观摄像台适用于分析金相照片、底片及实物等。　　为了能用计算机存贮、处理和分析图像，首先需将图像数字化。一帧图像是由不同灰度的一种分布所组成，用数学符号表示为j=j（x,y），x、y为图像上像素点的坐标，j则表示其灰度值。　　所以，一帧图像可[5]以用一个m×n阶矩表示，矩中每个元素对应于图像中一像素点，aij的值即表示图像中属于第i行第j列的像素点的灰度值。CCD摄像机（电荷耦合器件摄像机）就是一种图像数字化设备。金相试样上的体视显微镜特征经过光学系统后在CCD上成像并由CCD实现光电转换和扫描，然后作为图像信号取出，由放大器进行放大，并量化成灰度级以后贮存起来，从而得到数字图像。计算机根据数字图像中需测量特征的灰度值范围，设定灰度值阈值T。　　对于数字图像中任何一个像素点，若其灰度大于或等于T，则用白色（灰度值255）来代替它原来的灰度；若小于T则用黑色（灰度值0）来代替原来的灰度，体视显微镜可以把灰度图像转化为只有黑、白两种灰度的二值图像，然后再对图像进行必要的处理，使计算机能方便对二值图像进行粒子计数、面积、周长测量等图像分析工作。若采用伪彩色处理，则可把256个灰度级转换成对应的彩色，使灰度很接近的细节和其周围环境或其他细节易于识别，从而改善图像，更利于计算机处理多特征物图像。[1]