标题：益脉迪半导体激光治疗仪
百科名片
  
益脉迪半导体激光治疗仪是一款通过国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心的检验、正式获得准字号批文的二类医疗器械。它是根据现代激光医学及临床实践而研制开发的家用型便携式激光治疗仪。首创实现了腕部桡动脉、内关穴、大陵穴、神门穴和鼻腔等多个部位同时照射，使得疗效更确切，使用更方便、更人性化。经多家医院临床试验，已取得良好的治疗效果。 
益脉迪半导体激光治疗仪由国家级“高新技术企业”[1]（同行业全国唯一）武汉海纳川科技有限公司荣誉研发出品。产品通过了ROHS认证、欧盟CE认证，出口销售证书号：2012第028号。 
医疗技术概述
激光是20世纪60年代初产生的一项重大技术，被视为20世纪四大发明之一（激光、半导体、原子能和计算机）。上世纪90年代初，俄罗斯首先将低强度激光应用于医学治疗，俄罗斯宇航员将激光能量导入仪带上太空作为辅助治疗和保健的一种重要工具，全世界医学界为之震惊，并将其称为“生命之光”。 
近年来，欧、美、日等国科学家已经将低强度激光疗法转移到民间，作为保健、医疗、抗衰老的重要推广项目，并得到各国激光医学应用协会的肯定，低强度激光疗法被称为“21世纪的绿色疗法”。激光活血首先，半导体激光照射能够调节血液中某些酶的活性，促进ATP的生成，一方面可以保证红细胞有足够能量以维持其框架结构和变形能力，另一方面可以抑制血小板聚集和纤维蛋白原的搭桥作用，降低血液粘度，大大改善血液流变学指标，使得人体血液循环趋于顺畅。 
其次，由于红细胞变形能力增强，变形表面积增加，与氧结合能力加强，使得血液中溶解氧和结合氧均大为增加，血氧饱和度和氧分压大大提高，携带丰富氧气的血液经过循环，可以迅速改善肌体细胞缺血缺氧状况，有利于心脑血管健康。激光净血半导体激光照射可以通过减少血液中的分子物质MMS（具有神经毒性作用）使血液得到净化，从而改善神经系统的机能。激光照射可以提高红血球内SOD（超氧化歧化酶）的水平及活力，有助于清除人体内过多的自由基，从而起到避免氧化对组织细胞的毒害和损伤作用。 
半导体激光照射血液对人体免疫系统具有多种调节作用，可改善人体的免疫功能，提高人体的防病、抗病能力。 
产品介绍
【商标名称】益脉迪
【产品名称】半导体激光治疗仪
【生产厂家】中国光谷·武汉海纳川科技有限公司[2] 
【治疗部位】融合手部桡动脉、内关穴、大陵穴、神门穴和鼻腔等多个部位同时照射 
【注册适用范围】高黏血症、高脂血症、缺血性心脑血管疾病及鼻炎 
【禁忌症】恶性肿瘤患者/妊娠/患有严重出血性疾病患者 
【生产许可证】鄂食药监械生产许20100285号（更） 
【批准文号】鄂食药监械（准）字2012第2241213号（更）[3] 
【国家专利号】三项国家专利[4]（详情请查询官网）[5] 
【产品标准号】YZB/鄂0319-2012 
【出口销售证书号】2012第028号 
【企业相关认证】ISO9001国际质量管理体系认证 
ISO13485医疗器械质量管理体系认证 
国家级“高新技术企业”，开创行业先河 
【产品相关认证】ROHS认证、欧盟CE认证、国家食品药品监督管理局SFDA认证 
产品特点
  
该治疗仪的最大特点是，使用安全可靠，操作简便易学，疗效显著，而且对人体是一种无创、无副作用的绿色疗法。不仅适用于医疗单位，也是普通家庭理想的理疗保健及治疗仪器。 
首创融合手部桡动脉、内关穴、大陵穴、神门穴和鼻腔等多个部位同时照射，经国内多家权威医疗机构临床试验，证明该产品对高粘血症和高脂血症、缺血性心脑血管疾病以及鼻炎均具有良好的疗效。已通过国家食品药品监督管理局注册认证，并获得国家多项专利。 
治疗机理
益脉迪半导体激光治疗仪采用波长为650nm的低强度激光照射，首创融合手部桡动脉、内关穴、大陵穴、神门穴和鼻腔等多个部位同时照射，通过光化学效应，使血液动力学和血脂、血糖代谢得到改善，从而提高红细胞的携氧和变形能力，降低血液黏稠度，降低血脂、降低血压，调节血糖，达到治疗三高症及心脑血管疾病的目的。人体光学窗口人体组织主要由水、血红蛋白、黑色素等组成，对活体细胞的热损最小以及破坏效应最小的激光波长称为“人体光学窗口”。医学研究表明：桡动脉属人体血管网分布比较密集的部位，且属人体动、静脉吻合处。这部位的皮肤黏膜、肌肉和血管壁都较薄且血液流量大，易于注光。激光激发的血液荧光主要在600-670nm之间。而此波段光谱处于峰值，由分子荧光发光机制不难得出，激发血液由基态至激发态，由630-650nm的激光作为激光源最有效，治疗的效果最好。改善血液粘稠度由于益脉迪半导体激光治疗仪采用的是波长为650nm的激光照射血液，该波长的激光可分别被血液中的氧合血红蛋白和还原血红蛋白强烈地吸收。而血液中红细胞的比率约占95%，红细胞比积是影响血液粘度的重要因素之一，特别是低切变率下的表现粘度；红细胞在流动中的变形性和定向性是影响高切变率时血液粘度的重要因素，因此当血液吸收激光能量后，血红细胞外表类脂层溶脱，从而使血红细胞恢复带电性能，改善红细胞比积、变形能力和聚集性，使血液流变学性质改善，血液黏稠度降低，从而使人体全身供血改善，特别是末端微循环的改善。研究证明：650nm激光辐照血液，可降低血粘度及血小板聚集性，改善红细胞变形能力，预防和治疗缺血性心脑血管疾病，尤其是能引起细胞膜结构和功能的改变，使膜酶受体表面电荷分布发生变化，膜稳定性增高，从而使血粘度降低，血小板聚集性降低及红细胞变形性增强。此外，还能引起血栓素A2（TXA2）、前列腺素I2(PGI2)的变化，抑制血小板聚集，调节血管功能，防止血栓性疾病的发生。改善血液携氧能力激光照射血液后，由于红细胞外表类脂层溶脱，使红细胞膜通透性能改善，可明显改善血液携氧能力，使细胞利用氧的能力和氧化过程加强，从而改善全身供氧。降低血脂总胆固醇激光照射血液，迅速有效的纠正脂代谢异常，维持体内脂代谢平衡水平。使细胞膜、胆固醇/磷脂比例正常化，提高脂稳定性和膜流动性。同时抗自由基-脂质过氧化损伤，加速自由基的清除。治疗鼻炎机理一 软激光照射修复受损的黏膜组织，恢复并提高鼻组织排毒代谢和自然免疫能力； 
机理二 加快黏膜内毛细血管丛血液循环速度，增加溶菌酶分泌数量和吞噬细胞的噬菌能力； 
机理三 快速吸收炎性组织的渗出和水肿，改善组织局部供血供氧； 
机理四 减少肥大细胞的组胺释放，缓解鼻过敏反应； 
照射穴位
手腕桡动脉、内关穴、大陵穴、神门穴和鼻腔桡动脉照射经过桡动脉的经络有“手太阴肺经”。本经共有11个穴位，其中9个穴位分布在上肢掌面桡侧，2个穴位在前胸上部，首穴中府、云门、天府、侠白、尺泽、孔最、列缺、经渠、太渊、鱼际、末穴少商。 
桡动脉是体表表浅动脉之一，部位相对表浅，与心脏距离近，而且血流量相对较大，心脏血液每八分钟左右流经桡动脉一次（全血流量），并且易于触摸定位，且有桡静脉并行，激光很容易透过皮肤血管壁进入血液，从而保证疗效。内关穴照射在中医经络学说中属手厥阴心包经，为八脉交会穴之一。大量实验和临床实践证明，内关穴对心脏有以下调节功能： 
A.对异常窦性心律的双向调节作用，过速的心率可使之减慢，过缓的心率可使之加快。 
B.增加急性心肌缺血时冠状动脉血流量。 
C.增加心肌收缩力，改善心脏功能。选择在内关穴进行弱激光照射，被专家认为“治疗心脑血管系统疾病是内关穴突出而又疗效肯定的功能之一”。大陵穴照射大陵穴在腕掌横纹的中点处，当掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。主治心痛、心悸、胃痛、惊悸、胸胁痛、腕关节疼痛。神门穴照射神门穴是手少阴心经的穴位之一，位于腕部，腕掌侧横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处。主治心病、心烦、惊悸、怔仲、健忘、失眠、癫狂痫、胸胁痛等疾病。鼻腔照射A.鼻腔粘膜下血管极其丰富，有多支动脉及静脉血管在鼻黏膜下构成网状血管丛。鼻腔黏膜血管深层的血液可以不经过毛细血管，而从小动脉直接进入小静脉，鼻黏膜血流有60%经过动静脉吻合处，鼻甲组织血流量比肝脏、脑和肌肉等组织还要多。而且，鼻腔内是人体唯一没有角质层的地方，更容易吸收激光能量。 
B.鼻腔还有丰富的植物神经，如由颈内动脉交感神经丛组成的岩深神经，即交感神经，面神经分出的岩浅大神经，即是副交感神经。交感神经兴奋时鼻黏膜血管收缩，副交感神经兴奋时则是鼻黏膜血管扩张、分泌物增多。 
C.激光照射鼻腔以及透射颅底，刺激鼻腔内的神经，反射性引起颅内血循环和全身血循环的改善，有效改善大脑缺血缺氧。 
禁忌症
禁忌症：恶性肿瘤患者/妊娠/患有严重出血性疾病患者 
禁止用眼睛或者通过光学仪器直接观察激光光束。 
结构功能
主要结构治疗仪主要由主机、激光器、充电器及鼻套组成。功能特点1、多位一体：仪器融合了桡动脉、内关穴、大陵穴、神门穴和鼻腔的照射，实现了多个核心部位的同时照射，使其疗效更加显著。 
2.科学实用：治疗仪电路优化设计，性能稳定可靠，微电脑芯片控制，是的仪器功耗极低，极大的延长了产品寿命。 
3.操作简单：操作程序简单化、智能化，连续和脉冲两种治疗模式，可自动切换。 
4.插孔复用：电源、鼻腔照射两个插孔互换通用，避免误插对仪器造成损坏。 
5.时间显示：仪器设有分/秒时间显示治疗，时间一目了然。而且倒计时模式运行，声音提示。 
6.使用安全：激光器腕带及腕部激光器的定位，完全根据人体生理曲线及人体工程学设计，使用更加舒适、更加安全可靠。节能设计，绿色安全。 
7. 携带方便：机型小巧，携带方便，可实现随时随地坚持治疗，确保按疗程使用。 
技术指标
激光媒介：GaAlAs半导体 
激光波长：650nm±20nm 
终端激光器数量：8个 
单支激光器终端最大输出功率：5mW 
终端激光输出控制：三档可调 
定时范围：10-60分钟 六档可调 
电池电压：d.c3.7~4.2V 
电池容量：1600mAh 
充电器输出电压：5.5V 
仪器消耗功率：<1W 
环境温度：5℃~40℃ 
相对湿度：≤80% 
大气压力：86kpa~106kpa 
常见问题及解决方法
故障现象 故障原因 解决方法　 
不能开机 按“开关”键时间太短 长按“开关”键 
电池电量不足 插上充电器即可开机 
激光器不发光 未按“开关”键启动 短按“开关”键启动 
仪器正在充电 充完电再按“开关”键启动 
激光输出弱或无 激光器损坏 返厂更换或维修 
保养保管
1.若仪器发生故障，请按“常见故障及解决方法”进行检查、排除，仍无法解决时，应联系最近的授权服务商，请勿私自拆卸、修理，避免不必要的损失。 
2.仪器表面有污垢时，请用棉布蘸中性清洗液擦拭，请勿使用有机溶液、汽油等清洗。 
3.仪器发光口有污垢时，请用棉球蘸酒精轻轻擦拭，严禁用任何液体浸泡或用硬物扣除清理。 
4.仪器请勿存放在潮湿、高温、太阳直接照射处，以免造成内部元件老化而缩短使用寿命。 
5.请勿与硬物放在仪器，以免划伤仪器表面或损坏激光器。 
6.首次充电时，请在剩余电池电量为一格时进行充电，充电时间不少于3小时。 
7.仪器长时间不使用时，请至少每4-6充电一次，有利于电池的保养。 
产品保修说明
尊敬的顾客： 
感谢您选购本公司的产品，“客户满意为唯一标准”是我公司的服务理念，为保护您的合法权益，免除您购买使用的后顾之忧，我公司向您做出以下承诺，并依此向您提供标准完善的保修服务。 
保换或保修范围 
1.自购买之日起一年内，在正常使用情况下出现质量问题，凭产品保修单及保修卡，免费更换。 
2.一年以上，本公司提供免费维修服务，但酌情收取材料成本费。 
下列情况不在保换、保修范围之内，本公司将收取一定的修理费： 
1.未出示产品保修单及保修卡。 
2.因使用不慎或错误而导致的损坏。 
3.因自行拆卸而产生的故障。 
4.因自然灾害而导致的损坏。 
5.超过保修期的，酌情收取材料费。 
6.因意外因素或人为原因（划伤、浸水、私自更换配置等）导致的故障或损坏。 
7.仪器外壳、说明书、包装、保修卡等附件。 
产品清单
1.治疗仪主机 
2.外置激光器 
3.专用充电器 
4.鼻套 
5.使用说明书 
6.保修卡