标题：Q-SUN
Q-SUN XE-1 XENON TEST CHAMBER
  Q-SUN XE-1Q-SUN Xe-1氙灯试验箱能再现全光谱太阳光和雨水造成的损害。在几天或几周之内，Q - SUN试验箱能够再现数月或数年户外环境造成的损害。
Q-SUN Xe-1验箱是一个桌上型光稳定性、色牢度及耐光性试验箱。有单跟的氙弧灯和可选的水喷淋及致冷器。其尺寸较小，对于预算有限或只是偶尔有测试需要的实验室来说是很好的选择。Xe-1试验箱的安装很简单，样品可以方便地水平安装在平面样品托盘上。
Q-SUN Xe-1试验箱是最简单、最可靠、最易用的氙灯试验箱。
概述更真实的氙弧灯管
Q-SUN Xe-1试验箱的氙弧灯管最佳地模拟了全光谱太阳光。 接近水平的样品安装和可选的水喷淋提供最真实的潮湿环境，可用于小型氙灯试验箱。 可选的制冷机适合低温应用。
方便易用
Q-SUN Xe-1 氙灯试验箱安装方便-可以将Xe-1直接放入房间。 易于使用和几乎免维护。 独特的滑出托盘保证 样品安装和评估快速且容易。 Xe-1 试验箱是全自动的，可连续运行，即全天候不间断的运行。 其他功能包括：
易于操作的用户界面，五种可选语言包括英语、法语、西班牙语、意大利语或德语。
内置以太网连接，方便数据记录
综合的自我诊断警告和提醒服务
获得专利的AUTOCAL系统使校准快速且容易
快速得出结果
产品曝露在户外，最大光强度的阳光直接照射每天只有几小时。 Q-SUN Xe-1试验箱可以让测试样品受到相当于 夏天正午太阳光 的照射，每天24小时，天天如此。 因此，样本可快速老化。
可负担得起的
Q-SUN Xe-1试验箱以低购机价格、低灯管价格和低运行成本创造了突破性的高性价比。 现在，即使是最小的实验室也可以负担得起进行氙弧测试。
型号 (也可参见特色标签)
Q-SUN Xe-1-B:全光谱太阳光
Q-SUN Xe-1-S: 全光谱太阳光和水喷淋
Q-SUN Xe-1-BC:全光谱太阳光和制冷机
Q-SUN Xe-1-SC: 全光谱太阳光、水喷淋和制冷机
特色全光谱氙气灯管

Q-SUN XE-2 XENON TEST CHAMBER
  Q-SUN XE-2Q-SUN Xe-2转鼓式氙灯试验箱再现了全光谱太阳光和雨水所带来的破坏。Q-SUN Xe-2可以在短短几天或几周内，再现发生在几个月或几年的户外破坏。
Xe-2老化及色牢度试验箱同时具备超低的价格和强大的使用功能。 它可以提供精准的测试参数控制，包括光谱、辐照度、相对湿度、箱体温度和黑板/黑标温度。另外还配备了水喷淋功能。
多功能Q-SUN Xe-2试验箱操作简便， 运行稳定。
概述转鼓式氙灯试验箱的新标杆 
Q-SUN Xe-2转鼓氙灯试验箱同时具备超低的价格和强大的使用功能。Q-SUN Xe-2试验箱的氙灯灯管可以最好地模拟全光谱太阳光。多种过滤片可选， 几乎可以满足所有国际标准对氙灯测试的要求。它可以对相对湿度、箱体温度和黑板/黑标温度进行同步精确的控制。可选择的水喷淋功能可模拟雨水侵蚀。
操作简便 
Q-SUN Xe-2氙灯试验箱易于安装，操作简便并易于维护。独特设计的样品架使得样品安装更简单。全自动Xe-2试验箱可以连续运行24小时/天，7天/周，其他功能包括：
简洁的操作界面，支持五种语言包括英文、法文、西班牙文、意大利文和德文
用于记录数据的内置以太网连接
全面的自我诊断警示和服务提醒
配备AUTO-CAL专利系统，使得校准更加快速简便
快速得到结果
将产品置于户外进行曝晒测试时，每天只可接受几个小时的最大光照强度的照射。Q-SUN Xe-2试验箱可以使样品每天接受24个小时相当于正午阳光强度的照射，以加速实验测试结果。总之，样品的老化可以被高度加速。
可以负担得起的
Q-SUN Xe-2试验箱是一款可以负担得起的转鼓式氙灯试验箱。现在即使小型实验室，也可以支付并运行转鼓式氙灯耐候和光稳定性测试。
型号（请参照特色标签）
Q-SUN Xe-2-H: 全光谱太阳光，转鼓样品架，具备湿度控制功能
Q-SUN Xe-2-HS: 全光谱太阳光，转鼓样品架，具备湿度控制和水喷淋功能
特色全光谱氙灯灯管
氙灯灯管最好的再现了全光谱自然太阳光。Q-Lab的灯管是风冷灯管（针对水冷灯管），价格更经济实惠，高效且维护成本更低。灯管可持续1500个小时，每台Q-SUN Xe-2试验箱仅使用一个1800W的灯管。
过滤片 
Q-SUN Xe-2试验箱的过滤片经过特殊设计，可以产生多数国际耐候和光稳定性测试标准所要求的光谱。这些标准适用于多种户外应用工业及室内应用工业。
温度监控和控制
温度控制是非常重要的，因为他影响了老化的速度。Q-SUN Xe-2试验箱通过黑板和箱体温度传感器精确地控制了样品的曝晒温度。根据黑板是否被隔绝，辐照度水平，过滤片种类，箱体空气温度和实验室环境温度等因素，黑板温度可以设置在35C 至 105C之间。
大容量样品架
Q-SUN Xe-2试验箱拥有大容量样品架，可容纳尺寸为46 mm x 122 mm 的31个样品。垂直样品架非常易于安装和拆卸。
太阳眼辐照度控制
太阳眼辐照度控制系统通过对灯管输出不间断的监视和控制，来确保精确的曝光量和测试结果的最大重复性和再现性。
湿度控制
Q-SUN Xe-2试验箱的相对湿度（RH）控制是标准的。它允许用户同时控制和显示相对湿度，黑板温度和箱体空气温度。请注意，Xe-2试验箱的相对湿度系统的正常运行要求使用纯水。
可选择水喷淋功能
Xe-2试验箱的水喷淋功能可以模拟户外湿气的袭击。水喷淋管口置于箱体的顶端，可在黑暗循环和光照循环运行。Xe-2试验箱的水喷淋功能和相对湿度系统的正常运行要求使用纯水。
控制和选择性软件
出于功能性和操作便捷的考虑，Q-SUN Xe-2控制器支持五种语言（英文、法文、西班牙文、意大利文或德文），并且配有自我诊断和纠错功能。控制器连续不断地监控时时情况并控制所有系统。他同时显示简单的警示信息，常规的服务提醒或根据需要安全关机。
每台Q-SUN Xe-2试验箱配有以太网连接，用于出具测试条件证明文件。“虚拟条形图表”电脑软件帮助用户通过电脑来自动记录Q-SUN试验箱的曝晒条件和转换数据，也可以直接通过邮件将这些数据发送给Q-Lab的技术支持部门，用于问题的排查和诊断。
Q-SUN XE-3 XENON TEST CHAMBER
  Q-SUN XE-3Q-SUN Xe-3氙灯试验箱能再现全光谱太阳光和雨水造成的损害。在几天或几周之内，Q-SUN试验箱就能够再现数月或数年户外老化造成的损害。
Q-SUN Xe-3试验箱是一款全功能的光稳定性、色牢度及耐光性试验箱，而且价格非常合理。它采用三根独立的氙灯灯管。Q-SUN Xe-3试验箱的滑出式样品托架尺寸为451mm x 718mm，在曝晒立体零件或大部件时非常方便。所有的Xe - 3试验箱都提供湿度控制功能，还可以选配喷淋、双喷淋、背喷及低温功能。
Q-SUN Xe-3是唯一拥有双喷淋功能的氙弧试验箱。这个功能可以将第二种液体（如酸雨或肥皂液）喷淋到测试样品上。
Q-SUN Xe-3是最可靠、最易用、最被广泛认可的全尺寸氙灯试验箱。
概述更真实的氙灯
Q-SUN Xe-3试验箱的氙弧灯管提供了最真实的全光谱太阳光， 还可以同时控制黑板温度和箱内空气温度。氙弧试验箱中接近水平的样品安装和可选的喷淋和双喷提供了最真实的潮湿模拟。 Xe-3 试验箱也是唯一能提供双喷选项的氙灯试验箱，可以喷淋第二种液体（如 酸雨) 到测试样品上。 还可选择制冷机低温应用。
方便易用
Q-SUN Xe-3 氙灯试验箱安装方便（要求有适当的通风）。 易于使用和几乎免维护。 独特的滑出托盘设计 样品安装和评估快速且方便。 Xe-3试验箱是全自动的，可连续运行，即全天候不间断的运行。 其他功能包括：
易于操作的用户界面，五种可选语言包括英语、法语、西班牙语、意大利语或德语。
内置以太网连接，方便数据记录
机台的自我诊断警告和提醒服务
获得专利的AUTOCAL校准系统使校准变得快速且方便
 
快速得出结果
产品曝露在户外，阳光直接照射的最大光强度每天只有几小时。 Q-SUN Xe-3试验箱可以让测试样品受到相当于 夏天正午太阳光 的照射，每天24小时，天天如此。 因此，样品可快速老化。
可负担得起的
Q-SUN Xe-3试验箱以低购买价格、低灯管价格和低运行成本创造了突破性的高性价比。 现在，即使是最小的实验室也可以负担得起进行氙弧测试。
 
型号 (也可参见特点标签)
Q-SUN Xe-3-H:全光谱太阳光，带湿度控制
Q-SUN Xe-3-HS:全光谱太阳光，带湿度控制和喷淋
Q-SUN Xe-3-HDS:全光谱太阳光，带湿度控制和双喷淋
Q-SUN Xe-3-HBS：: 全光谱太阳光，带湿度控制和背喷
Q-SUN Xe-3-HC:全光谱太阳光，带湿度控制和制冷机
Q-SUN Xe-3-HSC:全光谱太阳光，带湿度控制、喷淋和制冷机
特色全光谱氙气灯管
氙弧灯管 最真实地再现了全光谱自然阳光。 Q-Lab的灯管为空冷型（非水冷型），这使其更经济、更高效、更易维护。灯管寿命为1500小时，每台Xe-3使用3根灯管。
滤光片
选择滤光片可模拟各种环境包括直射阳光及阳光透过玻璃窗射入。 Q-Lab滤光片的性能不会随着使用时间的增加而下降, 因此，正常运作下不需要更换滤光片。 唯一例外的是Window-IR滤光片，其需要定期更换。 所有型号的Q-SUN Xe-3每台都使用三块滤光片。
温度监测 与控制
温度控制是非常重要的，因为它影响着老化速率。Q-SUN Xe-3 测试仪使用黑板温度传感器精确控制样品曝晒温度。 温度可设定在42C 和120C之间的任意一点，取决于传感器的类型、辐照强度、滤光片类型、灯管的使用时间和周围环境的温度。 可选的制冷机、可同时控制的黑板和箱内空气温度，使样品的温度得到最大程度的控制。
万能式样品安装
Xe-3的平面样品安装托盘可以同时容纳不同形状和大小的样品，包括三维零件。 还有各种样品支架供选择。Xe-3样品托盘大小为451mm x 718mm，最多可以放置 51个51mm x 102mm大小的样品。
SOLAR EYE太阳眼辐照度控制
SOLAR EYE太阳眼辐照度控制系统可不间断地监测和控制灯光的输出量, 这保证了精确的曝晒和可重复的测试结果。辐照度可控制在340nm、 420nm或TUV (总UV)。
湿度控制
相对湿度(RH)控制是Q-SUN Xe-3机型的标准配备。 允许用户同时控制、监测和显示相对湿度、黑板温度和箱内空气温度。 请注意，带湿度控制的Xe-3的正常运行时必须用净化水。
水喷淋选项 (型号：Xe-3-HS、 Xe-3-DS、 Xe-3-BS、 Xe-3-HSC)
Xe-3测试仪通过纯净水喷淋选项模拟室外雨水的侵袭。两个喷嘴位于箱的顶部。喷淋可设定在黑暗或有光的循环周期中进行。 请注意，带水喷淋的Xe-3的正常运行必须用净化水。
背喷选项 (型号Xe-3-BS)
背喷 可在Xe-3测试箱中使用，同时也是一些SAE测试标准所要求的； 它可将水同时喷洒在样品的正面和背面。请注意，带背喷的Xe-3的正常运行必须用净化水。
双喷淋选项 (型号Xe-3-DS)
双喷淋 可在Xe-3试验箱中使用。可将第二种液体（如酸雨或肥皂液）喷到测试样品上。大的外部水池、离心泵和过滤器将连接到便携式车旁边的Xe-3试验箱上。
用于低温测试的制冷机选项 (型号Xe-3-HSC)
一些户内产品，如药品和化妆品，必须用低曝晒温度以防止其发生非自然老化。测试这样的热敏感材料时，可使用带制冷机的Xe-3测试箱，满足对低温的要求。因带有制冷机，Q-SUN Xe-3测试仪可以在31℃-120℃和50%的相对湿度下运行，这取决于传感器的类型、辐照强度、滤光片类型、灯管的使用时间以及周围环境的温度和湿度。Xe-3制冷机支持全尺寸Xe-3测试仪，并配备轮子以方便移位。
控制 及可选软件
Q-SUN Xe-3 控制器功能强大且易于使用，支持五种可选语言编程(英语、法语、西班牙语、意大利语、德语)，并且包括完整的自检查错功能。有需要的话，它也能显示简单的警告信息、常规服务提醒或执行安全关机。
质 量体系需要测试条件的证明文档，因此每个Q-SUN试验机都配有以太网连接。可选的“虚拟带状”PC软件允许用户自动记录曝露条件和从Q-SUN试验机直 接传输数据到基于Windows系数的计算机。 数据也可以通过电子邮件直接发送到Q-Lab技术支持台，以寻求专家对故障进行诊断和排除。[1]