标题：高低温机
规格型号
容积（单位：L）工作室尺寸（D*W*H）mm外型尺寸（D*W*H）mmLRHS-101-L450×450×5001200×1000×1650LRHS-225-L500×600×7501300×1150×1900LRHS-504-L700×800×9001450×1400×2100LRHS-800-L800×1000×10001550×1600×2250LRHS-1000-L1000×1000×10001850×1600×2250
低温控制方式
制冷循环均采用逆[1-2]卡若循环，该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成，其过程如下：制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力，消耗了功使排气温度升高，之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的制冷系统的设计应用能量调节技术，一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使试验箱制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。
控制系统
控制器：进口数显触摸按键，P.I.D 微电脑S.S.R温度控制器（韩国三元ST190仪表）  产品实物图
精度：0.1℃（显示范围）
感温传感器：PT100铂金电阻测温体
控制方式：热平衡调温调方式
温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
具有自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精确稳定
附属功能：故障报警及原因、处理提示功能（启动警报时灯亮）
断电保护功能
日历定时功能（自动启动及自动停止运行）
自诊断功能
产品用途
高低温机用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温变化的情况下,检验其各项性能指标 。  高温箱产品实物图
箱体结构
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。  箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
补水箱置于控制箱体右下部，并有缺水自动保护，更便利操作者补充水源。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
加湿系统管路与控制线路板分开，可避免因加湿管路漏水发生故障，提高安全性。
水路系统管路电路系统方便维护和检修。
箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。
箱体左侧配一直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。
可程式控制器
温湿度控制仪表采用（触摸屏）全进口超大屏幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易。
控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示。
具有120组程式12000段999循环步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分。
资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机。
具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能。
具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。
冷冻及风路循环系统
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温湿度分布均匀。
风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。
制冷系统
高低温机的制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。
技术参数
选型型号CLM-GD(J)W-100CLM-GD(J)W -225CLM-GD(J)W -500CLM-GD(J)W -800CLM-GD(J)W -010工作室尺寸 D×W×H450×450×500500×600×750700×800×9001000×800×10001000×1000×1000外形尺寸D×W×H1020×800×15801070×10301×8251370×1130×19751570×1230×21251570×1430×2125总功率A:4.5KW
B:4.7KW
C/D;5.5KWA:5KW
B:6KW
C/D:7KWA:6KW
B:7KW
C/D:8.5KWA:8KW
B:11KW
C/D;12KWA:11KW
B:12KW
C/D:16KW净重A:190kg
B:260kg
C/D:290kgA:260kg
B:290kg
C/D:330kgA:320kg
B:390kg
C/D:430kgA:460kg
B:520kg
C/D:560kgA:560kg
B:610kg
C/D:690kg性能指标温度范围A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃湿度范围30~98% R?H波动/均匀度≤±0.5℃ /±2℃温度偏差+2%、-3%R?H升温时间-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min降温时间25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min温湿度运行控制系统控制器进口微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数）精度范围设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H温湿度传感器铂金电阻?PT100Ω加热系统完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器加湿系外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器除湿系统采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器供水系统加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗制冷系统全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式循环系统耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮
高低温机释义
high-low temperature chamber[3] 模拟一种自然环境，如高温、低温、高低温循环，测试物品在此环境中测试一小时相当于在户外放置一个月，测试一个月相当于在户外放置一年，从而能预先了解物品性能，做更一步改进的依据。
高低温机不能用于以下物品测试
(一)、爆炸物[4]： 　
1．硝化甘醇(乙二醇二硝酸酯)、硝化甘油(丙三醇三硝酸酯)、硝化纤维素及其它爆炸性的硝酸酯类。 　
2．三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚(苦味酸)及其它爆炸性的硝基化合物。 　
3．过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。 　
(二)、可燃物： 　
1． 自燃物： 　金属："锂"、”钾”、"钠"、黄磷、硫化磷、红磷。 　赛璐璐类：碳化钙(电石)、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。 　
2． 氧化物性质类： 　
(1) 氯酸钾、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类。 　
(2) 过氧酸钾、过氧酸钠、过氧酸铵以及其它的过氧酸盐类。 　
(3) 过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的无机过氧化物。 　
(4) 硝酸钾、硝酸钠以及其它的硝酸盐类。 　
(5) 次氯酸钾以及其它的次氯酸盐类。 　
(6) 亚氯酸钠以及其它的亚氯酸盐类。 　
(三)、易燃物： 　
(1) 乙醚、汽油、乙醛、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到-30℃的物质。 　
(2) 普通乙烷、氧化乙烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物质。 　
(3) 甲醇、乙醇、二甲笨、酸醋戊酯及其它燃点在0℃以上低于30℃的物质。 　
(4) 煤油、汽油、松节油、异戊醇、酸醋及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。 　
(四)、可燃性气体： 　氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体。​环仪仪器图集(2张)