标题：装配式热电阻
概述
其优点很多，零件分解性好，维修方便，更换易损件成本低可  装配式热电阻(一)以远传电信号，灵敏度高，稳定性强，互换性以及准确性都比较好。装配铂热电阻的常温绝缘电阻应不小于100MΩ，装配铜热电阻的常温绝缘电阻应不小于50MΩ等特点。广泛应用于石油、化工等生产现场伴有各种易燃、易爆气体、蒸汽的场合。
WZ系列工业用热电阻作为温度测量传感器，通常与温度变送器，调节器以及显示仪表等配套使用，组成过程控制系统，用以直接测量或控制各种生产过程中-200℃-500℃范围内的液体，蒸汽和气体介质以及固体表面的温度.。
热电阻是利用物质在温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的。当被测介体中有温度剃度存在时，所测的温度是感温元件所在范围介质中的平均温度。
尽管各种热电阻的外形差异很大，但是它们的基本结构却大致相似，一般有感温元件，绝缘套管，保护管，和接线盒等主要部分组成。
工作原理
热电阻是利用物质在温度变化时，其电阻也随着发生变化的特征来测  装配式热电阻(二)量温度的。当阻值变化时，工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
装配式热电阻由感温元件、外保护管、接线盒以及各种用途的固定装置组成，有单支和双支元件两种规格，保护管不但具有抗腐蚀性能，而且具有足够的机械强度，保证产品能安全地使用在各种场合。测温原理：受热后的金属丝电阻随着温度的变化而变，其热电阻值R(t)与其所处温度t的关系可表示为：R(t)=R0(1+At+Bt2+……)，按测得的电阻值查相应分度表即可得出被测温度值t。
主要技术参数
产品执行标准
IEC584  装配式热电阻(三)IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91 
常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15—35°C，相对湿度不大于80%，试验电压为10—100V（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。 
测量温度及允差
型 号分 度号测温范围精度等级允许误差WZPPt100-200-+500A级±(0.15+0.002) ltlB级±(0.30+0.005) ltlWZCCu50 Cu100-50-+100---±(0.30+0.005) ltl
系统组成
（1）热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和显示仪表等组成。必须注意以下两点： 
①热电阻和显示仪表的分度号必须一致。 
②为了消除连接导线电阻变化的影响，必须采用三线制接法。具体内容参见本篇第三章。 
（2）铠装热电阻 铠装热电阻是由感温元件（电阻体）、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体，它的外径一般为φ1~φ8mm，最小可达φmm。 与普通型热电阻相比，它有下列优点： 
①体积小，内部无空气隙，热惯性上，测量滞后小。 
②机械性能好、耐振，抗冲击 。
③能弯曲，便于安装。 
④使用寿命长。 
（3）端面热电阻 端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制，紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比，能更正确和快速地反映被测端面的实际温度，适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。 
（4）隔爆型热电阻 隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒，把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影 电阻体的断路修理必然要改变电阻丝的长短而影响电阻值，为此更换新的电阻体为好，若采用焊接修理，焊后要校验合格后才能使用。
仪表选型
型 号 分 度 号 测温范围℃ 测 温 点 数 保护管材料 
WRN-230D K 0-1000 2-12 GH3030 
0-800 1Cr18Ni9Ti 
WRE-230D E 0-600 1Cr18Ni9Ti
WRN-430D K 0-1000 GH3030 
0-800 1Cr18Ni9Ti 
WRE-430D E 0-600 1Cr18Ni9Ti 
1) 热电偶 I 级按协议订货;
2) 保护管其余材质根据协议订货;
3) 外保护管用户应自备
安装固定形式 
固定螺纹
测温点数 M D D H h SW d 
2—6 M27x2 ￠40 ￠105 28 5 32 ￠20 
7—12 M33x2 ￠48 ￠115 33 5 36 ￠34 
固定法兰
测温点数 D D1 D2 H do d 
2—6 ￠105 ￠75 — 5 32 ￠20 
7—12 ￠115 ￠85 — 5 36 ￠34 
选型须知 
1) 型号 
2) 分度号 
3) 精度等级 
4) 热电偶点数 
5) 安装固定形式 
6) 保护管材质 
7) 长度或插入深度
例：多点热电偶， K 型， 3 点。 L 级，固定螺纹 M27X2,L 1 = 1200,L 2 =1500,L 3 =2000, WRN-220D3I 级 L 1 =1200,L 2 =1500,L 3 =2000, 螺纹 M27x2
技术指标分度号：Pt100、Cu50；
测量范围：Pt100：-200～500℃； 
装配式热电阻
Cu50：-50～150℃；
热响应时间：t0.5≤45s；
允差：Pt100：A级：±（0.15+0.002|t|）；
B级：±（0.30+0.005|t|）；
Cu50：±（0.40+0.005|t|）；
环境温度：-40～+85℃；
固定法兰或螺纹式：-0.1～2.5MPa；
活动法兰或螺纹式：常压；
电气接口：M20×1.5；
防爆标志：隔爆型：ExdIICT1～T6；
本安型：ExiaIICT1～T6；
防护等级：IP65；
插入深度：100～5000mm；
保护管直径：φ12、φ16，非统设规格按用户要求；
保护管材质：不锈钢等；
热电阻绝缘：电阻常温绝缘电阻的试验电压可取直流10～100V任意值，环境温度应在15～35℃范围内，相对温度应不大于80%。常温绝缘值应小于100MΩ。热电阻允许通过电流通过铂电阻的测量电流最大不超过5mA装配式热电阻
过程连接：螺纹连接：M16×1.5、M27×2；
法兰连接：HG20592～20635-97DN20以上法兰，其他法兰标准（如GB、JB/T、HGJ、ANSI、DIN等）接线盒材质：铝合金；不锈钢。  装配式热电阻
特点
抗振性能好；
测温精度高；
机械强度高；
耐压性能好；
性能可靠稳定；
零件分解性好；
维修方便；
更换易损件成本低；
热响应时间短。热响应时间：在温度出现阶跃变化，热电阻的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间，成为热响应时间，用T0.5表示。
公称压力：一般是指在常温下，保护管所能承受静态外压不破裂，试验压力一般采用公称压力的1.5倍。实际上，允许公称压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关，而且还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速、种类有关
产品结构
主要由接线盒、保护管、接线端子、绝缘瓷珠和感温元件组成基本结构  装配式热电阻(四)，并配以各种安装固定装置组成。结构见右图
用途
通常用来和显示、记录、调节仪表配套，直接测量各种生产过程中从-200～500 
  装配式热电阻(五)℃范围内的液体、蒸汽和气体介
质以及固体等表面温度。为显示仪、记录仪、调节仪、扫描仪、数据记录仪以及电脑提供精确的温度变化输入信号。
材质
材 质 使用温度特点及用途1Cr185Ni9Ti -200～800具有高温耐蚀性，通常作为一般热钢使用304-200～800低碳含量，具有良好耐晶间腐蚀性，通常作为一般耐热钢使用316-200～750低碳含量，具有良好耐晶间腐蚀性，作为耐腐蚀钢使用316L-200～750超低碳含量，具有良好耐晶间腐蚀性，作为耐腐蚀钢使用310S-200～1000具有高温抗氧化性，耐腐蚀型通常作为热钢使用GH30300～1100镍基高温合金钢，有优良抗氧化，耐腐蚀，作耐热钢使用
区别
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温，尽管其作用相同都是测量物体的温度，但是他们的原理与特点却不尽相同。热电阻虽然在工业中应用也比较广泛，但是由于他 
  热电偶的测温范围使他的应用受到了一定的限制，热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多，也可以远传电信号，灵敏度高，稳定性强，互换性以及准确性都比较好，但是需要电源激励，不能够瞬时测量温度的变化。工业用热电阻一般采用Pt100，Pt10，Cu50，Cu100，铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度，铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和热电偶一样的区分类型，但是他却不需要补偿导线，而且比热点偶便宜。
热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件，他的主要特点就是测吻范围宽，性能比较稳定，同时结构简单，动态响应好，更能够远传4-20mA电信号，便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路，当两个接点处的温度不同时，回路中将产生热电势，这种现象称为热电效应，又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势，不同的导体具有不同的电子密度，所以他们产生的电势也不相同，而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时，因为他们的电子密度 装配式热电阻
不同所以产生一定的电子扩散，当他们达到一定的平衡后所形成的电势，接触电势的大小取决于两种不同导体的 材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范，国际上规定热电偶分为八个不同的分度，分别为B，R，S，K，N，E，J和T，其测量温度的最低可测零下270摄氏度，最高可达1800摄氏度，其中B，R，S属于铂系列的热电偶，由于铂属于贵重金属，所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种，普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极，绝缘管，保护套管和接线盒等部分组成，而铠装型热电偶则是将热电偶丝，绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后，经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递，这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线，其主要作用就是与热电偶连接，使热电偶的参比端远离电源，从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种，延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同，但是实际中，延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属，一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了，热电偶的正极连接补偿导线的红色线，而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的 
  端面热电阻材质大部分都采用铜镍合金。普通型热电阻
从热电阻的测温原理可知，被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的，因此，热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。
铠装热电阻是由感温元件（电阻体）、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体，它的外径一般为φ2--φ8mm，最小可达φmm。与普通型热电阻相比，它有下列优点：①体积小，内部无空气隙，热惯性上，测量滞后小；②机械性能好、耐振，抗冲击；③能弯曲，便于安装④使用寿命长。端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制，紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比，能更正确和快速地反映被测端面的实际温度，适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒，把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内，生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。