标题：差压变送器校验仪
概述
ZC-3000-4系列差压变送器校验仪是安特尔公司多年研究、制造智能数字式压力计的结晶。仪表充分采纳了客户在实际操作过程中积累的经验之建议，并合理、灵活运用微电脑、集成、激光技术，确保了仪表的准确性和长期稳定性。可用于讲师室或现场在线检测、校验压力变送器、弹簧管式普通（精密）压力表、压力控制器等0.05级可传递压力仪器，是客户理想压力标准器具的最佳选择。
ZC-3000-4压力校验仪是以微处理器为基础核心的手提式交、直流供电压力校验器，本仪器应用在那些没有电源，而压力仪表又需维修和校验的场合。仪器内的压力传感器集成了当今世界上最先进的传感器制造工艺，它具有较小的回差特性，并在两倍满压冲击下仍保持正确的测量结果。仪器的所有操作均通过密封薄膜键盘，即使在不利的气候条件下也能确保可靠工作。参数选择，零位调整，记录测量数据，查询测量结果等都可由键盘操作轻松取得。 
ZC-3000-4压力校验仪测量压力精度为±0.1%-±0.05%。在测试过程中校验仪为传感器或变送器提供24V回路电源，并测量它们的输出值。仪器在微处理机的控制下提供了许多优点，如：测量压力单位的转换，测量电参数的转换，文件菜单内多种数据的设定，被检传感器或变送器的数据记录、查询等。同时仪器的可靠性和适用性大大提高，微处理器所包含的软件完成了传感器线性化和失调校正，并通过键盘对仪器进行精确校验操作。
特点
★ 金属外壳，牢固耐冲击。 
★ 压力、电流双排LCD同时显示，直观清晰。 
★ 手动造压-95kPa~2MPa。 
★压力源零部件经精细研磨，气密性好，符合IP54密封标准。 
★容积式微调节器，极易实现检定点压力。  ★压力 / 真空开关式选择，切换简单方便。 
★背光功能帮助您在光线不足时继续完成工作任务。 
★压力、电流 / 电压测量，具备DC24V回路电源现场检测，一表既可。
主要技术指标
量 程：压力： 
ZC-3000-4系列：-95kPa~60MPa（智能模块，多档任选） 
电流：0~22mA 
电压：0~30V 
准确度：0.02%F.S ，0.05%F.S， 0.1%F.S 
分辨率： 
压力：Min 1Pa 
电流： 1uA 
电压： 1mV
使用温度（0~50℃超过使用温度范围精度有所下降） 
电源及功耗：内制6V镍氢（锂离子）电池，功耗<80mAh 
充电时：AC220V 50Hz 1.5VA
优势分析
模拟型特点● 精度高 
● 量程、零点外部连续可调 
● 稳定性能好 
● 正迁移可达500%、负迁移可达600% 
● 二线制 
● 阻尼可调、耐过压 
● 固体传感器设计 
● 无机械可动部件、维修量少 
● 重量轻（2.4kg） 
● 全系列统一结构、互换性强 
● 小型化（166mm总高） 
● 接触介质的膜片材料可选 
● 单边抗过压强 
● 低压浇铸铝合金壳体智能型特点●超级的测量性能，用于压力、差压、液位、流量测量 
●数字精度：+（-）0.05% 
●模拟精度：+（-）0.75%+（-）0.1%F.S 
●全性能：+（-）0.25F.S 
●稳定性：0.25% 60个月 
●量程比：100：1 
●测量速率：0.2S 
●小型化（2.4kg）全不锈钢法兰，易于安装 
●过程连接与其它产品兼容，实现最佳测量 
●世界上唯一采用H合金护套的传感器（专利技术），实现了优良的冷、热稳定性 
●采用16位计算机的智能变送器 
●标准4-20mA，带有基于HART协议的数字信号，远程操控 
●支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
ZC-3000-4压力校验仪的技术参数
量程调整111对仪器周期性的整机调整，需通过键盘密码即可分别修整压力量程，电流量程和电111压量程，以防未经授权的随意调整。工作温度范围1110-60℃对内装传感器；压力读数的0.0025%/℃。 
111V/mA是读数的±0.0075%/℃。 
111标准校验温度按23℃要求。电源111外接电源220伏。仪器内装6V免维护充电电池，交流电源消失后，内部电池自动投入111工作状态，在维修及检验传感器或变送器时，应经常查看BAT内部电池能量。内部电111池能量低于下限设定值时，仪器自动关闭电源，从而影响您的工作。当仪器有交流111供电时，内部电池自动进入充电状态，充电完成后自动切断充电电路。电信号参数111 VDC： 0-30V±0.075%读数±1个字（测量）。 
111mADC：0-30mA±0.075%读数1个字（测量）。反应时间111每秒钟2次采样。外形尺寸111204X80X140mm重量1112.5KG其他111A、内装手压泵：可产生2MPa压力源； 
111B、微压调整器：可精密调整到所需值； 
111C、释放阀：可释放压力、而无需断开系统管路； 
111D、内装可充电电池：便于外出使用； 
111E、压力/真空切换阀：通过切换可得压力值/真空值（-90kPa）
ZC-3000选型表
序号 量程 分辨率 负压（可选） 标准精度 可选精度 稳定性（一年） 手泵 
1 10KPa 1Pa -10KPa 0.1% 0.075% ±0.1%FS 内置 
2 16KPa 1Pa -16KPa 0.1% 0.05% ±0.1%FS 内置 
3 20KPa 1Pa -20KPa 0.1% 0.05% ±0.1%FS 内置 
4 25KPa 1Pa -25KPa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 内置 
5 40KPa 1Pa -40KPa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 内置 
6 60KPa 1Pa -60KPa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 内置 
7 100KPa 10Pa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 内置 
8 160KPa 10Pa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 内置 
9 200KPa 10Pa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 内置 
10 240KPa 10Pa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 内置 
11 100KPa 10Pa -90KPa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 内置 
12 160KPa 10Pa -90KPa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 内置 
13 200KPa 10Pa -90KPa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 内置 
14 240KPa 10Pa -90KPa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 内置 
15 400KPa 10Pa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 内置 
16 600KPa 10Pa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 内置 
17 1MPa 100Pa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 内置 
18 1.6MPa 100Pa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 内置 
19 2MPa 100Pa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 内置 
20 2.5MPa 100Pa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 外置 
21 4MPa 100Pa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 外置 
22 6MPa 100Pa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 外置 
23 10MPa 1KPa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 外置 
24 16MPa 1KPa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 外置 
25 20MPa 1KPa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 外置 
26 25MPa 1KPa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 外置 
27 40MPa 1KPa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 外置 
28 60MPa 1KPa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 外置 
29 100MPa 10KPa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 外置 
30 160MPa 10KPa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 外置 
31 200MPa 10KPa 0.1% 0.05% ±0.075%FS 外置