标题：化纤挤出机熔体压力传感器
压力传感器用途
化纤挤出机用的熔体压力传感器主要用来，对高温熔体介质的压力测量与控制。
化纤挤出设备熔体压力传感器
PT112/PT112B特性与应用： 　　
刚性杆、软管隔离、膜片隔离结构、信号放大输出可直接与PLC系统连接；应用于化纤纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力测量与控制。通过欧盟CE认证。  
主要技术参数 　　
量程：0~3.5MPa~250MPa 　　
综合精度： ±0.5%FS 　　
输出信号：3.33mV/V ; 0-5V，0-10V，4-20mA 　　
供电电压：10Vdc ; 24Vdc （12-36Vdc） 　　
膜片耐温：300℃ 　　
电气连接：六芯接插件 　　
膜片材质： 15-5PH & 17-4PH 　　
过程连接：1/2-20UNF；M14×1.5 ；M18×1.5；特殊设计PT123P/T123B特性与应用：  
膜片结构、零点满度可调节、放大信号直接输入PLC 、 与全球同类产品（Dynisco, Gefran）互换。应用于化纤纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力测量与控制。
主要技术参数 　　
量程：0～3.5MPa～250MPa 　　
综合精度： ±0.5%FS 　　
输出信号：3.33mV/V ; 4-20mA ，0-10V ，0-5V 　　
供电电压：10Vdc ;24Vdc （12-36Vdc） 　　
膜片耐温：400℃ 　　
电气连接：六芯接插件 询“15 80-08 0-1 7 37 　　
过程连接：1/2-20UNF；M14×1.5 ；M18×1.5；客户定制。PT133/PT133B特性与应用： 
膜片结构、温度压力一体化测量，零点满度可调节、 放大信号直接输入PLC 、 与全球同类产品（Dynisco, Gefran）互换。应用于化纤纺丝、聚酯、橡塑机械等 设备的高温流体介质的压力测量与控制。通过欧盟CE认证。  主要技术参数 　　
量程：0~3.5MPa~250MPa 　　
综合精度： ±0.5%FS 　　
输出信号：3.33mV/V ; 0~5V ；0~10V ；4~20mA 　　
供电电压：10Vdc ;24Vdc （12-36Vdc） 　　
膜片耐温：400℃ 　　
电气连接：六芯接插件 　　
过程连接：1/2-20UNF；M14×1.5 ；M18×1.5；客户定制。
化纤挤出机机械式压力表
PG112/PG112B特性与应用： 　　
刚性杆或软管型、膜片隔离、不锈钢结构、压力现场机械显示、 表盘可正反安装、可带信号输出；应用于化纤纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力测量与控制  主要技术参数 　　
量 程： 0~10MPa~160MPa 　　
综合精度：±1.0%FS;±1.6%FS 　　
膜片耐温： 300℃ 　　
过程连接： 1/2-20UNF；M14×1.5 ； M18×1.5；特殊设计PG123/PG123B特性与应用： 　　
刚性杆或软管型、膜片隔离、不锈钢结构、压力现场机械显示表盘、可正反安装；应用于化纤纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的 高温流体介质的压力测量与控制。  主要技术参数 　　
量 程： 0~10MPa~160MPa 　　
综合精度： ±1.0%FS;±1.6%FS 　　
膜片耐温： 400℃ 　　
过程连接： 1/2-20UNF；M14×1.5 ； M18×1.5（客户定义）PG133/PG133B特性与应用： 　　
刚性杆或软管型、膜片隔离、不锈钢结构、压力现场机械 显示、表盘可正反安装、可带信号输出；应用于化纤纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力测量与控制。 　　
主要技术参数  量 程： 0~10MPa~160MPa 　　
综合精度： ±1.0%FS;±1.6%FS 　　
温度型号： J、K、E、 PT100　 　　
膜片耐温： 400℃ 　　
过程连接： 1/2-20UNF；M14×1.5 ； M18×1.5；法兰安装或特殊设计 双螺
化纤挤出机数字显示仪表
压力显示仪表PI600、PI800、PI900
压力显示仪表，全面板可编程操作与PT系列压力传感器配套使用，适用于化纤塑料机械等各种化工设备的压力测量与控制。 　　
主要技术参数  显示器：双层四位高亮度LED数码显示 　　
量程：0.100~9999MPa（小数点可变）
显示分辨率：000.1 　　
供电电源：85~265VAC 　　
开口尺寸：96×48； 48×96； 96×96 mm 　　
压力上下限可编程继电器报警输出、RS232、RS485串行通讯。 　　
压力可编程模拟输出：4~20mA ；1~5V ；0~5V ；0~10V温压双显示仪表TPI900TPI600、TPI800、TPI900温度与压力一体型仪表，全面板可编程操作与PT系列压力与温度一体型传感器配套使用，适用于化纤塑料机械等各种化工设备的压力、温度测量与控制。
主要技术参数 　　
显示器：双层四位高亮度LED数码显示 　　
量程：0.100~9999MPa（小数点可变）  显示分辨率：000.1 　　
供电电源：85~265VAC开口尺寸：96×48 ；48×96 ；96×96 mm 　　
压力或温度与压力上下限可编程继电器报警输出、RS232、RS485串行通讯。 　　
压力或温度与压力可编程模拟输出：4~20mA ；1~5V ；0~5V ；0~10V 　　
E、J、K、或PT100各种温度分度号可编程输入。PID调节控制器PI600D、PI800D 、PI900D 　　
性能特点  ◆ 丰富的输入信号可输入热电阻（Pt－100，Cu－100，Cu－50）、热电偶（S,B,T,R,K,E,J,N,Wre）、电压（－20～20mVDC，－100～100mVDC，0～500mVDC，0～1VDC，0～5VDC，0～10VDC）、电流（0～10mA，4～20mA，0～20mA）等各种信号，也可自定义输入信号，几乎可以直接处理所有的工业现场信号。
◆ 先进的自整定智能PID控制 　　常规仪表PID参数的整定是一个非常繁琐的过程，且容易受扰动的干扰，出现超调或欠调，而该调节器采用自整定算法，自动演算控制过程的最佳调节参数，免去了用户繁琐的手动调整过程；智能PID算法根据被控对象特性，自动识别并调整控制模式，容易实现系统的无超调、无欠调、快速抑制扰动等优良品质。 　　
◆ 完善的程序控制功能 　　8组共128段程序控制曲线，可实现任意斜率的升降温控制，每段曲线可选择不同的控制参数，共有8组PID，8组输出限幅对应8个不同的过冲抑制参数，具有跳转、运行、暂停及停止等可编程/操作命令，并允许在程序的控制运行中随时修改程序；可选择停电/开机事件的处理模式，完善的解决意外停电对程序控制带来的影响；可通过外部开关执行运行/暂停/停止等操作，实现连锁、同步启动运行等功能，方便人工操作；4个程序信号输出，可以用于连动其他设备，具有可选择的测量值启动和程序等待功能，使程序执行更有效率更完善。 　　
◆ 灵活的报警、变送功能 　　报警类型有：上限报警，下限报警、上偏差报警、下偏差报警、内偏差报警、外偏差报警、超量程报警等，并可设置待机报警功能。 　　变送信号可软件设置0～10mA，4～20mA，0～20mA信号，可选择PV、SV、OP1、OP2或阀位开度变送。 　　
◆ 便捷的通讯功能 　　可以配接RS485通讯接口，可在现场由多台（最多100台）与一台PC机组成具备现场总线性能的计算机监控系统。 　　利用RS485作为现场通讯总线，采用本公司自有的通讯协议，可在上位机上实现100%仪表功能操作，如实时读取测量值、给定值、设置参数、自动/手动无扰动切换、调整手动输出值、启动运行/停止程序等。通讯速率（波特率）可由客户自行选择（2400～19200bps）。 　　本公司可为用户提供在PC机上运行的标准通讯软件，也可按用户的通讯协议修改通讯软件，以便和用户已使用的网络系统连接。 　　
面板尺寸（W×H） 插入深度 　　
96×48 ；48×96 ；96×96 mm
化纤挤出机常用压力传感器
PT460E、PT462E、TPT463E  PT460E 　　
标准型 刚性杆 熔体压力传感器 　　
特性: 　　
★精度:高于±0.5% 　　
★输出:满量程3.33mV/V 　　
★内部80%校验 　　
★量程:从0-500psi到 0-30,000psi 　　
★良好的稳定性和重复性  BP420★通过CE认证 　　
PT462E 
标准型 带柔性管 熔体压力传感器 　　
特性: 　　
★具有柔性管,可使应变片外壳远离高温区 　　
★精度:高于±0.5% 
★输出:满量程3.33mV/V 　　
★内部80%校验 　　
★量程:从0-500psi到0-30,000psi 　　
★良好的稳定性和重复性 　　
★通过CE认证 　　
TPT463E 　　
标准型 带柔性管同点测温 熔体压力传感器 　　
特性: 　　
★装有J型热电耦,可以同点测量温度内部80%校验 　　
★热电耦可以在现场拆卸和更换量程 从0-500psi到0-30,000psi 　　
★具有柔性管,使应变片外壳远离高温区良好的稳定性和重复性 　　
★精度:高于±0.5% 　　通过CE认证 输出:满量程3.33mV/V热电阻和其它类型热电耦可以选配 　　
规格参数 　询：158-00-80-1737 　精度: ±0.5%满量程 　　测量原理:惠斯通电桥 　　电桥电阻:输入>345Ω；输出350Ω±10% 　　满量程输出:3.33mV/V±2% 　　零点平衡：±10%满量程 　　膜片最高温度:750'F(400℃) 　　熔体温度影响零点漂移:<25psi/100'F(45psi/100℃) 　　应变片外壳最高工作温度:250'F(121℃) 　　环境温度影响零点漂移:<±0.05%满量程/'F 　　(±0.10%满量程/℃) 　　灵敏度:<±0.02%满量程/'F 　　(± 0.04%满量程/℃) 　　重复精度: ±0.2%满量程 　　最大超压：小于满量程的2倍或35,000psi 　　接触介质的材料:15-5PH不锈钢 　　加Armoloy涂层 　　电源电压:建议10VDC,最大12VDC 　　内部切换校验(R-Cal):满量程80%±1% 　　绝缘电阻:1,000 兆欧姆 (50Vdc) 　　安装转矩:500inch-lbsPT4624、PT4625、PT4626带柔性管 熔体压力变送器 　　
特性:  ★输出:4-20mA/0-5V/0-IOV 　　
★量程:从0-500psi到0-30,000psi 　　
★抗干扰性强 　　
★直接输入到上位控制系统 　　
★具有柔性管,使应变片及变送部分远离高温区 　　
★良好的稳定性和重复性 　　
★精度: ±0.5%  　　
★内部80%校验 　　
★通过CE认证 　　
精度:±0.5%满量程 　　重复精度: ±0.2%满量程 　　最大超压:小于满量程的2倍或35,000psi 　　接触介质的材料:15-5PH不锈钢 　　加Armoloy涂层 　　内部切换校验(R-Cal):满量程80%±1% 　　绝缘电阻:1,000兆Ω (50VDC) 　　膜片最高温度:750'F(400℃) 　　熔体温度影响零点漂移:<25psi/100'F 　　(45psi/100℃) 　　安装转矩:500inch-lbs  咨：1580-08-01-73--7　应变片外壳环境温度:-20±160'F(-29±71℃) 　　温度补偿范围:+30±160'F(-1±71℃) 　　环境温度影响零点漂移:<± 0.05%满量程/'F 　　(± 0.10%满量程/℃) 　　灵敏度:<±0.02%满量程/'F 　　(±0.04%满量程/℃)TPT4634/TPT4635/TPT4636带柔性管同点测温 熔体压力变送器
特性: 　　
★装有J型热电耦.可以同点测量温度  ★量程:从0-500psi到0-30,000psi 　　
★抗干扰性强 话：15--80080- 1737 　　
★热电耦可以在现场拆卸和更换 　　
★具有柔性管，使应变片及变送部分远 　　
★良好的稳定性和重复性 　　
★输出:4-20mA/0-5V/0-10V离高温区 　　
★通过CE认证 　　
★直接输入到上位控制系统 　　
★内部80%校验 　　
★热电阻和其它类型热电耦可以选配 　　
★精度: ±0.5% 　　
精度:±0.5%满量程 　问：158-008-017-3 7　重复精度: ±0.2%满量程 　　最大超压:小于满量程的2倍或35,000psi 　　接触介质的材料:15-5PH不锈钢 　　加Armoloy涂层 　　内部切换校验(R-Cal):满量程80%±1% 　　绝缘电阻:1,000兆Ω (50VDC) 　　膜片最高温度:750'F(400℃) 　　熔体温度影响零点漂移:<25psi/100'F 　　(45psi/100℃) 　　安装转矩:500inch-lbs 　　应变片外壳环境温度:-20±160'F(-29±71℃) 　　温度补偿范围:+30±160'F(-1±71℃) 　　环境温度影响零点漂移:<± 0.05%满量程/'F 　　(± 0.10%满量程/℃) 　　灵敏度:<±0.02%满量程/'F 　　(±0.04%满量程/℃)1380仪表1380应变片输入数字压力显示表
1380应变片输入显示表可以选择显示方式,具有双配置的报警信号,能够满足您改变压力指示的各种需求。毫安和直流电压线性二次传输功能设计用于将加工信息发送给DCS或PLC。简洁的面板校准功能和紧凑的结构。使1380系列产品是您在加工显示器方面的理想选择。指示器上的指示灯即可显示报警信号,又可显示所需的压力单位。此外，还设有电缆，用于配置软件DynaLink时连接1380的指示器。 　　
工作特性: 　　
★ 350 Ohm应变片输入  ★ 按钮式编程及校准
★ 可配置使用DynaLink软件
★ 可标定的电压或电流输出
★ 双报警指示灯
★ 波峰波谷检测 
★ 便于使用的1/8DIN规格 　　
优点: 咨：1580-08-01-737  ★ 直接压力读数★ 使用方便★ 保存和下载存储设置的功能★ 模拟量二次传输★ 过程条件可视监测 ★ 过程极端参数调用 ★ 节省面板空间 　举例：1380-2-3； 
订货指南                                       ​​​​型 号           代码              报警和模拟量输出                           代码                     电源                                         138012双重报警双重报警和模拟量输出1324VDC 
85-264VAC ATC770控制器ATC770 1/4 DIN自调整压力/过程控制器 　　
描述　ATC770压力过程控制器以它独有的自运算协调功能,仅用几分钟的控制器设置,就可以方便快捷的建立起对于如挤出过程的工业过程控制。ATC770兼容了众多输入信号,包括350欧姆的应变片,直流电压,直流电流。使它可以对多种操作过程进行控制。通过按键和跳线,就可以设定控制器的所有功能。它还具有强大的输出功能。 　　特性: 　　
★独有的自运算调协功能
★3级控制器组态密码
★3个可编程独立报警
★双层5位数字显示(红/绿)和模拟棒图显示 　　
★显示设定值,偏差,输出%,电机转速,高/低峰值  ★自动迅速平稳地回归到设定值
★附选RS-485串行通讯,可在Modbus和Jbus之间选择
★防护等级:lP65/NEMA4X 
规格参数 　　
供电电源:100-240Vac,50/60Hz 　　电能消耗:12VA 　　工作温度:0-50℃ 　　输入:通过跳线和按键选择应变片或线性输入 　　提供辅助电源:为2线或4线制变送器提供24VDC/1.5W电源 　　应变片输入:350欧姆,2-4mV/V；激励电压10Vdc±7% 　　线性输入:0-5Vdc.0-10Vdc,0-20mA,4-20mA均可 　　控制类型:具有积分预设和反向恢复结束的PID 　　控制输出:可在0-10Vdc,-10至10Vdc,0-5Vdc,0-20mA,4- 　　20mA之间选择 　　串行通讯接口RS-485(附选) 　　支持协议:Modbus和Jbus(选择) 　　远程设定值输入:0-20mA,4-20mA,0-10V 　　储存温度:-20℃到70℃ 　　储存湿度:最大80%RH,无冷凝 　　输入阻抗:线性电流输入165千欧姆 　　输入信号:-25到125%满量程 　　采样时间:50ms 　　切换校验:带/不带并联电阻(40%-100%) 　　数字输入复位:可以通过编程实现下列功能 　　a.报警复位 b.峰值复位 c.报警和峰值复位 　　中继输出:可在0-10Vdc,-10至10Vdc,O-5Vdc,0-20mA,4- 　　20mA之间选择。比例放大和缩小限制(正向或反向作用) 　　4个光电隔离数字量输入 　　 
订货指南 ​​​​​​型 号代码说明代码说明 代码说明 ATC7700 
1无模拟量远程设定2 
3辅助电源和二次变送输出 
模拟量远程设定和RS485和4个数字量输入3 
5100-240VAC(开关可选) 
24VAC/VDC(开关可选)