标题：示温记录标签
简介
具有许多别的测温的产品不具备的优点，相关内容，你可以到北京亚东星机电技术研究所的网站看到。 
以下摘录部分内容： 
《电世界》杂志社 1996年第10期刊载 
温 敏 变 色 测 温 
北京亚东星机电技术研究所 
工业上温度测试的方法越来越多，目前使用最多的产品有水银温度计、红外测温仪、热电偶、热敏电阻等。本文介绍一种新的测温手段——温敏变色测温。变色测温贴片是一种能够随物体温度的变化而改变颜色并由此可掌握物体的温度变化的产品．  示温记录标签
优点
（1）特别适合于普通温度计无法或难以测量的部件、外表面以及危及生命的环境中的物体。如晶体管、集成电路、化工反应罐、发动机轴承、导电母线、开关、接头、变压器等的温度测量。 
（2）便于巡视检查，温度发生变化，就引起颜色变化，人们即可采取措施，避免事故发生，防患于未然。 
（3）产品轻巧，便于携带，安装简便．如带有不于胶的测温变色贴片，用时很方便，揭下来一贴就可以了。 
（4）较经济，在测量相同数目的测温点时，比其它测温工具节省费用。  示温记录标签
变色机理
其机理有各种各样，不尽用同，但都是物体受热后发生一系列化学和物理变化，由分子结构的改变，导致反射光的颜色发生变化。例如，晶型转化、升华、失水、氧化、分解引起光散射的频带转移。
产品的分类
根据颜色变化分为单变色或多变色，可逆或不可逆。例如液晶变色产品，可在规定的一个较小温度区间内发生红、绿、蓝等颜色变化，不同的颜色对应不同的温度．随着温度的复原，颜色也复原，属于可逆多变色系列。而只发生一种颜色变化的是单变色系列。颜色不可复原是不可逆系列，在大多数的工业生产中，测温部位不可能有人总在场，要靠人们巡视来观测，这样的部位则需要不可逆的变色测温产品。它的颜色起温后不复原，即把已经超温的颜色保留下来．由于它能记载超温的事故发生过程和隐患，受到了用户的青睐。在某些场合，人们希望可逆与不可逆的优点都兼而有之，于是，即可逆且有记录功能的产品也应运而生。
选用
为了用户更好地选用到适合自己的测温标准，一般产品规格有 50℃、55℃、60℃、65℃、70℃、75℃、80℃、85℃、100℃、120℃各温度等级的测温贴片，还有更高或更低温度的贴片。在检测温度标准已经明确的部位，为了经济单一温温点白变红色的测温贴片，检测时比较直观,明显。如果观测距离不远且光线好,可选 1.5cmXI.5m的测温贴片；如观测距离远且光线不好，可选大些尺寸的 3cmX3cm的测温片。也可选圆形测温片。可供选择的颜色不仅有白变红，还有自变黄、绿、黑等；如希望测温范围宽一些，或一时没有确定测温标准，可同时选用 几种温度的测温贴片．为了相互区别不同温度，可采用大小不同的尺寸或不同颜色或不同的位置粘贴排列来表示变色温度的差异。例如：采用YDX678型或采用60℃白变黑、70℃白变绿、80℃白变红三种型式的贴片在同一部位，超温后，不同颜色表示不同的温度；也可以用70℃2cmX2cm,小片白变红测温片，80℃3cmX3cm大片白变红组合表示两种温度；也可以选用随意剪切型白变红型贴片，不同温度用剪刀剪成自己能识的不同型式，来表示温度的区别。
使用要点
（l）正确使用保存中要避免接刮、划、折或高温，揭取不熟练，可用小刀铲一下，不要乱抠，避损坏。所贴的测温部位应比较清洁，最好用汽油或其它溶剂清洗，或拭一遍，这样才能粘贴牢固。贴在能沾到油、水的部位时，应在测温贴片上覆盖一块大些的透明胶带，起保护作用，或选用带保护膜的测温贴片，它具有较强的防油，防水、防污功能（测温贴片的白色药膜部分如无保护层保护，直接接触某些液体后，可能会导致变色）。（2）实测变色温度点变色测温贴片在生户制造时已严格检测。温度点误差1～2℃．为了便于有的用户自己测试，这里介绍一个既简便又准确的测试方法．找一个大的易拉罐，如盛八宝粥的易拉罐。在其外壁上依次贴上各种温度的测温贴片，倒入少量冷水，插人一根温度计，准备好一壶开水，即可开始测试。先徐徐倒入少量开水。为了水的温度均匀，要用温度计搅拌，随着水温升高，温度计值上升到变色温度时，即可看到对应温度的测温贴片变色。（3）使用寿命从理论上讲，测温贴片贴到测温部位后，只要不超温，能用2～3年，甚至更长。考虑到工业现场比较复杂，规定只要该测温贴片在常温状态正常环境下使用，保持白色未超温，可用2年。为准确测温建议最好每年换贴一次。已超温变色的贴片应随检修及时更换。
测温贴片的特性
测温贴片使用方便，可贴到设备任何有平面的位置上，能在超温后快速反应，在数秒钟内发生醒目变色；记录的是温度的最高峰值，瞬时超温即可发生明显的变色，且有一般测温仪不具备的超温记录功能（具有超温后永久变色的颜色记录功能）兼有重复变色的可逆性功能。体积小，显示明显，直观，价廉。本产品的变色温度误差不超过2度。超温后，变色的色彩是十分鲜艳和醒目的。改善了落后的电力测温蜡片的缺点：蜡片不易粘牢，使用麻烦，超温反应速度慢，不易观察。
正确粘贴使用测温贴片
用户应正确掌握测温贴片的使用方法。揭取《单温度多变色系列》《温度数字显示系列》的贴片因没有保护膜，需有点小技巧，先弯折底纸再揭；如揭取不熟练，请用小刀沿底纸从侧面铲一下即可，不要乱抠，避免损坏。所贴的测温部位应比较平整清洁干燥，最好用砂纸打磨去除氧化层及凹凸面, 或用汽油及其它溶剂清洗擦拭一遍。本产品上附有压敏胶，粘贴时要用手施加压力摁牢，以保证排除胶接面间微小的空气气隙，使胶面受压力发挥粘接作用，以便粘实，粘贴牢固。贴在可能沾到油、水的部位时，请选用带保护膜的测温贴片，它具有较强的防污功能。环境特别恶劣的地方最好缠绕一块大些的透明胶带，能起到较好的保护及固定作用。必要时，还可带电粘贴,首先把贴片粘到尖端细小的绝缘棒上,把有胶的一面推向设备，即可方便粘在设备上面。另外测温颜料膏可带电涂抹，比较方便。注意，测温过程中禁止用手触摸，以防止损坏产品。
观察测温贴片变色，判断设备温度
它是如何实现超温记录及颜色重复变色的？ 
我们生产的变色测贴片有超温过程记录功能；还有较强的颜色重复显示功能（半可逆）。例如，“单温度多变色系列”的变红色品种；当测温片超温时，能在几秒钟内永久地发生颜色改变，颜色由白色立即变为鲜红色的圆点形，当温度又降下来时，颜色由鲜红变成粉色（浅红），不再恢复原白色，它记载了曾经超温的过程并能长期保持这个颜色，这就是颜色记录功能；如再超温又由粉色变成鲜红色，这个重复变色过程就是可逆性功能。总而言之，测温贴片超温时的变色颜色特别鲜艳；而超温变色后，又冷却下来的颜色是浅淡的，为中间色调，这可作为判断当前温度的主要依据。重复变色功能能降低使用成本，帮助判断当前的温度是否正在超温。这个重复变色功能从理论上讲可无限次重复，但是如果长期超温（几天、或超高温下几个小时），则可能失去重复变色功能,它将永久保持超温时的红色既长期记录功能。其它颜色品种道理相同。 
冷却后 
超温时 再超温时 
初始状态 超温状态 恢复状态
记录功能的作用
有时在巡检中发现所贴的测温贴片已变色了，而立即用其它测温仪测量，发现该部位的温度并不高，是怎么回事呢？ 
产品介绍提到，测温贴片能如实地记录下巡检人员不在场时设备发热的过程，因此它被称为设备故障的告密者，任何超温过程它都能记录下来，当巡检时发现测温贴片变色了，肯定说明该部位已超温过了，超温的过程可能发生在现在，也可能发生在过去的一段时间里。如巡检中发现测温贴片变色，立即用测温仪测温度，由于普通测温仪没有记录功能，只能测出当前的温度，而不能测出曾经超温的那段时间的温度。测得的温度值不高，说明现在该部位温度已经降下来了，但也是故障点。如果想测定变色测温贴片的测温准确性，您可以按照《问答》介绍的测试方法验证。
贴到茶杯上后，有时看不到变色
测温贴片的测试容器应选用传热快的易拉罐、铝饭盒等，由于茶杯有保温功能，杯壁导热很差，倒入开水后，杯内温度有90多度时，而杯壁温度常常只有五、六十度，因此可能达不到变色温度不能变色。测试时可用烟头烘烤，也可用微火但要注意距离，因为火焰温度差不多能达到500多度以上，离得太近，很容易将贴片烧毁。
测温贴片误差
如何检测测温贴片（示温记录标签）的实际变色温度点？ 
变色测温贴片的温度点误差1－2℃(TZ型除外)。为了便于用户自己测试产品精度，这里介绍一个既简便又准确的测试方法；先找一个罐头盒（最好是方形大口的），铝罐甚至金属水杯，金属桶，在其外壁贴上测温贴片，先倒入部分冷水，插入一根温度计，准备好一壶开水，即可开始测试。届时须缓缓少量倒入开水，与此同时，为了水的温度均匀，要连续不断地用温度计搅拌，停止倒热水时可停止搅拌，观察温度；随着水温升高，温度计值上升到变色温度时，即可看到对应温度的测温贴片变色。这个方法简便准确便于掌握。注意，不能采用把测温贴片贴在水壶外壁上直接放在火或电炉上烧的方法，测温测试过程中禁止用手触摸。
选择变色测温贴片的温度点
有关文献规定，变配电设备的各部位温度一般不应超过70℃，个别部位最高可以不超过80℃（包括导线母排接头、刀闸开关等），超温表明线路超载或接头联接部位发生锈蚀及接触电阻过大，长期超温将会导致变配电设备及用电设备的直接损坏，造成重大经济损失。由于各地设备及环境温度和条件不同，各地选用的测温标准也不完全一致。另外还要考虑到所贴的位置，有强烈夏日阳光照射下的局部，温度暂时可能高达50度甚至接近60度。总之，一般环境温度比较低、负荷较小的地方选择的测温标准低一些，另外一些地方则反之。一般变电设备最常用的检测温度为60℃、70℃、80℃，为了让用户更好地选用到适合自己的测温贴片，还有更高或更低温度,(50,55,60,65,70,75,80,85℃及100,120℃等及其它)及各种系列不同类型的贴片；用户可根据需要自己选购。过去应用测温蜡片的用户应注意，由于本产品的导热和反应速度比蜡片快，同一温度下，尤其短时超温，本产品最先反应发生变色，也许蜡片此时还没有来得及融化和脱落；这并不说明本产品温度制定的偏低！考虑到蜡片用户的习惯，购买本产品时，选择温度可比蜡片的习惯温度稍高几度。如过去用60度蜡片，可选65度的测温贴片。
测温贴片的寿命
测温贴片只要不超温，能用多年，尤其室内，在常温状态正常环境下使用能保存4-5年甚至更长,。考虑到工业现场比较复杂，环境较恶劣，我们规定只要该测温贴片，保持白色未超温，可用2-3年。已超温变色的贴片最好随检修及时更换。保存时，应该存放在阴凉密闭的地方，禁止接近高温，以防止超温变色；避免直接刮、划、砸等机械损伤。
如何选购变色测温贴片
如何选购变色测温贴片的颜色和型式？还有更大尺寸和微小型的吗？ 
从费用方面来考虑，我们的产品价格与贴片面积基本成正比，差不多都是参照面积计算出的，差距不大。从性能价格比和综合性方面考虑，室外场合，可选购有《有保护膜多变色系列》的测温贴片,如YDX678型，BD型, GK678型，BC型，BF型，窗口型和数显加强/反光型。特点是，整洁美观，利于保存，揭取方便，耐污防水效果显著，BD型显示窗口比较大而醒目，贴取方便。在许多场合，大家都希望测温范围宽一些，以了解温升渐变过程，很多人喜欢采用电力通用的YDX678型60℃,70℃,80℃三种温度,三颜色变化的组合式测温贴片，GK678型测温片不仅用三种不同颜色还用数字来表示60℃,70℃,80℃三种温度；窗口型测温贴片小巧，适合导线母排有螺丝的接头部位，有几种尺寸规格，用不同窗口内醒目的黑白色变化来表示60℃,70℃,80℃三种温度；防污防水。如在室内较一般的场合，要求不很高，可选《单温度多变色系列》，有大中小三种尺寸，可供选择的颜色不仅有白变红，还有白变黄、绿、黑等，显示清晰。还可选择《温度数字显示系列》测温贴片，其特点是超温后能显示超温的温度度数，特别直观，明显。数显反光型是在原数字显示基础上增加了保护膜和基底色彩，如红色以及绿色和黄色，既醒目，耐污防水，又可以用作为电力母线的三相序指示色，一举两得。有的场合光线比较昏暗,可以订购高强反光技术的贴片,例如高强反光的数字显示反光型，在光线照射时，其定向回归反射效果类似一面耀目的小镜子，易于查找巡视。当前购买率较高的产品是：YDX678型,BD型；尤其新用户拿不准究竟选哪种温度或型号好时，应首先考虑选用三温度组合型的产品。特殊情况，用户有可能需要更大的尺寸或形状。小尺寸的彩色显示测温贴片有：纽扣型，直径1.5厘米圆形；以及微型数显型，直径1.1厘米圆形数字。还有一种随意剪切型，可根据你的需要剪成任意大小尺寸和形状。