标题：试验操作规程
试验操作规程
MI2077兆欧5KV测试仪测试前：按“ON/OFF（开或关）”键可以打开测试仪。由于测试仪总是在开机后自动进行校准，所以务必在按“ON/OFF（开或关）”键之前断开测试导线。否则，仪表会要求断开测试线，并关机，再打开。
打开测试仪后，将显示包括功能名在内的所有与所选功能有关的菜单，以及电源的一般信息，如：电池的充电状态和电源的接法。并显示有日期/时间信息。
打开电源开关后，LCD背景灯自动打开。按动“LIGHT”键，可以关闭和打开背景灯。
注意事项：（1）、如果发现温度变化大于5℃,需要重新自动校准测试仪。
（2）、如果测试仪又内部电池供电，背景灯将在打开大约10秒钟后自动关闭。
（3）、只可以按“ON/OFF（开或关）”键关闭测试仪。因为肯能需要长期的测试所以仪表不具有自动关机功能。
测试：将测试导线连接至测试仪和测试电源。用旋钮开关键选择“INSULATION RESISTANCE（绝缘电阻）”测试功能。按“START（启动）”键，再放开，开始进行连续测试。等测试结果稳定，或计时器设置时间到后，再次按“START（启动）”键停止测试。等待测试对象放电。按“MEN（保存）”键两次，可以保存任意的测试结果。注意：1、确保被测试绝缘电阻在开始测试前已经断电。
2、在测试过程中，禁止触摸测量对象，以防电击危险。
3、禁止测试连接器连接到外部电压高于600V的AC或DC上，以防止测试仪被损坏。
4、在测试电容类测试对象的情况下，因为测试完成后，电容完成后，电容可能不会立即自动放电，所以显示器将会显示提示信息“Please wait,discharging(正在放电，请稍后)”。BZJT-Ⅰ特种变压器变比组别极性测试仪测试前：1、准备工作及测试接线：
测量三相电力变压器时，用测量线将变压器的高压侧（A、B、C）和仪器面板上所标的高压侧（A(α)、B（β）、C）相连，变压器低压侧（a、b、c）与仪器的 低压侧（a(α)、b（β）、c）相连接，并保证接触良好。
测单相变压器时应将变压器的高压绕组（A、X）接仪器（A(α)、N）,低压绕组（a、x）接仪器（a(α)、n）.
测试：  1、测试流程：确认接线正确后接通仪器电源开机，液晶显示进入设置状态： 
2、测试说明：
（1）、三相变压器测试流程：合测试电源，将光标转到“测试”位置时按压导航旋钮进入测试状态，测试完成后可以打印结果。
（2）、单相变压器测试流程：单相测试时，只有A相输出电压，其它相无电压输出，可用与单相变压器测试或者用于校验。
注意事项: 1、高低压侧不要接反，以免给仪器带来伤害或危机人身安全。
2、输出不要短路，以免损坏仪器。
3、仪器的输出测试电源只能用于测试，不能带其它负荷。SR330直流电阻测试仪测试前：1、接线：把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接牢固，同时把地线接好。
2、相位选择：当光标在选相时，每按一下启动键，显示屏会遵循AO-BO-CO-ab-ac-bc-ao-AB-AC-BC.
3、电流选择：显示屏上会显示选择电流，每按一下启动键，显示屏会滚动出现各电流值，40mA、200 mA、1 A、5 A.
测试：1、当光标在测试时，按下启动键，就开始测试。当按下确认键后，显示屏上显示“正在充电”过几秒钟之后，显示“正在测试”这时说明已充电完毕，进入测试状态，几秒后，就会显示所测阻值。2、测试完毕后，按“复位”键，仪器电源将与绕组断开，同时放电，音响报警，这时显示屏回到初级状态，放电音响结束后，可重新接线，进行下次测量，或拆下测试线与电源线结束测量。
注意事项：1、在测无载调压变压器倒分接前一定要复位，放电结束后，报警声停止，方可切换分节点。
2、在拆线前，一定要等放电结束后，报警声停止，再进行拆线。
3、选择电流时要参考技术指标栏内量程，不要超过量程和欠量程的使用。超量程时，由于电流达不到预设值，仪器一值处在“正在充电”状态。欠量程时，显示“电流太小”，当出现此两种状态时要确认量程，选择合适的电流进行测试。
4、测试完毕后，按“复位”键，仪器电源将与绕组断开，同时放电，音响报警，电流表回到零位，这时显示屏回到初始状态，放电音响结束后，可重新接线，进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。
5、仪器可自动识别是按键手动控制或计算机遥控，测试结果显示手动或遥控，并显示所选电流、相位及所测电阻值。ZGS-Z系列直流高压试验器测试前：1、手动升压模式：
开机后，进入主菜单，旋动旋钮使光标指向“手动升压”选项，点击一下旋钮，进入手动模式参数设置界面，根据具体的试验要求设置 各项参数后，即可进入升压界面。此时，先按高压通键，再旋动旋钮，直至升至试验电压设定值，稳压计数器开始计时，计时完毕后系统将会自动降压回零，然后弹出试验记录保存对话框，在此做出选择后，试验即算完毕。
2、自动升压模式：
开机后，进入主菜单，旋动旋钮使光标指向“自动升压”选项，点击一下旋钮，进入自动模式参数设置界面，根据具体的试验要求设置各项参数后，即可进入升压界面。此时，按下高压通按钮后，系统将开始自动升压，升至试验电压设定值后，稳压计数器开始计时，计时完毕后系统将会自动降压回零，然后弹出试验记录保存对话框，在此做出选择后，试验即算完毕。
3、MOA自动测试模样：
开机后，进入主菜单，旋动旋钮使光标指向“MOA自测”选项，点击一下旋钮，进入自动模式参数设置界面，根据具体的试验要求设置各项参数后，即可进入升压界面。此时，按下高压通按钮后，系统将开始自动升压，升至试验电流设定值后，1mA稳流计时器开始计时，计时完毕后系统将会自动降压至原来0.75倍，稳压计时器开始计时，计时完毕后系统将会自动降压回零，然后弹出试验记录保存对话框，在此做出选择后，试验即算完毕。
测试：1、一般测量时，当接好线后，先把连接试品的线悬空，升到试验电压后读取空试时的电晕和砸散电流，然后接上试品升到试验电压读取总电流。
2、当需要精密测量被试品泄漏电流时，则应在高压侧串红外线高压微安表。微安表，应采用专用屏蔽线与试品连接。高压引线的屏蔽引出应与仪表端的屏蔽紧密相连。如果要排除试品表面泄漏电流的影响可在试品高电位端用金属软线紧密绕几圈后与高压引线的屏蔽相连接。
3、对氧化锌、磁吹避雷器等试品接地端可分开的情况下，也可采用在试品的底部串入电流表进行测量的方式。但也必须使用屏蔽线。当要排除试品表面的泄漏电流的影响，可用软的裸铜线在试品地电位端绕上几圈与屏蔽线的屏蔽相连接。
4、试验完毕，将调压电位器逆时针回到零，按下绿色按钮，关闭电源开关。
5、对于氧化锌避雷器等小电容试品一般通过倍压筒内部测压电阻即可。而对于电缆等大电容试品一般要待试品电压自放电至试验电压的20%一下，再通过配套的放电棒进行放电。待试品充分放电后挂好接地线，才允许进行高压引线的拆除和更换接线工作。
注意事项：1、在做有放电冲击的试验时，请勿使用计算机控制升压，放电冲击可能会打坏计算机。
2、放电时不能将放电棒立即接触试品，应先将放电棒逐渐接近试品，至一定距离高空气间隙开始游离放电。有嘶嘶声：当无声音时可用放电棒放电，最后直接接上地线放电。
3、专用放电棒不得接触及高压直流放电，应保持一定距离，待放电棒尖端产生电晕放电，待试品上电压逐步下降至20%试验电压时，再将放电棒及微安表外壳放电。最后将地线直接挂在被试品上。
4、不准将地线直接在高压微安表外壳上直接放电，以免强大的冲击放电电流仪器高压微安表损坏。HVT100B智能调压器测试：1、手动测试：完成外部接线后，合上面板上的电源开关，接通电源，此时“停止”灯亮，显示屏显示为复位状态。根据试品参数，设置限流保护整定值。按下“启动”键，“启动”灯亮，接通调压输出，按“复位”键后，系统复位，调压器回零。升压，按住“升压”键，调压器升压。降压，按住“降压”键，调压器降压，达到耐压时间后，按“复位”键，使系统复位，调压回零。试验过程中，若发生过电流或调压器与试验变压器之间连线有脱落，则保护动作，切断调压输出，并使调压器自动回零。此时，屏幕显示的电压、电流及时间值为保护动作时的瞬时值调压回零后，按“停止”键，“停止”
灯亮，切断调压输出。
2、自动测试：完成外部接线后，合上面板上的电源开关，接通电源，此时“停止”灯亮，显示屏显示为复位状态。根据试品参数，设置限流保护整定值。按“启动”键，“启动”灯亮，接通调压输出，按“复位”键后，系统复位。按【增】或【减】键设置光标所在位置的参数。参数设置完成后，按“自动”键，进行自动调压控制，此时，面版上除【复位】、【启动】、【停止】键有效外，其余均失效。屏幕显示升压值及电流值，升压达终值后，开始自动计时，达到维持时间后，调压器自动回零。试验过程中，若发生过电流或调压器与试验变压器之间连接有脱落，则保护动作，切断调压输出，并使调压自动回零，此时，屏幕显示的电压、电流及时间值为保护动作的瞬时值。自动调压器的屏幕显示与手动调压时相同。
注意事项：1、确认仪器接线正确后，方准升压。
2、当仪器出现保护动作时，要立即切断电源。
3、测试结束后，要进行复位。
YDQ轻型试验变压器
测试：
1、根据被试品的对试验电压的要求，选用电压合适的轻型试验变压器，还应考虑轻型试验变压器低压侧电压是否和试验现场的电源电压和控制保护系统的电压以及调压器的电压相符。
2、试验电流的选择：轻型试验变压器的额定电流，应能满足流过被试品的电容电流和泄漏电流的要求，一般按试验时所加的电压和被试品的电容量来计算所需的试验电流。
3、调压器容量的选择：调压器选择应能从零开始平滑地调节电压，以满足试验所需的任意电压，输出波形应该是正弦波。容量应满足轻型试验变压器容量的要求。
注意事项：1、检查变压器是否装满油，如未满，请加满合格的25号油后方能使用。试验时大盖和导管必须保证清洁。
2、用2500V/10000MΩ的兆欧表，检查变压器绝缘是否良好，用万用表检查绕组是否断路。
3、在使用过程中，轻型试验变压器应配相应的控制保护装置、调压器、分压器、球隙保护器、保护电阻等。接地必须保证良好。
4、轻型试验变压器安装的安全距离必须离周围物体：150KV～2m，以确保人身和设备安全。
5、按接线示意图接线，并将接地端可靠接地，经检查确属无误后，离开高压试验区，方准进行试验。
6、轻型试验变压器的高压首端“X”与接地端必须短接可靠，禁止断开。
7、升压速度请控制在每秒1-3KV左右，且匀速升压，直到所需电压为止。试验完毕，将电压降回零位，切断电源，并进行放电。
8、在任何情况下，不得将试验变压器的电压和容量升到额定值以上。并且决不允许全电压通电或断电。
9、如果环境温度过高时，套管顶端可能有少量变压器油溢出，系正常现象。在试验时，若导管内部出现明显电晕放电，一般为少油现象，此时应从导管顶端加油孔用注射器予以补充合格的25号变压器油，以确保设备的安全运行。
10、应将该设备置于干燥通风处保存，注意防潮和防尘，每次使用完毕后，应罩上防尘罩，如使用时发现套管、大盖表面污秽严重，应用干净的棉布和绸布擦干净后使用。AI-6000E自动抗干扰精密介质损耗测量仪测试:打开总电源开关后，先显示开机画面,在显示生产日期,然后自动进入测试菜单。使用机内高压请打开内高压允许开关。开内高压允许后数秒，显示屏上有高压符号显示，表示内部高压就绪，此时可以进行测量。
采用反接法测量：高压线的芯线接被试设备，高压线的屏蔽环接屏蔽地，检查接线正确后，开启总电源，然后开启内高压允许，进行测量，读取数据后，关闭电源。
采用正接法进行测量：高压线的高压屏蔽环接被试设备，高压线的芯线接屏蔽环，被试设备的高压尾接到CX屏蔽，检查接线正确后，开启总电源，然后开启内高压允许，进行测量，读取数据后，关闭电源。
注意事项：1、仪器测量电缆通用，建议用高压线连接此插座。高压插座和高压线有危险电压，绝对禁止碰触高压插座、电缆、夹子和试品带电部位！确认断电后接线，测量时务必原离！
2、用标准介损器检定反接线精度时，应使用全屏蔽插头连接试品，否则暴露的芯线会引起误差。
3、应保证高压线与试品高压端的0电阻连接，否则可能引起误差或数据波动，也可能引起仪器保护。
4、强干扰下拆除接线时，应在保持电缆接地状态下断开连接，以防感应电击。
5、测量中严禁拔下插头，防止试品电流经人体入地。
6、尽管仪器有接地保护，但无论何种测量，仪器都应可靠独立接地。PCIμΩ/3型回路电阻测试仪测试：1、将交流电源线、电流线、测试线接到各自插座中。
2、将电流线、测试线按照测试线接到被测设备的内侧，电流线接到被测设备的外测的原则。
3、接通电源开关灯亮，电流值均无显示，按下测试钮，指示灯熄灭，随后便可得到被测回路电阻的微欧值及测试电流值。
4、待指示灯亮后，便可再次按下测试钮，以进行再次测试。
注意事项：1、切勿使导电物体掉入机内，否则会损坏机件或引起人身事故。
2、机箱内部散热器等元件直接与市电相连，故切勿任意打开机盖，以确保人身安全。机内有大电容，切断交流电源五分钟后方可打开机盖，检修机件。
3、测试钮指示灯亮后，就可再次测试。
4、测试高低压开关时，被测件必须接地，以泄放静电，确保安全。
5、电流线的长度和截面有一定要求，不宜随意更改。
6、本仪器必须采用三眼电源插座，地线端应良好接地。
7、测试线夹子必须与线不得松动，否则读数不准，或数字乱跳。
8、本仪器不得测试带电物体，有感元件的回路电阻。KC-98H5型开关机械特性测试仪测试:1、连接断口测试线（黄、绿、红、黑线），连接分、合闸控制线（红、绿、黑线）
2、按[合/分]键选择操作命令，调节操作电源的电压值至被测开关的额定电压；当选择重合闸命令时，因仪器要根据断口的分、合状态来选择合、分循环命令合-ta-分，还是重合闸命令分-t-合-分，以排除错误的命令，因此做重合闸操作时应连接断口的测试线，并将断路器合闸，否则，分-t-合-分的重合闸命令是出现不了的。
进行自动重合闸等二个以上命令的操作时，分、合闸控制线不能跃过辅助开关而直接与操作线圈连接。这是因为在重合闸测试中在某段时间内，分、合闸输出端是同时输出的！
注意事项：1、内部直流电源为短时工作的操作电源，电流过大时，请使用外同步的方式测试。
2、输出电源严禁短路。VC-Ⅶ真空断路度测试仪测试：1、将面板上的磁控电流输出通过磁控电流输出与磁控线圈相连，然后依据具体情况按如下方式连接：
A、灭弧室若已装于开关整机上，则用可拆式线圈测量：使断路器处于分状态，将线圈套于灭弧室外，高压线和信号输入分别接灭弧室的动端和静端。
B、灭弧室若没有装在开关整机上，则用固定线圈测量：将灭弧室触头拉开至额定开距，然后将静触头向下放入固定式线圈，高压线接动端，信号线接线圈外壁的信号端。
2、首先选择管型，在管型选定后，按下“测量”键，仪器即可开始测量，测量过程中，显示屏上的高压和充电电压进度条会实时直观的显示压值。测量完毕后，本次测量所得数据会在画面中以曲线形式描绘出来，同时进行计算，最终显示出测试结果。
测试完毕后，可以按“打印”键打印本次测量的打印报告，也可以按“返回”键回到管型选择界面，继续选择其它管型进行测量。
注意事项：1、在对本机作各种联接后时，请不要抓住线缆进行拉扯，而应握住插头进行操作。
2、请将本机放置于通风良好、灰尘不容易聚集的场所，远离可能受热和受潮的地方。
3、开机和关机时，高压输出线不得触及人体，以防触电。
4、测量时，不要触及高压线和磁控电流线，以防触电。