标题：烟气分析仪
优势
1. 功能强大。可分析检测O2,CO,CO2,NO,NO2, NOx ,SO2，CXHY ，烟尘，排烟温度，烟道压力，燃烧效率及过剩空气系数等。可选差压、流速。排放总量等可选添加传感器后可检测H2S,H2,HCL,NH3,HC等烟气组分。
2. 采样完善。烟气分析仪配备了大功率帕尔帖气体冷却器和排水蠕动气泵，以及电子检测冷凝水一旦达到排水上限，自动开启蠕动泵，排放冷凝水，非常适合潮湿的烟气监测分析。同时仪器配备三级过滤及颗粒物搜集装置，有效过滤烟尘颗粒。
3. 无线控制。烟气分析仪配备无线移动手操器，约50米覆盖范围内操作仪器，非常适合污染源严重的场合，操作人员远程控制操作仪器；避免操作人员现场污染。
4. 抽力强劲。内置大功率薄膜气泵，极限真空度可达-60kPa，烟道负压为-20kPa时仍能正常工作。
5. 反应迅速。烟气采样流量2－3.5升/分钟，确保传感器接触充分的烟气，提高反应速度。T90为：O2----15秒；CO,NO,NO2, SO2-----20~60秒
6. 可靠耐用。气泵耐腐蚀性能优越。MTBF（平均无故障时间）2万小时。
7. 操作简便。使用OK功能键直接执行各项操作。开机到开始测量只需要连按两次“OK”键。
8. 显示直观。采用大屏幕液晶显示器，所有测量结果一目了然。专用功能键切换字符大小，便于查看测量结果。
9. 携带方便。交直流两用，一次充电可连续工作6小时，非常适合在工业现场工作。
10. 维护简单。具备自诊断功能，出现故障时（如传感器失效、插头接触不可靠、超量程等）自动报警，并指出发生故障的部位。便于维护。
11. 自动维护。CO浓度超量程时，自动断开气路，并用备用气泵冲洗传感器，延长其使用寿命。
12. 数据记录。仪器内置1500组数据存储和1GB MMC存储卡，自动存储测量数据,并生成EXCEL格式文件，仪器内置高速热敏打印机随时打印测量数据。
13. 平均值计算。用户自定义存储时间、自动采样、测量、存储并打印测量数据和给定时间段的平均值。
14. 选配多种式样（高温探头、弯探头、多孔探头）和长度（0.75米、1.0米、1.5米、2.0米）的探头，确保适应不同的现场测试环境。
15. 质量可靠。通过德国T&Uuml;V认证和中国计量器具型式批准认证(PA 2009-C112)。
原理
[1]
烟气分析仪的工作原理常用两种，一种是电化学工作原理，另一种是红外工作原理。目前市场上的便携式烟气分析仪通常是这两种原理相结合，J2KN烟气分析仪也不例外。以下是这两种烟气分析仪的工作原理介绍：
电化学气体传感器工作原理：将待测气体经过除尘、去湿后进入传感器室，经由渗透膜进入电解槽，使在电解液中被扩散吸收的气体在规定的氧化电位下进行电位电解，根据耗用的电解电流求出其气体的浓度。
在一个塑料制成的筒状池体内安装工作电极、对电极和参比电极，在电极之间充满电解液，由多孔四氟乙烯做成的隔膜，在顶部封装。前置放大器与传感器电极的连接，在电极之间施加了一定的电位，使传感器处于工作状态。气体在电解质内的工作电极发生氧化或还原反应，在对电极发生还原或氧化反应，电极的平衡电位发生变化，变化值与气体浓度成正比。可测量SO2、NO、NO2、CO、H2S等气体，但这些气体传感器灵敏度却不相同，灵敏度从高到低的顺序是H2S、NO、NO2、SO2、CO，响应时间一般为几秒至几十秒，一般小于1min；它们的寿命，短的只有半年，长则2年、3年，而有的CO传感器长达几年。
红外传感器工作原理:利用不同气体对红外波长的电磁波能量具有特殊吸收特性的原理而进行气体成分和含量分析。
红外线一般指波长从0.76μm至1000μm范围内的电磁辐射。在红外线气体分析仪器中实际使用的红外线波长大约在1~50μm
方式
直接抽气采样法稀释抽气采样法在线直接测量法
代表产品
技术参数J2KN多功能烟气分析仪
主要配置及要求：
-*多功能烟气分析仪可以测量: O2, CO, NO,NO2, NOx, SO2, NH3等烟气参数，还可以测量烟气温度和烟气压力、差压、流速等
-计算: CO2, 燃烧效率, 热损失, 过量空气系数, 烟气露点，参比氧换算
-LCD 图文显示　-*分析仪由无线手操作控制器控制操作仪器，覆盖距离可到50米远
-烟气温度搜寻烟气中心点，使测量数据具有代表性
-*帕尔帖气体冷却器和冷凝水排放蠕动泵
-电子检测冷凝水,一旦到达排放值，自动启动蠕动泵排放冷凝水
-气体预处理带有精细过滤器单元，有效过滤烟尘和颗粒物
-*内置高速热敏打印机，现场打印数据
-采样探管300mm双层管壁带有加热烟黑测量, 带操作手柄和3米标准采样管线
-直径10mm不锈钢采样探管，长度1000mm，耐温1000℃
-*耐NOx和NH3采样管线，特氟龙材质，长度3.5米，防止NOx和SO2对管路腐蚀
-*加热采样系统, 加热采样管线3.3m，加热过滤器头带有300mm探管和1米探管，
-*差压测量+/-100hPa ;及 流速测量计算，包括L型皮托管 直径8mm,长度1000mm,
-进口大功率采样气泵，带可视流量计显示
-CO气路SO2/NOx过滤器，保证CO的测量精度
-开机自校准不超过1分钟，测量完毕后，自动抽取清新空气清洗传感器
-具有CO超量程自动关断保护功能
-*DAS数据采集软件和无线数据采集器USB-HF，实时采集数据传输到PC
-*128MB MMC数据存储卡，用于仪器自动测量，存储记录值可达38万
-市电/蓄电池，交直流两用供电
-铝合金框架仪器箱
过滤芯及耗材：
-20支精细过滤器
-热敏打印纸20卷主要数据参数
范围
单位
精度
分辨率
原理
O2
0-21
vol.%
+0.2%
0.1%
电化学传感器
CO ppm
0-10000
ppm
+10ppm或5%测量值
1ppm
电化学传感器
NO ppm
0-1000
ppm
+5ppm或5%测量值
1ppm
电化学传感器
NO2 ppm
0-5000
ppm
+5ppm或5%测量值
1ppm
电化学传感器
SO2 ppm
0-5000
ppm
+5ppm或5%测量值
1ppm
电化学传感器
NH3 ppm
0-200
ppm
+10ppm或5%测量值
1ppm
电化学传感器
T-Gas烟温
0-1000
℃
+2℃或1%测量值
1℃
NiCrNi热电偶
T-Room
0-99
℃
+1℃
1℃
PTC热电偶
压力
-/+100
hPa
+2%测量值
0.01hPa
DMS压力传感器
差压
-/+100
hPa
+2%测量值
0.01hPa
DMS压力传感器
烟黑
0-9
0.1
比色卡
产品特性可测定烟道气中各燃烧参数的手持式烟道气体分析仪，具有时尚的外观和先进的检测技术，且操作简单。 
可测量空气和烟气温度、动压、静压、压差，监测 O 2 和 CO 、 NO ，可选配 CO 高浓度， SO 2 、 NO x 测量通道。此外还可以计算出 CO 2 ，燃烧效率，烟气损失和空气过剩系数。 
可监测周围空气中的 CO 浓度，相当于集成了一台个人 CO 检测报警仪，保护使用者的人身安全。 
配有一个有自动过载保护的清洗泵，有防震功能的气体预处理器。 
内置红外传输器和数据储存器，可存储 40 个外整的测量值（也可选配高容量内存，能储存几千个完整测量值）。通过通讯接口可轻易的将测量值传输到计算机内。
发展
烟气的测量环境一般都是十分苛刻。众所周知，很多含硫的烟气温度和含湿量十分高，含硫的烟气容易溶解于水蒸气，而造成测量数据的偏小。对此，烟气分析仪提出完善的解决方案。便携式烟气分析仪，成为节能环保业必备设备，特别针对环保和工业领域的需求而设计，适合于重污染源的各种烟气成份的准确监测。 
为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》，改善环境和提高空气质量，保障人体健康，规范工业锅炉及炉窑烟气脱硫工程建设，国家制定了《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》等一系列法规成为国家环境保护标准，督促众多工业锅炉使用者在排放烟气时含硫量不得高于规定数值。
手持式检测仪，可检测 O 2 、 CO 、 NO 、 NO 2 、 SO 2 及高浓度 CO ，可选配红外传输打印机 
应用行业
各类工业气炉或烟囱；环境保护行业；发动机；锅炉监测；能源监测职能部门；冶金工业；热能电力工业；建材硅酸盐工业；石油化工 
用于测定烟道气中各燃烧参数，是用于锅炉调测，优化燃烧效率，节约能源，控制排放的理想设备。 
获得国家环境监测技术认证的排放控制专业气体分析仪 
创新应用
1、在国内首创烟气分析仪用右出口自准式衍射光栅可调波长光学系统。产品采用烟气分析仪专用的右出口衍射光栅单色体，实现波长连续可调，从而使产品的应用范围达到全功能的水平，可以根据被测材料元素的要求，方便的迅速设定所需波长，可用于钢铁、铜铝等各种金属、非金属材料及其合金的多种元素分析。
2、采用波长连续可调光源的必要性
烟气分析仪的分析原理是含有不同元素成分的溶液，其化合物为不同颜色，对不同波长的光，具有选择性吸收谱图。因此根据朗伯-比尔定律，通过检测特定元素溶液在特定波长下的吸光度，得出元素含量。而不同材料、不同元素、不同的分析方法，其要求的波长都不一样，所以要适应各行业检测分析不同材料中的多种元素的需要，就需要可以方便的设置不同波长。本产品就满足了这种需要。
在采用右出口自准式衍射光栅可调波长光学系统的同时，研制了与之配合的弯道型比色杯，从而大幅降低环境光线对分析检测的干扰，实现了既能自由设定检测波长，又方便用户分析操作的设计目的。