标题：手持式故障录波器
概述
柜式故障录波器和便携式故障录波器为人所常见，手持式故障录波器（手持式四通道交流电量示波记录仪）知道的人不多，当前市场上出现了一款手持式故障录波器，如下图。是一种手持式多通道交流量测量记录仪，其功能是：电力故障录波器+电力示波器+谐波分析仪+相位伏安表。与手持式直流及开关量示波记录仪组合使用，是电力系统继电保护设备调试及故障分析的综合  诊断工具。是当前最便携的故障录波器。
特点
◆手持式电力测量、示波和录波。
◇是功能强大而体积小巧的四通道电力录波仪，能方便地实现交流电量稳态及暂态信号记录；与直流及开关量示波记录仪组合，能机动、灵活地实现电力系统交流量、直流量、开关量的综合测量和暂态、稳态信号录波。
◇可测量电压、电流的真有效值，相位，频率，功率及功率因数，电压、电流各序分量的幅值和相位，向量六角图显示。相当于一台四通道电力测量仪。
◇是四通道的电力专用示波器和谐波分析仪。无论电压还是电流信号，均可以直接接入仪器，无需经过其他信号变换装置。◆输入通道一键配置。
这款手持式故障录波器（手持式四通道交流电量示波记录仪），颠覆了传统电测量仪器的电压通道输入电压、电流通道输入电流的概念，通过一键配置，它的每一个信号输入通道既可以接入电压、也可以接入电流，简洁、灵活地实现了任意四个交流量的组合测量。
◆多机同步测量。
每一台仪器，都可以通过无线方式与任一台仪器，或该单位生产的直流及开关量示波记录仪，实现多机组合及同步测量，构成一个通道可扩展的大型实时测量录波系统。
例如，两台手持式故障录波器在一起，就组成一个8通道的交流电量示波记录仪，可以实现8个电流或8个电压，或者1个电压7个电流，或者2个电压6个电流，或者…，实现多通道电量的同步测量和录波。
3台、4台、5台…，依次类推。
◆其他特点
◇独有的波形定时记录和连续记录功能；
◇各通道交流信号有效值测量，波形时序关系分析；
◇电压-电压、电流-电流、电压-电流间相位测量；
◇频率测量；
◇功率测量及功率因数测量；
◇向量六角图显示；
◇电压、电流各序分量模与相角测量；
◇自动量程，无需人为换挡；
◇大容量SD卡存储；
◇低功耗设计，超长待机，干电池和交流电2种供电方式；
◇测量结果可存储为数据文件，在PC软件上进行查看、分析；
◇随机配备PC机工具软件：
数据管理功能：数据导入、共享、查看、编辑及报表生成与打印等；
综合分析功能：相量与序量分析、谐波分析、查找与统计等。
功能与性能
◆功能模块
该款仪器有4个功能模块定义：
（1）DMM_Waveform功能模块：4通道数字多用表+各通道波形时序关系显示；
（2）Scope_Harm功能模块：示波器+谐波分析；
（3）Recoder功能模块：4通道交流稳态及暂态信号记录仪；
（4）SMU_SRU功能模块：同步测量+同步记录。
依据应用领域的不同，各型号分别具备上述部分或全部功能模块。
◆通用技术条件
名称
工作参数
功性能描述
信号采集
采样速率
6.4KS/s（128点/周波）
A/D转换
分辨率：14bit；采样方式：同步采样；
系统时间
内部时钟误差
≤±1s/24h
存储容量
≥2G
测量数据及记录数据存储。
显示屏幕
图形点阵液晶
蓝色背景+4级灰度+128×96点阵。
供电电源
内置4节5号LR6干电池，连续工作时间≥8h；
外接AC-DC适配器供电。
外形尺寸
190×90×51（mm）
重量
≤1Kg

◆数字多用表技术条件
名称
测量范围
分辨率
误差
备注
VRMS/U-/U0/U+
5.00～49.99V
0.01V
有效值：0.1%×读数+0.1%×量程；
序分量：0.3%×读数+0.2%×量程。
内置PT隔离输入
50.00～99.99V
100.0～499.9V
0.1V
ARMS/I-/I0/I+
10.00～99.99mA
0.01mA
有效值：0.3%×读数+0.2%×量程；
序分量：0.5%×读数+0.5%×量程。
通过钳形电流互感器隔离输入
100.0～999.9mA
0.1mA
1.000～9.999A
1mA
f
40.00～59.99
0.01Hz
±0.1Hz

Φ/Φ-0+
0.0～359.9
0.1°
±3°

P
0.05～5000
0.01W/0.1W/1W
1.5%×读数（PF=1）
量程分档
Q
0.05～5000
0.01Var/0.1Var/1Var
1.5%×读数（PF=0）
S
0.05～5000
0.01VA/0.1VA/1VA
1.5%×读数

参比工作条件：温度：25℃±5℃；湿度：<75%RH；正弦波失真度：≤1%。
相位极限误差：±5°（10mA≤ARMS≤20mA；5V≤VRMS≤20V）。
◆示波器及谐波分析仪技术条件
名称
描述
测量范围
误差
Y轴
CH1（acV）
20～200V/div（按1-2-5分档）
±5%
CH4（acA）
20mA～5A/div（按1-2-5分档）
±5%
频带宽度
5Hz～1KHz （线性插值）
–3dB
X轴
时基
20ms-10ms-5ms/div
±3%
记录长度
640点/ch

触发
触发精度
边沿（50%P_P）

窗口（20ms）
±10%×设定值
谐波
幅值
基波～9次谐波
±3%
含有率
U/I：2～9次谐波
±5%
THD
2～9次谐波总畸变率
±10%

参比工作条件：温度：25℃±5℃；湿度：<75%RH。
◆记录仪技术条件
名称
描述
工作方式
单机
主机/从机/主从机
采样指标
A/D：14bit同步采样；采样速率：6.4KS/s；
电压通道
通道数量：1～4；测量范围：30.00～499.9VRMS；测量精度：≤±1%（±3%）；
电流通道
通道数量：1～4；测量范围：0.1～9.999ARMS；测量精度：≤±1%（±3%）；
相位测量
测量范围：0.0～359.9°；测量精度：±3°/±6°（单机/多机）；
输入模式
4U/3U1I/2U2I/1U3I/4I共5种；
记录方式
单次
手动启动/手动停止；
定时
启动时间：00:00～23:59，任意整时整分可设；
记录间隔：1m/2m/5m/10m/20m/30m/1h，7档可设；5周波/点；
记录时长：10m/20m/0.5h/1h/3h/6h/12h/24h，8档可设；
定值
越上限：105～130% UN、70～130% IN；整定精度：≤±5%；
越下限：80～95% UN；整定精度：≤±5%；
突变：3～20% UN、5～30% IN；整定精度：≤±10%；
记录时长：5s/次（记录完成前屏蔽新的启动）；

参比工作条件：
电压测量精度：额定值（57.7V/100V）≤±1%；其它≤±<, /SPAN, >3%；
电流测量精度：额定值（1A/5A）≤±1%；其它≤±3%；
温度：25℃±5℃；湿度：<75%RH；
正弦波失真度：≤1%。
◆同步测量/记录技术条件
名称
描述
工作方式
同步测量
同步记录
系统时间
内部时钟：≤±1s/24h；
同步性能
多机同步启动时间差：≤±0.156ms
相位测量
多机旋转相位：≤±6°
保存文件
以主机或发令机（主从机模式）时间命名；

参比工作条件：温度：25℃±5℃；湿度：<75%RH。
配置
◆主机             1台
◆电压测试线       5条
◆电压鳄鱼夹       5条
◆10A电流钳       4把
◆SD卡（2G容量）1只
◆读卡器           1个
◆交流电源适配器   1只
◆5号干电池        4节
◆PC软件光盘      1张
◆串口连接线       1条
◆使用说明书       1本
◆合格证           1个
◆便携包           1个[1]