标题：继电保护检测仪
概述
继电保护检测仪（Relay Tester）是继电保护通用测试装置，主要用于各电压等级的电磁型，集成电路型及微机型各类保护继电器及保护系统的测试和 研究，可实现电压电流幅值，相位频率的灵活控制，并具备各种继电器和保护的专用 测试模块。是电力基层单位保护装置投运前调试和定期检验的必备工具。
本装置由内嵌工控机或外接PC机控制，采用单机箱、模块化结构，面板8.4 吋彩色LCD显示。图形窗口操作界面，操作简便，内置虚拟键盘，仅用鼠标即可进 行操作。备有扩展串口及USB口可与其它PC机通讯，试验结果可上传。软件可通过  Internet  网络进行本地升级。D/A 位数高，电流、电压精度好，功放采用直接 耦合放大，交直流两用，能很好地仿真电力系统的暂态过程，超大的电流源输出功 率及良好的宽频幅频特性，使其不但能对各类微机型保护进行特性和整定值的检验， 也适用于常规电磁型等保护及安全自动装置的特性及整定值校验。不但满足发电厂、 供电局等基层电力单位调试继电保护要求，也适合各级研究部门及高等院校用来研 制和考核各种继电保护。
特点
1.内嵌工控机或外接 PC 机控制，面板 8.4 吋彩色 LCD 显示，仪器本体可独立工作。
2.软件图形窗口操作界面，操作简便，内置虚拟键盘，仅用鼠标即可进行操作。
3.电流电压放大器：电流、电压源中无升流器、升压器，而采用直接耦合放大方式， 初级放大回路直接接收 D/A 转换输出的信号，不经插值处理。使得电流电压不但能 输出直流及 1~1KHZ 的各种波形，而且无附加延时，保证了输出响应时间及正确的 暂态波形，在输出稳态波形时，由于快速的输出响应，保证了电流电压的同步性及 相位角、合闸角的精度。
功率放大回路具有完善的电流、电压及超温保护功能，防止大功率器件在试验中
被损坏，电流源开路或过载时，自动报警，相应相发出报警灯光指示，同时有连续 报警声音。电压源短路或严重过载时，跳开功放，电源指示灯发出闪烁的红光，同 时发出报警声。为防止大电流下长期工作而引起电流放大器过热，当测试装置的任 意一相电流大于 10A 时，软件设有限时功能，此限时不影响正常使用，主要为防用 户不合理设置或操作，引起大电流长时间误输出。
4.电源：仪器使用单相 220V 交流电源,，当面板总电源开关合上时，仅产生±5V，
±15V 电压给 D/A 板使用，面板电源指示灯发绿光。当功放电源开关按钮按下（合 上），软件进入应用程序后功放软件开关也自动合上时，功放直流电源投上，面板电 源指示灯发红光。前述任意一开关断开（软、硬功放开关）功放电源断开，面板电 源指示灯发绿光。
5．电压电流每相功放电源相互独立，输出相互隔离，各相电压﹑电流之间可灵活 串﹑并联使用。
6．软件用 C++编程，软件升级快。备有扩展串口及 USB 口。可与其它 PC 机通讯， 软件可通过 Internet 网络进行本地升级。
7．试验结果可上传，也可在线打印，报表格式与 Excel 兼容。
8．高强度抗振铝合金机箱，轻便、耐磨，抗锈蚀、抗冲击。
用途
1．二次调度中所有单个元件的测试(电流、电压、时间、差动、平衡、负序、距 离、功率方向、反时限、频率、同期、重合闸等继电器)。
2．整组传动，能摸拟各种简单或复杂的瞬时性，永久性，转换性故障，可在基 波上叠加暂态直流分量。
3．能随意叠加各次谐波，叠加初始角及含量在线可控。
4.可分相输出不同频率交流量、交直流两用。
5.专用低周单元,可方便测试微机低周低压减载保护。
6．  各种保护时间特性的自动扫描。功率及阻抗保护特性曲线的扫描。
7．微机主变保护差动比例及谐波制动特性的自动测试。
8．整组距离、零序、过流保护自动测试。
9．用户可编程测试单元，以满足特殊试验用途，例备自投装置的测试。
10．电机失磁失步、反激磁、逆功率及同期等各种保护的测试。
11．自动与手工测试、静态与动态测试方式任意选择，测试定值、结果数据和曲线 可存档、打印。
技术指示
1.主机电源 
功耗                       <2000VA
单相电压                   220V±20%
主保险丝                   250V 10A
电源频率                   50HZ±10%
2．电流源
三相                       3×0~40A
三相并联                   0~120A
直流                       3×0~15A
精度   <0.5%( AC: 02A~40A   DC: 1~15A) 
分辩率                     0.001A
最 大
功 率
交流 400VA/相    
直流 200W/相     
3．电压源
四相电压
4×0~120V
最高输出电压
AC:480V  DC:480V
直流电压U=
2~250V
精度
<0.5%(AC: 0~120V  U= :1~250V)
最 大功  率
单相
4X 80VA/相  
U= 
100W(U=)
分辩率
0.001V
四相直流电压
4×0~120V  4×80W
4．输出频率
范围
0~1000HZ
误差
<0.001HZ (10~70HZ)      
分辩率
0.001HZ
5．相位
范围
0~360°
误差
<0.2°
分辩率
0.1°
6．输入接点
数量
5对
类型
空接点、<250VDC电信号兼容
7．输出接点
数量
2对
类型
空接点
空接点容量
24V/3A或250V/0.3A
8.环境要求  
工作温度
0~80°
存储、运输
-25°~80°
湿度
<90%

工作原理
内嵌计算机为具有双向并口工控机，内存64M，硬盘容量32M，支持 标准 101 键盘，LCD 或 CRT。 当仪器面板交流电源开关合上时，计算机启动,同时仪器产生±5V、±15V、25V电压，这时 D/A 板能正常工作，测试仪自动进入主菜单,当选择某一应用程序后，PC 机打开功放电源软开关，此时若按下面板功放按钮，则功放电源投入，功放能正常 工作。PC 机据测试项目及所设置参数，计算好各种状态电流电压波形数据，当软件 操作试验时，PC 机把计算好的数据分别送给8路D/A，D/A转换以后的摸拟信号经 功放放大从面板电流电压输出端子输出至被测保护。同时，被测保护动作信号，经 输入信号端子送到I/O接口芯片，PC机在送数的同时不断查询I/O接口芯片，据测 试项目，调整传送的电流电压数据，直至测试完毕。
测试结束，退出应用程序回到主菜单时，功放电源软开关自动断开。
操作步骤
1．关闭测试仪电源开关。将测试导线分别从面板上（仪器面板见图 1-2）所示的电 压输出插孔和电流输出插孔接至被测试屏或保护装置上。将保护动作接点用测试导 线引至测试仪开入端子（面板左上部 N1~N5）。如用外接 PC 机控制，需用打印电缆 把 PC 机并口和仪器背板上的PC机接口连接，并把旁边的选择开关置“外”位置  。 否则让开关处于默认位置“内”。（此开关只有在内外PC机均没有进入应用程序时 改变才有效。某一PC进入应用程序控制后，则另一PC不能通过选择开关来改变控 制权，需双方均退出应用程序后才能改变控制权。）
2．确认接线正确无误后，连接测试仪电源线（AC220V）、PS2  鼠标（或键盘）,合 上测试仪交流电源开关。面板电源指示灯发绿光（如用外接PC机控制  ，开启PC 机），测试仪自动进入主菜单。
3．按下面板上的功放电源开关。
4．选择相应功能应用程序，自动打开软件功放开关，电源指示灯发红光，操作程序， 开始试验。
5．试验完毕后，存储、打印结果，退出应用程序，先关测试仪功放开关、交流开关， 然后拆除测试线、电源线、打印电缆。
6．用通讯线通过串口与其它 PC 机连接，两边运行随机通迅程序，可把试验结果上 传，也可用U盘把试验结果传至PC机 , 再在PC机上或U盘上运行随机 打印系统程序，可在 Windows Excel下处理试验报表。
异常现象及处理
1.电流某相插孔间报警灯亮,并有报警声： 此相电流开路或负载超过实际输出范围,检查接线及负荷后再试。
2.功放电源一投或一输出电压立即跳开功放，电源指示灯闪烁红光并有报警声： 弹开功放按钮,检查电压回路有否短路或严重过载
3.测试过程中，跳开功放电源： 首先软件停止操作输出，然后弹起功放按钮,自保护信号应复归，电源指示灯发
绿光并停止报警声。再按下功放按钮，再继续试验。若弹起面板功放按钮后，不能 复归自保护信号，或再次按下按钮后，自保护再次动作，应考虑是否大电流长时间 输出