标题：六相继电保护测试仪
发展历史
微机继电保护测试仪是一个新型智能化测试仪器　，以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成，体积笨重，精度不高，已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展，微机继电保护已广泛运用于线路保护，主变差动保护，励磁控制等各个领域，变电站综合自动化已成为主流。　现代微机继电保护测试仪可分为两种形式，一种是采用传统的OCL功放，体积大，重量在25Kg左右，比较笨重，功放管工作在放大区，时间长了容易损坏，且动态范围窄，精度不高。另一种是采用开关电源，功放采用数字功放，体积小，重量轻，效率高，是继电保护测试仪的发展方向。　可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试，可模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验和保护装置的整组试验，可自动扫描微机和数字型变压器、发变组差动保护比率制动曲线，具备GPS触发功能。　继电保护微机型测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展，应用最新技术成果不断推出新型高性能微机继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。继电保护测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着现代电力系统规模的不断扩大，对电力系统运行和管理的可靠性、高效性要求的不断提高，继电保护人员的测试工作变得更加频繁和复杂。在计算机技术、微电子技术、电力电子技术飞速发展的今天，应用最新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试仪是技术进步的必然趋势，也是时代赋予我们的责任。继电保护测试仪是在参照中华人民共和国电力行业标准《继电保护微机型试验装置技术条件》（DL/T 624 ─ 1997）的基础上，充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用可单机独立运行，亦可联接其它电脑运行的先进结构，主机内置高性能工控机和高速数字信号处理器，真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放，自带TFT真彩色LCD显示器和嵌入式微机键盘。既可以单机独立操作，也可以连接笔记本电脑操作。操作功能强大，体积小，精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能，又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高。
六相继电保护测试仪（yu产品）简介
六相继电保护测试仪简称微机继电保护测试仪。
六相继电保护测试仪是应用最新一代的高速DSP数字信号处理器为核心、采用双12位的  六相继电保护测试仪DAC、应用全保真高性能线性放大器、输出精度高和波形好，性能稳定。可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验、针对性各类继电器校验程序，强大的功能测试软件更能提供多种校验和搜索方式的成套微机保护和自动装置的自动试验程序：线路保护、差动保护、阻抗保护、低周、同期、备自投等。各类故障模拟程序，能真实模拟和回放现场实际的各类故障、暂态过程、系统振荡、重合闸动作行为。
现代六相继电保护测试仪可分为两种形式，一种是采用传统的OCL功放，体积大，重量在25Kg左右，比较笨重，功放管工作在放大区，时间长了容易损坏，且动态范围窄，精度不高。另一种是采用开关电源，功放采用数字功放，体积小，重量轻，效率高，是继电保护测试仪的发展方向。
六相继电保护测试仪器分为主回路和辅回路两个回路，主回路采用大旋钮调节，辅回路采用小旋钮调节，主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量，并且每切换一种输出的同时，仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出，测量可外附万用表测量。
特性
1、六相电流、六相电压同时输出。
2、可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验。
3、可对现场各种继电器，保护及安全自动装置进行检定，并可模拟各种复杂瞬时性，永久性，转换性故障进行产品相册(4张)整组试验。可实时保存测试数据，显示矢量图，绘制各种特性曲线，联机打印报表等。
4、采用USB2.0接口与PC机相连，无须任何转接线，使用方便。
技术参数
交直流电压源:
最大电压:AC　6×125V ；DC　6×150V 
最大功率:AC 6×75VA ；DC 6×100VA 
分辨率:1mV
测量精度:0.2%
谐波失真:≤0.1%
交直流电流源:
最大电流:AC　6×30A ；DC　6×30A
最大功率:AC　6×300VA ；DC　6×300VA
分辨率:1mA
测量精度:0.1%-0.2% 超高精度小电流
谐波失真:≤0.1%
辅助电压源:
输出电压:DC110V/220V
最大功率:100W
时间测试范围：0.001-9.999.999s 精度：0.001s
尺寸:470mm×405mm×185mm 
重量:20Kg
主要特点
1、具有标准的六相电流，六相电压同时输出，电流 30A/相，电压 125V/相。六相电流并联可达 180A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验，也可对现代各种微机保护进行各种试验，特别是对变
压器差动保护和备自投装置，试验更加方便和完美。 
2、各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。 
3、单机独立运行，内置高性能工控机，主频 300--600MHz，内存 128M，硬盘 6--12G，运行 Windows XP操作系统。 
4、国内同行业首先采用进口拉丝不锈钢面板，不锈钢键盘，同时采用触摸式鼠标，克服了轨迹球鼠标操作不灵活、容易损坏的缺点，并选用 8.4寸,分辨率为800×600的TFT真彩显示屏,使得单机整体操作方便自如,经久耐用。 
5、主控板采用 DSP+FPGA 结构,16 位 DAC 输出,对基波可产生每周 2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。 
6、功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。 
7、采用 USB接口直接和PC机通讯，无须任何转接线，方便使用。 
8、可连接笔记本电脑运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件。
9、具备 GPS 同步试验功能。装置可内置 GPS 同步卡（选配）通过 RS232口与PC机相连，实现两台测试仪异地进行同步对调试验。 
10、配有独立专用直流辅助电压源输出，输出电压分别为 110V（1A），220V（0.6A）。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。11、具有软件自较准功能，避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度，从而大大提高了精度的稳定性。基本性能①灵敏性。反映故障的能力，通常以灵敏系数表示。
②可靠性。在该动作时，不发生拒动作。
③快速性。能以最短时限将故障或异常消除。
④选择性。在可能的最小区间切除故障，保证最大限度地向无故障部分继续供电。选择继电保护方案时，除设置需满足以上4 项基本性能外，还应注意其经济性。即不仅考虑保护装置的投资和运行维护费，还必须考虑因装置不完善而发生拒动或误动对国民经济和社会生活造成的损失。
工作原理：
继电保护测试仪器分为主回路和辅回路两个回路，主回路采用大旋钮调节，辅回路采用小旋钮调节，主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量，并且每切换一种输出的同时，仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出，测量可外附万用表测量。主回路原理输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端，通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2（兼职升流器），升流器分三个抽头输出，一个抽头为AC0-250V输出，额定电流为3A；该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压；第二个抽为15V（10A），该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0-10A交流电流，一路经电阻输出0-500mA交流电流，一路经继电器转换可输出0-10A或0-500mA直流电流；第二个抽头为10V（100A）大电流端，该抽头穿过传感器一次侧直接输出100A电流，该回路带负载能力较强，但输出稍有过载，不能长时间处于大电流状态下。热继电器校验仪辅回路原理继电保护测试仪器辅回路与主回路一样，AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量，通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压，此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关，调节小旋钮即可输出。测量回路原理由大旋钮调节的主回路输出量交流“0-250V”、“0-500mA”、“0-10A”、“0-100A”，直流“0-350V”、“0-500mA”、“0-10A”通过设备内线路板上继电器转换，每切换一个档，便函可监视所对应的输出量。其中“0-500mA”档包括在“0-10A”档中。使用时，在“0-10A”两下即是“0-500mA”监视。时间测量原理设备内置6位数显秒表，电秒表可内部启动，也可外部启动。内部启动时，按下“输出控制”开关，即可启动秒表，通过接点短接设备面板上停表端子即可停止秒表。秒表单独设有电源开关，不用时可将秒表关掉。声光提示原理电路设备内置声光提示电路，在被测断电器接点动作时，可将接点接入试验箱声光提示插孔，试验箱内发出报警声或发光，提示断电器接点动作情况。
产品优势
1、智能型主机，主机采用高性能数字信号处理器。
2、单机独立运行。
3、连接电脑运行。
4、16位DAC芯片。
5、大屏幕LCD显示库。
6、"傻瓜式"操作。
7、新型高保真功放。
8、电流、电压直接输出。
9、自我保护。
10、接点丰富。
11、主机一体化单机箱结构。
12、性价比高。
技术指标
◆ 交流电压输出 
0～250V连续可调，最大输出容量600VA,过量程保护260V 
◆ 交流电流输出 
0～50A，0～100A连续可调 
0～50A时，开路电压10V。 
0～100A时，开路电压5V。过载保护动作电流120A。 
◆ 直流电压输出 
0～250V连续可调，最大电流2A，过量程保护260V,过载保护动作电流2.1A±5%。 
◆ 直流电流输出 
0～200mA　0～5 A连续可调 
0～200mA时，开路电压48V，过载保护动作电流230mA。
0～5A时，开路电压24V,过载保护动作电流5.2A。 
● 标准12路电流电压输出，灵活组织 
可12路（6路电压、6路电流）同时输出 
可6路电流或6路电压单独输出
试验注意事项
1. 测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统，请勿过于频繁地开关主机电源。
2. 装置面板装有USB插口，允许热拨插USB口设备（如U盘等），但注意拨插时一定要在数据传输结束后进行。
3. 装置配有专用自还原CF卡，避免因为非法关机，删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标等导致的操作系统损坏。如确需在本机内存放数据，请将数据存在D盘。使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒，也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。
4. 外接键盘或鼠标时，请勿插错端口，否则Windows操作系统不能正常启动。
5. 请勿在输出状态直接关闭电源，以免因关闭时输出错误以致保护误动作。
6. 开入量兼容空接点和电位（0～250VDC），使用带电接点时，接点电位高端（正极）应接入公共端子COM端。
7. 使用本仪器时，请勿堵住或封闭机身的通风口，一般将仪器站立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。
8. 禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。否则，测试仪将被损坏。
9. 如果现场干扰较强或安全要求较高，试验之前，请将电源线（3芯）的接地端可靠接地或装置接地孔接地。
10. 如果在使用过程中出现界面数据出错或设备无法连接等问题，可以这样解决：向下触按复位按钮键，使DSP复位；或退出运行程序回到主菜单，重新运行程序，则界面所有数据均恢复至默认值。
说明书
六相继电保护测试仪说明书
由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！
u 安全要求
请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，为了避免可能发生的危险，只可在规定的范围内使用。
只有合格的技术人员才可执行维修。
—防止火灾或人身伤害
使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。
正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意所有额定值和标记。在进行连接之前，请阅读使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。
使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易爆环境中操作。
－安全术语
警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。
目 录
目 录……………………………………………………………………………………………………………4
继电保护试验项目索引…………………………………………………………………………………………5
第一部分 6600继电保护测试仪使用说明……………………………………………………………………8
第一章 装置特点与技术参数……………………………………………………………………………9
第二章 装置硬件结构……………………………………………………………………………………9
第三章 单机操作模块功能说明………………………………………………………………………14
第二部分 继保软件操作说明…………………………………………………………………………16
第五章 软件操作方法简介……………………………………………………………………………17
第六章 交流试验………………………………………………………………………………………19
继电保护试验项目索引
本索引旨在引导试验人员：各种继保装置的试验可以通过“继保”系列软件的哪些模块完成。
继电器试验：
继电保护类型测试项目建议试验的模块备 注信号继电器相应的测试项目直流试验
交直流试验若是要求交、直流混合输入的中间继电器，请在“交直流试验”模块中测试
额定电流太小的信号继电器，可用测试仪的电压回路输出测试时间继电器中间继电器重合闸继电器其它直流电压、电流继电器电流继电器相应的测试项目交流试验可在“交流试验”专门的序分量模块中测试序分量继电器
也可在“I－t特性”模块（PC软件）中测试反时限继电器过（欠）电压继电器序分量继电器同步检查（或相位比较）继电器反时限电流继电器差动继电器直流助磁特性差动试验、差动谐波（单机）
差动继电器、差动谐波、交直流试验、谐波试验（PC）试验时请参考说明书中的“附录”正确接线谐波制动特性比例制动特性差动试验、交流试验（单机）
差动继电器、交流试验（PC）功率（方向）继电器相应的测试项目功率阻抗、交流试验（单机）
功率方向及阻抗、交流试验（PC）测试功率（方向）继电器前，应预先确定接线类型，和保护大致的动作边界阻抗继电器同期继电器相应的测试项目同期低周试验（单机）
同期试验、交流试验（PC）“同期试验”模块固定由测试仪的UA、UC分别作为系统侧和待并侧电压输出频率继电器相应的测试项目同期低周试验（单机）
频率及高低周（PC）单机试验选择“自动变频”方式时，能测试频率滑差定值微机保护试验：

继电保护类型测试项目建议试验的模块备 注线
路
保
护多段过流相应的测试项目交流试验只要方法得当，用“交流试验”模块能进行大部分继电器和微机保护的试验，应重点学习该模块过（欠）电压序分量电压电流频率装置功率方向保护重合闸及转换性故障相应的测试项目整组试验（单机）
整组试验、线路保护、状态系列、6-35KV线路保护综合测试（PC）要求测试检同期和检无压，用Ux作为待并侧电压输出。 距离和零序距离和零序定值校验整组试验（单机）
距离和零序、线路保护、整组试验、交流试验（PC）“距离和零序”和“线路保护”均能一次性自动测试多段、各种故障类型、各种相别的距离和零序定值阻抗特性阻抗特性（PC）工频变化量距离定值校验距离和零序、线路保护（PC）应设置故障电流足够大，比如10~15A（当为5A制CT时）复合电压闭锁（方向）过流过流、低压、负序电压、灵敏角等交流试验（单机）
交流试验、6-35KV线路保护综合测试（PC）有的保护的“低电压”和“负序电压”由不同的端子输入，试验时需更换接线低周、低压减载装置相应的测试项目同期低周（单机）
频率及高低周、6-35KV线路保护综合测试（PC）若其它条件都满足，装置却不能动作，请确认装置是否还需要同时输入电流和开关接点发
变
组
保
护差动保护比例制动特性差动试验、交流试验（单机）
差动保护、交流试验（PC）发电机差动保护，用“差动保护”进行试验时，可看作接线类型为Y/Y，高、低压侧平衡系数均为1的变压器保护
“差动保护”注重曲线特性搜索，能较全面测试差动保护谐波制动特性差动试验、差动谐波（单机）
差动保护、谐波试验（PC）失磁保护相应的测试项目交流试验试验时应注意输出的电压电流的夹角励磁保护复合电压闭锁（方向）过流（后备）相应的测试项目请参见上文“线路保护”部分请参见上文“线路保护”部分其
它
保
护自动准同期装置相应的测试项目同期、低周试验（单机）
同期试验（PC）做自动调整试验时，测试各开入量必须按说明书要求接线备自投装置动作逻辑和各开关动作时间状态序列（PC）试验前预想好试验过程，正确接线是试验成功的关键母线差动保护相应的测试项目交流试验请参见附录中“南瑞部分保护”有关BP-2B和RCS-915的说明光纤线路差动保护试验前先确定装置是否形成“自环”，若是，则保护的动作值应等于其整定值的一半
第一章 装置特点与技术参数
第一节 主要特点u 电压电流输出灵活组合 输出多达6相电压6相电流，可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型，以及12相型输出模式，既可兼容传统的各种试验方式，也可方便地进行三相变压器差动试验和厂用电快切和备自投试验。
u 单机操作方便 装置面板设有轨迹球鼠标、优化键盘以及大屏幕TFT液晶显示器，内置全中文Windows平台操作软件。开机即可使用，操作方便快捷。
u 双操作方式 除了单机操作外，装置还可以外接笔记本电脑或台式机进行操作，两种方式功能完全一致，真正完整的双操作模式。
u 新型高保真线性功放 输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性功放，而非开关型功放，性能卓越。不会对试验现场产生高、中频干扰，而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。
u 高性能主机 输出部分采用DSP控制，运算速度快，实时数字信号处理能力强，传输频带宽，控制高分辨率D/A转换。输出波形精度高，失真小线性好。采用了大量先进技术和精密元器件材料，并进行了专业化的结构设计，因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便，开机即可工作，流动试验非常方便。
u 软件功能强大 可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作，能方便地测试及扫描各种保护定值，进行故障回放，实时存储测试数据，显示矢量图，联机打印报告等。6相电流可方便进行三相差动保护测试，12相输出可用于厂用电备自投测试。
u 具有独立专用直流电源输出 802型装置设有一路110V 及 220V专用可调直流电源输出。
u 开关量接点丰富 新一代1000/1200型和802型“继保之星”测试仪有10路开入和8路开出，方便做备自投试验。输入接点为空接点和0～250V电位接点兼容，可智能自动识别。
u 接口完整 装置面板上有自带键盘和鼠标，能进行单机操作，也可通过键盘和鼠标接口外接键盘和鼠标进行操作；还带有两个USB口和RS232口，可与计算机及其它外部设备通信，设置的GPS接口可实现双机同步测试。
u 完善的自我保护功能 散热结构设计合理，硬件保护措施可靠完善，具有电源软启动功能，软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。
u 轻小型高集成单机和一体化结构 采用了大量高科技精心设计的超轻小型结构，使得整机极其小巧轻便。第二节 额定参数&iquest;交流电流输出
6相电流输出时每相输出（有效值） 0～30A 输出精度 0.2级
3相电流输出时每相输出（有效值） 0～60A
6相并联电流输出（有效值） 0～180A
相电流长时间允许工作值（有效值） 10A
相电流最大输出功率 450VA
6相并联电流最大输出时最大输出功率 1000VA
6相并联电流最大输出时允许工作时间 10s
频率范围（基波） 20～1000Hz 
谐波次数 1～20 次
—直流电流输出
电流输出 0～±10A / 每相，0～±60A / 6并输出精度 0.5级
最大输出负载电压 20V
—交流电压输出
相电压输出（有效值） 0～120V输出精度 0.2级
线电压输出（有效值） 0～240V
相电压 / 线电压输出功 80VA / 100VA
频率范围（基波） 20～1000Hz
谐波次数 1～20次
—直流电压输出
相电压输出幅值 0～±160V输出精度 0.5级
线电压输出幅值 0～±320V
相电压/ 线电压输出功率 70VA / 140VA
—开关量
10路开关量输入
空接点 1～20mA，24V
电位接点接入 “0”：0 ～+6V；“1”：+11 V ～+250 V
8对开关量输出 DC：220 V/0.2 A；AC：220 V/0.5 A
—时间测量范围
0.1ms ～9999s ， 测量精度 <0.1mS
第二章 装置硬件结构
第一节 装置硬件组成&iquest;高性能工业控制计算机
本装置采用高性能工控机作为控制微机，直接运行 Windows操作系统，装置面板带有6.4"TFT真彩色LCD显示器、轨迹球和优化键盘，不用外接鼠标或键盘就可直接使用。装置背板设有USB口、10-100M网口、串行通信口等，可方便地进行数据存取、数据通信和进行软件升级等。
试验的全过程及试验结果均在LCD显示屏上显示，全套汉字化操作界面，清晰亮丽，直观方便。操作控制由轨迹球和面板键盘进行。操作简单方便，只需简单的计算机知识，极易掌握。
装置面板上另外还装有键盘及鼠标插口，若想使用外接鼠标和键盘，则在开机前分别插入相应插口，这样操作装置如同操作台式计算机一样。
&iquest;数字信号处理器微机
装置采用高速数字控制处理器作为输出核心，软件上应用32位双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用一体结构，各部分结合紧密，数据传输距离短，结构紧凑。克服了笔记本电脑直接控制式测控仪中因数据通信线路长、频带窄导致的输出波形点数少的问题。
&iquest;D/A转换和低通滤波
采用高精度D/A转换器，保证了全范围内电流、电压的精度和线性度。
由于拟合点数密度高，波形保真度高，谐波分量小，对低通滤波器的要求很低，从而具有很好的暂态特性、相频特性、幅频特性，易于实现精确移相、谐波叠加，高频率时亦可保证很高精度。
&iquest;电压、电流放大器
相电流、电压一直坚持采用高性能线性放大器输出方式，使电流、电压源可直接输出从直流到含各种频率成份的波形，如方波、各次谐波叠加的组合波形，故障暂态波形等，并且输出波形干净平滑，对邻近设备无高频辐射干扰，可以较好地模拟各种短路故障时的电流、电压特征。
功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件作功率输出级，结合精心、合理设计的散热结构，具有足够大的功率冗余和热容量。功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护。当电流回路出现过流，电压回路出现过载或短路时，自动限制输出功率，关断整个功放电路，并给出告警信号显示。为防止大电流下长期工作引起功放电路过热，装置设置了大电流下软件限时。10A及以下输出时装置可长期工作，当电流超过10A时，软件限时启动，限时时间到，软件自动关闭功率输出并给出告警指示。输出电流越大，限时越短。
&iquest;开入、开出量
装置有10路开入和8路开出，参考702/703“装置硬件结构”的相关说明
开关量输入电路可兼容空接点和0～250V电位接点。电位方式时，0～6V为合，11～250V为分。开关量可以方便地对各相开关触头的动作时间和动作时间差进行测量。
开入部分与主机工作电源、功放电源等均隔离。开入地为悬浮地，所以，开入部分公共端与电流、电压部分公共端UN、IN等均不相通。
开关量电位输入有方向性，应将公共端接电位正端，开入端接电位负端，保证公共端子电位高于开入端子。现场接线时，应将开入公共端接+KM，接点负端接开入端子。如果接反，则将无法正确检测。
开出部分为继电器空接点输出。输出容量为DC：220V/0.2A，AC：220V/0.5A。开关量输出与电压、电流、开入等各部分均完全隔离。各个开出量的动作过程在各个测试模块中各有不同，详细请参看各模块软件操作说明。
以下是两种常见的开出量接线示意图：
电位接点时
空接点时
&iquest;专用直流电源输出
装置在机箱底板上装设有一路专用可调直流电源输出，分 110V 及 220V 两档，可作为现场试验辅助电源。为该电源还设置了一个电位器，可在 80%－110% 范围内调节。该电源额定工作电流1.5A，可作为保护装置的直流工作电源，也可作为跳合闸回路电源。该电源如过载或短路，将烧坏相应保险（2A/250V），此时更换此保险管即可。第二节 装置面板与底板说明1电压输出端子
2 电流输出端子
3 开关量输入端子，电位输入时正端接公共端
4 电源开关
5串行通讯口，可外接电脑进行试验，为标准RS232口
6USB接口，可与外部设备（U盘、打印机等）连接通信 
7 TFT真彩液晶显示屏，默认分辨率640×480
8 轨迹球鼠标，试验时的过程控制均可由其完成
9配轨迹球鼠标的左右按键
10 面板优化键盘
11 独立直流电源输出，可切换为110V 或220V，可作为现场试验电源
12 交流220V工作电源插座，电压输出保险
13 开关量空接点输出，8路。空接点容量：DC：220V/0.2A；AC：220V/0.5A
14 风扇出风孔
15 同外部GPS装置连接端口
16 接地端子
第三章 使用前请阅读
第一节 试验注意事项u 测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统，请勿过于频繁地开关主机电源。
u 装置面板或背板装有USB插口，允许热拔插USB口设备（如U盘等），但注意拔插时一定要在数据传输结束后进行。
u 为了保证工控机内置的Windows操作系统能稳定可靠运行，请不要随意删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标，请不要随意操作、更改、增加、删除、使用内置Windows系统，以免导致操作系统损坏。使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒，也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。
u 外接键盘或鼠标时，请勿插错端口，否则Windows操作系统不能正常启动。
u 请勿在输出状态直接关闭电源，以免因关闭时输出错误导致保护误动作。
u 开入量兼容空接点和电位（0～DC250V），使用带电接点时，接点电位高端（正极）应接入公共端子+KM。
u 使用本仪器时，请勿堵住或封闭机身的通风口，一般将仪器站立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。
u 禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。
u 如果现场干扰较强或安全要求较高，试验之前，请将电源线（3芯）的接地端可靠接地或装置接地孔接地。
u 如果在使用过程中出现界面数据出错或无法正确输入等问题，可以这样解决：将windows系统中“E: \ 继保\”下面的“para”文件夹删除，再启动运行程序，则界面所有数据均恢复至默认值。第二节 开/关机步骤&iquest;开机步骤
l 将测试仪电源线插入AC220V电源插座上，如使用外接计算机则将串行通讯线与计算机串口和测试仪的底部通讯口连接好。
检查接线，确认无误后分别打开测试仪电源（若要外接键盘或鼠标请在开电源前插上，当使用外接鼠标时面板的轨迹球将无效），以及外接计算机电源，稍等片刻后将进入“继保之星”软件主界面。在主界面上，使用轨迹球鼠标或外接鼠标的左键单击主界面上的各种功能试验模块图标，可进行各种试验工作。
&iquest;关机步骤
关机时请勿直接关闭面板电源开关，应先关闭计算机的Windows操作系统，等待屏幕上提示可以安全关机时，再关电源开关。
l 用鼠标移动主界面上的光标，或按装置面板上的“&Acirc; 退出”键来退出各个功能试验单元，回到主界面后，再按“&Acirc; 退出”键，屏幕上会弹出确认对话窗口，如下图：
l 需关机请选“确定”键，不关机请选“取消”键。确认后，当屏幕出现“现在可以关闭电源了”的字样后，再关闭面板上电源开关，实现安全关机。 
l 也可直接利用操作系统的“开始”菜单关机。第三节 键盘鼠标操作使用方法&iquest;面板优化键盘及功能
装置的面板优化键盘如右图所示：
ESC取消：ESC键，用于中途停止试验或取消选择等。
&Acirc; 退出：退出/关机。用于关闭窗口、退出试验、关闭Windows操作系统。
NUM ：备用功能健，暂时未定义功能。
Tab ：Tab键，在“状态系列”模块中用于“按键触发”切换状态。
运行：用于开始试验。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . - ：用于数字输入。
：退格键，用于数字或文字输入时，退格删除前一个数字或字符。
空格：空格键。
▲ ▼ ◄ ► ：用于上、下、左、右移动光标或增、减参数数据。
确认：回车、确认键。
&iquest;轨迹球鼠标使用方法
轨迹球鼠标的使用方法完全等同于台式机的鼠标，直接用手拨动轨迹球，即可实现Windows界面内鼠标的上下左右移动。轨迹球两边下方各有一个按键，等同于鼠标的左、右键。如图所示：
二部分
继保软件操作说明
第五章 软件操作方法简介
继保V2.0版软件，是新一代测试软件，其特点是：界面更加友好美观，软件功能更加完备强大，并且保留了其独有的界面简洁明晰、操作简便、易学易用的特点。根据各测试模块功能的不同，把测试模块划分为五小组：通用测试、常规保护、线路保护、元件保护和综合功能。各个组中包含若干子菜单。例如，“通用测试”组中包含了“交流试验”、“直流试验”、“谐波叠加”、“状态系列I”以及“状态系列II”等五个测试模块，并且可以任意扩展。第一节 菜单栏中常用功能介绍菜单栏中常用的菜单项，在各个测试模块中其名称或符号相同，定义的意义和功能也基本相同。这里以“交流试验”模块为例进行介绍，可以适用于后面介绍的各个功能模块。界面如下图所示：
( 打开参数：快捷键是Ctrl+O。用于从指定文件夹中调出已保存的试验参数，将参数放到软件界面上。点击该功能，指向当前模块的试验参数保存的默认路径：E:\继保\Para\当前模块名\。
● 保存参数：快捷键是Ctrl+S，用于将软件界面上用户所设定的试验参数保存进某一文件中，以便将来可以用“打开参数”再次调出使用。数据将保存在当前模块默然的文件夹下。
● 试验报告：快捷键是Ctrl+R，用于从指定文件夹中调出已保存的试验报告。在打开的试验报告窗口中，将显示试验报告内容，并且可以在该窗口中修改和打印试验报告。每次试验结束，系统将弹出一保存试验报告对话框以便用户保存试验报告。报告保存的的默然路径：E:\继保\试验报告\当前模块名\。
● 退出： 快捷键是Ctrl+X，用于退出当前试验模块。
● 开始试验：同键盘上的 运行 键，用于开始试验。
● 停止试验：同键盘上的 ESC取消 键，用于正常结束试验或中途强行停止。
● 短路计算：点击后将打开一个“短路计算”对话框，该对话框用于故障时的短路计算，并将计算结果自动填入到界面上。如右图所示。需要特别注意的是：当故障类型为接地故障时，零序补偿系数要设置正确。第二节 工具条中常用按钮介绍打开试验参数按钮 （功能同上述）
保存试验参数按钮 （功能同上述）
数据复归按钮用于将参数恢复到试验前的初始值，能极大地方便于多次重复性试验。
打开试验报告按钮（功能同上述）
验开始按钮（功能同上述）
试验停止按钮（功能同上述）
短路计算按钮（功能同上述）
启动功率显示界面按钮在“交流试验”模块中，可在试验期间打开功率显示界面，对比测试仪实际输出的功率与现场表计测量的功率。
同步指示器在“同期试验”模块中，可在试验期间打开同步指示器直观地观察试验的进行。
变量步增按钮“手动”试验方式时，按此键手动增加变量的值一个步长量。其功能与测试仪键盘上的“↑”按钮相同。该按钮在自动试验时无效，会自动成灰色。
变量步减按钮“手动”试验方式时，按此键手动减小变量的值一个步长量。其功能与测试仪键盘上的“↓”按钮相同。该按钮在自动试验时无效，会自动成灰色。
矢量图 有些测试模块因排版原因，放不下电压电流矢量图的显示，则可通过此按钮打开。
放大镜用于和缩小各模块界面上的电流电压矢量图。
帮助按钮用于查看当前测试模块的版本信息及其它。
对称输出按钮此按钮的作用是使电流电压量按对称输出，也就是说只需要改变任一相的值，其他的几相会自动的根据对称的3相交流量输出幅值和相位，如果一相选择可变的话，那么其他相也会相对应的为可变量。
恢复出厂参数设置点击该按钮，能将界面上的各个试验参数恢复到出厂的默认设置状态，其功能等同于在“继保”文件夹中删除“para”文件夹。
切换到序分量输出是最新开发的一项功能。通过点击此按钮能切换到专门的序分量测试界面。要拥有此功能，必须满足以下条件：1、当前运行的“交流试验”界面的工具条中有这个按钮；2、在“继保”文件夹中有“三相交流试验—按序分量输出”这个文件。
切换到序分量输出点击此按钮将切换到专门的序分量测试功能界面。此时系统会提示“是否真的进入另一个测试程序”，选择“确定”进入序分量测试界面。
6相电压测试界面 点击此按钮进入6相电压测试界面。其界面如右上图示。
6相电流测试界面 点击此按钮进入6相电流测试界面。
12相测试界面 点击此按钮进入12相（6相电流6相电压）测试界面。
第六章 交流试验
“交流试验”模块是一个通用型、综合性测试模块，它有独立的4相电压和3相电流的测试单元以及按序分量输出测试单元。通过界面上的3P等按钮进行相互的切换。这些独立的单元互相调用，能充分满足电力系统各种条件下的交流试验测试。它们的共同点是：通过设置相应的电压或电流为变量，赋予变量一定的变化步长，并且选择合适的试验方式（有“手动”、“半自动”和“全自动”三种试验方式），方便地测试各种电压电流保护的动作值、返回值，以及动作时间和返回时间等，并自动计算出返回系数。鉴于最常用的是“四相电压和三相电流”的单元，而其它几个在使用方法上与此基本相同，所以下面仅以“四相电压和三相电流”为例进行详细介绍。
l 可以灵活控制输出4相电压3相电流，同时输出多种组合
l 具有按序分量输出功能，直接设置序分量数值，自动组合出各相电压、电流输出，并按序分量进行变化输出
l 各相电压、电流输出均可以任意设置幅值和相位，幅值可以设置上限限制
l 各量的幅值和相位、频率均可以设置变化，变化步长均可任意设定
l Ux可以设置多种输出方式组合，也可以任意置数
l 可以全自动、半自动、手动变化，且在输出时可以任意切换
l 在输出状态可以直接修改幅值、相位、步长以及变量的个数
l 可以直接显示功率数值，用于校验功率计量仪表
l 可测量动作值、返回值、动作时间、返回时间第一节 界面说明&cent; 交流量设置键入电压、电流的有效值后，按“确认”键或将鼠标点至其它位置，被写入的数据将自动保留小数点后三位有效数字。电压的单位默认为V，电流的单位默认为A。设置相位时，可键入-180~360°范围内的任意角度。若写入的角度超出以上范围，系统会将其自动转换至该范围内。例如输入“-181°”，则自动转换成“179°”。在矢量图窗口中能实时观察到所设置的各个交流量向量的大小和方向的效果图。
交流电压单相最大输出120V。当需要输出更高电压时，可将任意两路电压串联使用，它们的幅值可不同，但相位应反向。例如：设Ua输出120V、0°，Ub输出120V、180°，则Uab输出的有效值为240V。
交流电流单相最大输出达到为40A。若要输出更大电流，可将多路电流并联使用，并联使用时各相的相位应相同。采用大电流输出时，应尽量用较粗、较短的导线，并且输出的时间尽可能短。
在上页图中，交流量设置有效值旁边上的“变”一栏是用于选择该输出量是否可变的，如果在某相的有效值或相位后面的“变”栏上点击鼠标打“√”，则说明该输出相是可以变化的,同时“步长”一栏也由灰色变成高亮色，即“步长”允许设置。幅值的变化步长最小值为0.001，角度的变化步长最小值为0.1。
“上限”一栏是设置各相最大允许输出的有效值。试验时如果担心某相会不小心输出太大而损坏继电器，可为该相设一“上限值”，则在试验过程中该相将永远不会超限，可确保继电器安全。“上限值”在软件出厂的默认值是电压电流的最大输出幅值。&cent;UxUx是特殊相，可设置多种输出情况：
l 设定为 +3UO、-3UO、+ ×3UO、- ×3UO时，UX的输出值由当前输出的UA、UB、UC组合出3UO成分，然后乘以各自系数得出，并始终跟随UA、UB、UC 的变化而变化。
l 若选择等于某相（如UA）的值，则Ux的输出与相对应相的输出相同。
l 若选“任意方式”，此时Ux的输出和其他3相电压一样，可以在输出范围内任意输出，也可以按照一定的步长变化其幅值和角度。