标题：防爆热电偶
工作原理
如果由两种不同成份的均质导体(热电极)组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中
  防爆热电偶防爆热电偶
就有电流通过,那么两端之间就存在热电势
防爆原利用间隙隔爆原理，设计具有足够强度的接线盒等部件，将所有会产生火花、电弧和危险温度的零部 件都密封在接线盒内，当腔内发生爆炸时，能通过接合面间隙熄 火和冷却，使爆炸后的火焰和温度不传到腔外。
主要技术参数
热电偶在环境温度为20±15°C，相对湿度不大于80%，试验电压为500±50V（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m
防爆热电偶测温范围与允差：
型号
分度号
允 差 等 级
I
II
允差值
测温范围°C
允差值
测温范围°C
WRN
K
±1.5°C
-40~+375
±2.5 °C
-40~+333
±0.004ltl
375~1000
±0.0075 ltl
333~1200
WRM
N
±1.5°C
-40~+375
±2.5°C
-40~+333
±0.004 ltl
375~1000
±0.0075 ltl
333~1200
WRE
E
±1.5°C
-40~+375
±1.5°C
-40~+333
±0.004 ltl
375~800
±0.004 ltl
333~900
WRF
J
±1.5°C
-40~+375
±1.5°C
-40~+333
±0.004 ltl
375~750
±0.004 ltl
333~750
WRC
T
±1.5°C
-40~+125
±1°C
-40~+133
±0.004 ltl
125~350
±0.0075 ltl
133~350
铠装热电偶配装防爆接线盒，须经防爆检验单位检验，并申领防爆合格证。
特 点
多种防爆形式，防爆性能好；压簧式感温元件，抗振性能好；测 
  防爆热电偶温范围大；机械强度高，耐压性能好；按符合国际IEC标准的最新防爆规程GB3838设计; 采用两腔式隔爆结构,更换测温元件简便,使用安全可靠 
隔爆标志dⅡCT6,适用于ⅡC级以下,引燃温度T6以上,含爆炸性气体场合的温度测量。
区别
防爆热电偶工业用隔爆热电偶是一种温度传感器，在化学工业自控系统中应用极广，通过温度传感器，可将控制对象的温度参数变成电信号，传递给显示、记录和调节仪，对系统施行检测、
  防爆热电偶防爆热电偶
调节和控制。在化工厂，生产现场常伴有各种易燃、易爆等化学气体、蒸汽，如果使用普通的热电偶非常不安全，极易引起环境气体爆炸。因此，在这些场合必须使用隔爆热电偶作温度传感器。
隔爆热电偶应用通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0℃～1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。特点：多种防爆形式，防爆性能好；压簧式感温元件，抗振性能好；测量范围大；机械强度高，耐压性能好；工作原理防爆热电偶是利用间隙隔爆原理，设计具有足够强度的接线盒等部件，将所有会产生火花、电孤和危险温度的零部件都密封在接线盒内，当盒内发生爆炸时。微细铠装热电偶适用于狭小且须弯曲场所的温度测量与控制。是化工、化纤、制药等行业不可缺少的测量温装置。主要技术参数精度等级：I级或II级公称直径：Φ1弯曲半径：R≥5D公称压力：常压型号及规格型号分度号测温范围℃热响应时间保护管材料规格WRNK-191SK0~600<3S1Cr18Ni9Ti。 耐磨热电偶
在某些特殊场合，如化工厂、冶炼厂、发电厂、水泥厂等，用普通热电偶、热电阻就极易损坏。因此，在这些场合就必须采用耐磨热电偶（阻）。该热电偶（阻）特别适用硫化床、磨煤机出口，一次，二次风煤及水泥行业测温。特征：在WR、WZ系列基础上，其保护套的插入部分，可全部或部分制成。耐磨，同时耐冲刷，耐腐蚀。寿命长。高温下可使用6个月以上。
防爆热电偶会产生热电势
当测量端与参比端存在温差时，会产生热电势，工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。在化学工业自控系统中应用极广，通过温度传感器，可将控制对象的温度参数变成电信号，以直接测量和控制生产过程中的气体、液体和蒸汽的温度。如果使用普通的热电偶非常不安全，极易引起环境气体爆炸。因此，在这些场合必须使用隔防爆热电偶作温度传感器，作为温度测量和控制的传感器与显示仪表配套，?以直接测量和控制生产过程中的气体。
有足够的内部空间，壁厚和机械强度，橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。超过检定周期的热电偶不准用作传递。如检定后的防爆热电偶未使用或使用不到200h者，温度较低的一端为自由端，自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系，被检热电偶穿入单孔或双孔高铝绝缘管内，然后将被检热电偶的测量端沿标准热电偶的测量端周围均匀分布，1000℃时测得的热电动势值，在与改变插入深度前测得的热电动势值之差。　多点热电偶1、应用适用于生产现场存在温度梯度不显著，须同时测量多个位置或位置的多处测  多点热电偶量。广泛应用于大化肥合成塔、存储罐等装置中。2、主要技术参数电气出口：M27X2，NPT3/4热热响时间：≤8S偶丝直径：Φ3&nbs。 铠装热电偶应用通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0℃～1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。特点热响应时间少，减少动态误差；可弯曲安装使用；测量范围大；机械强度高，耐压性能好；工作原理铠装电偶的电级由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时，就会产生热电势，工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。主要技术参数产品执行标准IEC584IEC1。
装配热电偶应用通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0℃～1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。特点：装配简单，更换方便；压簧式感温元件，抗振性能好；测量范围大；机械强度高，耐压性能好；工作原理热电偶的电级由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时，就会产生热电势，工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。主要技术参数产品执行标准IEC584IE...
防爆热电偶的4个使用原则
按符合国际IEC标准的最新防爆规程GB3838设计;采用两腔式隔爆结构,更换测温元件简便,使用安全可靠隔爆标志dⅡCT6,适用于ⅡC级以下,引燃温度T6以上,含爆炸性气体场合的温度测量。
将所有会产生火花，电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内，当腔内发生爆炸时，能通过接合面间隙熄火和冷却，使爆炸后的火焰和温度传不到腔外。
防爆热电偶的概述工业用隔爆热电阻作为温度测量和控制的传感器与显示仪表配套，以直接测量和控制生产过程中的气体、液体和蒸汽的温度。
如果由两种不同成份的均质导体(热电极)组成闭合回路,当防爆热电偶的两端存在温度梯度时,回路中就有电流通过,那么两端之间就存在热电势防爆原利用间隙隔爆原理
防爆热电偶和普通热电偶的区别
在工业测量当中，有着很强大的优势。具体有哪些优势和？和普通热电偶有什么区别呢？下面我来说一下。 
压簧式感温元件，抗振性能好；测量范围大；机械强度高，耐压性能好；工作原理防爆热电偶是利用间隙隔爆原理，设计具有足够强度的接线盒等部件，将所有会产生火花、电孤和危险温度的零部件都密封在接线盒内，当盒内发生爆炸时。
防爆热电偶工业用隔爆热电偶是一种温度传感器，在化学工业自控系统中应用极广，通过温度传感器，可将控制对象的温度参数变成电信号，传递给显示、记录和调节仪，对系统施行检测、 防爆热电偶
防爆热电偶调节和控制。在化工厂，生产现场常伴有各种易燃、易爆等化学气体、蒸汽，如果使用普通的热电偶非常不安全，极易引起环境气体爆炸。因此，在这些场合必须使用隔爆热电偶作温度传感器。 隔爆热电偶应用通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0℃～1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。特点：多种防爆形式，防爆性能好.
应用
工业用隔爆热电偶是一种温度传感器，在化学工业自控系统中应用极广，通过温
  型号命名型号命名
度传感器，可将控制对象的温度参数变成电信号，传递给显示、记录和调节仪，对系统施行检测、调节和控制。在化工厂，生产现场常伴有各种易燃、易爆等化学气体、蒸汽，如果使用普通的热电偶非常不安全，极易引起环境气体爆炸。因此，在这些场合必须使用隔爆热电偶作温度传感器。
应用行业
应用行业产品广泛应用于炼钢炼铁、石油化工、机械制造、玻璃陶瓷、塑料橡胶、酿酒制药、轻工纺织、食品、烟草、水处理、火电及核工业等行业。
技术资料
工业用、热电阻作为温度测量和控制的传感器与显示仪表配套，以直接测量和控制生产过程中的气体、液体和蒸汽的温度。我公司生产的化工专用防爆热电偶、热电阻产品防爆性能按国家颁布的“爆炸性环境用防爆电器设备”标准设计制造，热电特性符合国际IEC标准，并经国家仪器仪表防爆安全监督站测试合格。隔爆热电偶 ，热电阻的结构、塬理与装配方式基本相同，主要区别是隔爆产品接线盒（外壳）在设计上采用高强度铝合金压铸而成，并具有足够的内部空间，壁厚和机械强度，橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。
◆特点
多种防爆形式，防爆性能好；
压簧式感温元件，抗振性能好；
测温范围大；
机械强度高，耐压性能好；
◆工作塬理
防爆热电偶是利用间隙隔爆塬理，设计具有足够强度的接线盒等部件，将所有会产生火花，电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内，当腔内发生爆炸时，能通过接合面间隙熄火和冷却，使爆炸后的火焰和温度传不到腔外，从而进行隔爆。
◆主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
GB3836
◆常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15°C，相对湿度不大于80%，试验电压为500±50V（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m
详细资料：
防爆热电偶
工业用隔爆热电偶是一种温度传感器，在化学工业自控系统中应用极广，通过温度传感器，可将控制对象的温度参数变成电信号，传递给显示、记录和调节仪，对系统施行检测、调节和控制。在化工厂，生产现场常伴有各种易燃、易爆等 化学气体、蒸汽，如果使用普通的热电偶非常不安全，极易引起环境气体爆炸。因此，在这些场合必须使用隔爆热电偶作温度传感器，本公司生产的隔爆型热电偶产品,适用于 dⅡCT6温度组别区间内的具有爆炸性气体危险的场所内。
工作原理
如果由两种不同成份的均质导体(热电极)组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就有电流通过,那么两端之间就存在热电势防爆原利用间隙隔爆原理，设计具有足够强度的接线盒等部件，将所有会产生火花、电弧和危险温度的零部 件都密封在接线盒内，当腔内发生爆炸时，能通过接合面间隙熄 火和冷却，使爆炸后的火焰和温度不传到腔外。
主要技术参数
热电偶在环境温度为20±15°C，相对湿度不大于80%，试验电压为500±50V（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m 　型 号 分度号 允 差 等 级
I II
允差值 测温范围°C 允差值 测温范围°C
WRN K ±1.5°C -40～+375 ±2.4 °C -40～+333
±0.004ltl 375～1000 ±0.0075 ltl 333~1200
WRM N ±1.5°C -40～+375 ±2.4°C -40～+333
±0.004 ltl 375～1000 ±0.0075 ltl 333～1200
WRE E ±1.5°C -40～+375 ±1.5°C -40～+333
±0.004 ltl 375～800 ±0.004 ltl 333～900
WRF J ±1.5°C -40～+375 ±1.5°C -40～+333
±0.004 ltl 375～750 ±0.004 ltl 333～750
WRC T ±1.5°C -40～+125 ±1°C -40～+133
±0.004 ltl 125～350 ±0.0075 ltl 133～350
铠装热电偶配装防爆接线盒，须经防爆检验单位检验，并申领防爆合格证。
特 点
多种防爆形式，防爆性能好；压簧式感温元件，抗振性能好；测 防爆热电偶
温范围大；机械强度高，耐压性能好；按符合国际IEC标准的最新防爆规程GB3838设计; 采用两腔式隔爆结构,更换测温元件简便,使用安全可靠 　隔爆标志dⅡCT6,适用于ⅡC级以下,引燃温度T6以上,含爆炸性气体场合的温度测量。
区别
防爆热电偶工业用隔爆热电偶是一种温度传感器，在化学工业自控系统中应用极广，通过温度传感器，可将控制对象的温度参数变成电信号，传递给显示、记录和调节仪，对系统施行检测、 防爆热电偶
防爆热电偶调节和控制。在化工厂，生产现场常伴有各种易燃、易爆等化学气体、蒸汽，如果使用普通的热电偶非常不安全，极易引起环境气体爆炸。因此，在这些场合必须使用隔爆热电偶作温度传感器。 隔爆热电偶应用通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0℃～1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。特点：多种防爆形式，防爆性能好；压簧式感温元件，抗振性能好；测量范围大；机械强度高，耐压性能好；工作原理防爆热电偶是利用间隙隔爆原理，设计具有足够强度的接线盒等部件，将所有会产生火花、电孤和危险温度的零部件都密封在接线盒内，当盒内发生爆炸时。
国际温标：
目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。
摄氏温标（℃）规定：在标准大气压下，冰的熔点为0度，水的沸点为100度，中间划分100等份，每等分为摄氏1度，符号为℃。
华氏温标（℉）规定：在标准大气压下，冰的熔点为32度，水的沸点为212度，中间划分180等份每等份为华氏1度符号为℉。
热力学温标（符号T）又称开尔文温标（符号K），或绝对温标，它规定分子运动停止时的温度为绝对零度。
国际实用温标是一个国际协议性温标，它与热力学温标相接近，而且复现精度高，使用方便。目前国际通用的温标是1975年第15届国际权度大会通过的《1968年国际实用温标-1975年修订版》，记为：IPTS-68（REV-75）。但由于IPTS-68温度存在一定的不捉，国际计量委员会在18届国际计量大会第七号决议授权予1989年会议通过1990年国际ITS-90，ITS-90温标替代IPS-68。我国自1994年1月1日起全面实施ITS-90国际温标。
爆炸性混合物举例
普通隔爆热电偶、热电阻概要
级以下，引燃温度T4以上，含爆炸气体场所的温度测量。 
铠装防爆热电偶、热电阻概要
保护管与测量元件为分离式结构，可快速更换测温元件，进行不停机抢修。 
保护管形式和材料多样，可满足高压，高温和强腐蚀介质的测温需要。 
采用铠装元件，耐压、抗震，工作稳定可靠。 
防爆标志dⅡBT4，iaⅡCT4，适用于Ⅱ级以下，引燃温度T4以上，含爆炸性气体场合的温度测量。
防爆热电偶的种类：K型防爆热电偶、K型防爆耐磨热电偶、E型防爆热电偶、多点防爆热电偶、多点防爆装配热电偶、多点防爆铠装热电偶、防爆铠装热电偶、防爆型热电偶、防爆铠装热电偶、防爆耐腐热电偶等等。
爆炸性混合物举例
类 别
引燃温度（℃）与组别
T1
T2
T3
T4
T5
T6
级
T>450
450≥T>300
300≥T>200
200≥T>135
135≥T>100
100≥T>85
ⅡA
乙烷、丙烷、丙
酮、苯乙烯、甲
苯、苯、一
氧化碳、二甲
苯、乙酸 
乙烷、乙醇、丙
烯、丁醇、乙酸
乙酯、丙醇、氯
乙烯 
戌烷、已烷、癸
烷、庚烷、辛烷、汽油、环已烷 
乙醛 
​亚硝酸乙酯 
ⅡB
焦炉煤气、环丙烷 
环氧乙烷、乙烯、1，3丁二烯 
硫化氢 
​​​ⅡC
水煤气、氢 
乙炔 
​​二硫化碳 
​