标题：工业烤箱
简介
工业烤箱：由角钢、薄钢板构成，另外箱体加强，外表面复漆，外壳与内胆之  工业烤箱间用硅酸铝纤维充填，形成可靠的保温层，工业烤箱应用的范围很广泛，可干燥各种工业物料，是通用的干燥设备。工业烤箱(2张)
工业烤箱的分类
精密型热风循环干燥箱  精密型热风循环干燥箱CZ-902A精密型热风循环干燥箱CZ-452A/CZ-602A/CZ-902A
产品详细： 
精密型热风循环干燥箱CZ-452A;精密型热风循环干燥箱CZ-602A;精密型热风循环干燥箱CZ-902A
特点：
外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理；内采用SUS不锈钢 
全新耐高温长轴心马达 
涡轮风扇 
矽胶迫紧 
超温保护：超负载自动断电系统 
循环方式：强制水平送风循环 
加热方式：PID+S.S.R 
温度范围：室温+20~260℃(300℃) 温控器：PID微电脑控制 计时器：温到计时；时间到切断加热电流 CZ-452A 及 RHDM-602A皆附玻璃 CZ-902A以上之型号皆无玻璃视窗执行满足标准及试验方法
GB11158-89 高温试验箱技术条件 GB2423.2-89 高温试验方法规格
型号
内部尺寸(cm)
外部尺寸(cm)
升温时间
精确度
(℃)
均匀度
(%)
电源
60Hz
电流
(KW)
栅片
备注
CZ-452A
45*40*40
66*82*52
RT~260℃(300℃)
约25分钟
±0.5
±2
220V，1ph
2.2
2
CZ-602A
50*60*50
75*116*62
±0.5
±2
4.6
2
CZ-802A
60*80*50
83*148*68
±0.5
±2
6
4
CZ-902A
60*90*50
83*158*68
±1.0
±2
5.5
4
CZ-1002A
100*100*100
120*160*120
±1.0
±3
8
4
双门
CZ-1202HA
90*120*50
109*180*67
±1.0
±3
7
5
CZ-1202LA
120*90*50
140*150*67
±1.0
±3
7
4
双门
CZ-1402A
140*120*60
175*192*78
±1.0
±3
380V，3ph
12
5
双门
CZ-1602A
160*140*80
200*215*98
±1.0
±3
14
5
双门
CZ-1802A
180*140*100
220*215*118
±1.0
±3
19
6
双门
CZ-2002A
200*160*120
240*235*138
±1.0
±3
20
6
双门
高温型热风循环干燥箱高温型热风循环干燥箱CZ-905B/1005B
高温型热风循环干燥箱CZ-905B ，高温型热风循环干燥箱CZ-1005B 
特点：
外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理；内采用SUS不锈钢 
全新耐高温长轴心马达 
涡轮风扇 
耐高温纤维 
超温保护：强负载自动断电系统 
循环方式：强制水平送风循环 
加热方式：PID+S.S.R 
温度范围：室温+20~500℃ 
温控器：PID微电脑控制 
计时器：温到计时；时间到切断加热电流 
本机台另备有400℃型烘箱，可供选择执行与满足标准及试验方法
GB11158-89 高温试验箱技术条件 GB2423.2-89 高温试验方法规格
型号
内部尺寸
W*H*D(cm)
外部尺寸
W*H*D(cm)
升温时间
精确度
(℃)
均匀度
(%)
电源
60Hz
电流
(KW)
栅片
备注
CZ-455B
40*45*40
73*114*72
RT~500℃
约25分钟
±1.0
±2
220V，1ph
2.2
2
CZ-605B
50*60*50
82*127*72
±1.0
±2
4.6
2
CZ-805B
60*80*50
83*148*68
±1.5
±2
6
4
CZ-905B
60*90*50
92*158*83
±1.5
±2
5.5
4
CZ-1005B
100*100*100
132*170*125
±1.5
±3
380V，3ph
8
4
双门
CZ-1205HB
90*120*50
122*190*83
±1.5
±3
7
5
双门
CZ-1205LB
120*90*50
150*158*83
±1.5
±3
7
4
双门
可程式热风循环干燥箱产品详细： 
CZ-452C:可程式热风循环干燥箱 
●控制器（SP790）：原装进口LCD液晶显示薄膜按键式控制器， 
●控制方式：温度可做程式交变控制，
●程式组容量：300Pattern(组) /300Step(段)，段运行时间最长99小时59分，
●具有断电记忆功能，复电后可继续执行末完成之试验，
●可与电脑连接RS232接口，可将温度试验曲线完全记录。
特点：
外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理；内采用SUS不锈钢 
全新耐高温长轴心马达 
涡轮风扇 
矽胶迫紧 
超温保护：超负载自动断电系统 
循环方式：强制水平送风循环 
加热方式：PID+S.S.R 
温度范围：室温+20~260℃(300℃)执行满足标准及试验方法: 
GB11158-89 高温试验箱技术条件 GB2423.2-89 高温试验方法规格
型号
内部尺寸(cm)
外部尺寸(cm)
升温时间
精确度
(℃)
均匀度
(%)
电源
60Hz
电流
(KW)
栅片
备注
CZ-452C
45*40*40
66*82*52
RT~260℃(300℃)
约25分钟
±0.5
±1.5
220V，1ph
2.2
2
CZ-602C
50*60*50
75*116*62
±0.5
±1.5
4.6
2
CZ-802C
60*80*50
83*148*68
±0.5
±1.5
6
4
CZ-902C
60*90*50
83*158*68
±1.0
±1.5
5.5
4
CZ-1002C
100*100*100
120*160*120
±1.0
±2.5
8
4
双门
CZ-1202HC
90*120*50
109*180*67
±1.0
±2.5
7
5
CZ-1202LC
120*90*50
140*150*67
±1.0
±2.5
7
4
双门
CZ-1402C
140*120*60
175*192*78
±1.0
±2.5
380V，3ph
12
5
双门
CZ-1602C
160*140*80
200*215*98
±1.0
±2.5
14
6
双门
CZ-1802C
180*140*100
220*215*118
±1.0
±2.5
19
6
双门
CZ-2002C
200*160*120
240*235*138
±1.0
±2.5
20
6
双门
真空干燥箱产品详细： 
外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理：内为 SUS不锈钢 操作手续简便，温度均匀度佳 耐真空度高，可达5x10-3 Torr气阀及进气阀采用球阀，使用方便，紧密性高 超温保护超负载自动断电 硅胶迫紧紧(SiliCon Packing)循环方式：热辐射及自然对流强化玻璃窗口
规格：
型 号
内部尺寸
外部尺寸
温度范围
（℃）
控制器
加温时间
精确度
(℃)
电压
(V)
电流
(KW)
栅片
CZ-40
φ30x40L
44x73x66
50~200
P
I
D
微
电
脑
控
制
RT-100度
约60分钟
±1.0
220
1.2
2
CZ-30L
30x30x30
50x76x47
50~200
±1.0
220
2.0
2
CZ-45L
40x40x45
60x86x62
50~200
±1.5
220
2.5
2
CZ-50L
50x50x50
79x110x75
50~200
±2.0
220
5.0
2
CZ-60L
60x60x60
89x120x85
50~200
±2.0
220
7.0
2
CZ-40LH
φ30x40L
44x108x66
50~200
±1.0
220
1.2
2
CZ-30LH
30x30x30
50x121x47
50~200
±1.0
220
2.0
2
CZ-45LH
40x40x45
60xl31x62
50~200
±1.5
220
2.5
2
CZ-50LH
50x50x50
96x155x75
50~200
±2.0
220
5.0
2
CZ-60LH
60x60x60
89x165x85
50~200
±2.0
220
7.0
2

工业烤箱的工作原理
通过数显仪表与温感器的连接来控制温度,采用热风循环送风方式，热风循环系统分为水平式和垂直式。均经精确计算，风源是由送风马达运转带动风轮经由电热器，将热风送至风道后进入烘箱工作室，且将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环加热运用，如此可有效提高温度均匀性。如箱门使用中被开关，可借此送风循环系统迅速恢复操作状态温度值。烤箱结构及工作原理：
1、工业烤箱的结构
工业烤箱为内外双层结构，壳体为角钢薄钢板，内外双层壳体之间填充有纤维物质。工业烤箱使用的纤维物质多为硅酸铝，它能起到保温的作用，形成可靠的保温层。工业烤箱配置有热风循环系统及温度测量与控制系统。
2、工业烤箱的原理
工业烤箱在工作时，操作人员通过仪表和感温器来获得工业烤箱内部的温度值，在通过控制系统进行操作。工业烤箱的热风循环加热方式，与普通的散热加热方式相比，有着更好的气体流动性，能加快工业烤箱内物料的干燥速度。工业烤箱(5张)
工业烤箱的热风循环系统由送风马达、风轮和电热器组成，送风马达带动风轮送出冷风，冷风经过电热设备加热携带热能后经风道进入工业烤箱的烘箱工作室。
工业烤箱的热风循环系统有利于提高空气温度的均匀性，在工业烤箱开关箱门运送物料的过程中，温度值会受到影响发生变动，热风循环系统的均匀性则有利于在最大快速度内恢复工作状态的温度值。
工业烤箱选购注意事项
1、订做产能确定尺寸规格，满足生产需求，产能高，可以选择履带式工业烤箱。就是我们说烘干生产线，隧道炉，烘道。产能低的或者实验用的小型烤箱都可以选择加工定做。2、温度选择比实际使用温度高10度即可。根据工艺要求，计算好实际要求的温差，以保证烘烤的效果。举例：如果使用温度是150度，220度，360度，440度，按最高设计温度500度做。4个温度，如果是同一种产品。控制上最好选用可控硅。不同的产品，使用时低温状态下，温差要稍微大一些。150度和220度的实际使用效果，没有低温烤箱好。使用中温500度烤箱，150度烘烤温差比低温250度烤箱要高2~5度。还得看厂家的设备质量好坏。烤箱分为低温（0-250度)、中温250-600度)、高温(600-1500度）超过1200度公司建议采用碳硅棒加热，完全可以根据产品的工艺要求选择。3、放料怎么把产品方进去。可以给烤箱分层。配置托盘，有网盘，实体盘，冲孔盘。多的话可以用料架，车架。但注意一个问题。操作人员是否方便操作。举例说：高1500宽1500深度850mm的烤箱。如果做烤盘放物品。就要考虑操作人员能不能拿得动的问题。很多工厂里操作人员都是女孩子。身高也1500mm多。如果要她举起那个1500*850规格的烤盘。有点难度哦。还不说要烘烤的产品多重。4、摆放场地如果烤箱是放置在楼层上。要考虑能不能进门，进电梯。
其实，都是一些技术上要满足的问题。烤箱没有多大的技术难度。结构简单。很容易被仿造。建议签署技术协议进行性能验收比较好。
工业烤箱使用指南
一般的电热真空干燥箱都采用先加热真空室壁面、再由壁面向工件进行辐射加热的方式。在这种方式下，控温仪表的温度传感器可以布置在真空室外壁。传感器可以同时接受对流、传导、和辐射热。而处于真空室里的玻璃棒温度计只能接受辐射热，更由于玻璃棒黑度不可能达到1，相当一部分辐射热被折射了，因此玻璃棒温度计反映的温度值就肯定低于仪表的温度读数。一般讲，200℃工况时仪表的温度读数与玻璃棒温度计的读数两者相差30℃以内是正常的。如果控温仪表的温度传感器布置在真空室内，玻璃棒温度计的温度值与仪表的温度读数之间的差异可以适当缩小，但不可能消除，而真空室的密封可靠性增加了一个可能不可靠环节。如果从操作实用角度考虑不希望看到这个差异，可以采用控温仪表特有的显示修正功能解决。
一般的电热（鼓风）干燥箱均设有温度均匀度参数：自然对流式的干燥箱为工作温度上限乘3%，强制对流式的干燥箱为工作温度上限乘2.5%。惟独电热真空干燥箱不设温度均匀度参数，这是为什么？真空干燥箱内依靠气体分子运动使工作室温度达到均匀的可能性几乎已经没有了。因此，从概念上我们就不能再把通常电热（鼓风）干燥箱所规定的温度均匀度定义用到真空干燥箱上来。在真空状态下设这个指标也是没有意义的。热辐射的量与距离的平方成反比。同一个物体，距离加热壁20cm处所接受的辐射热只是距离加热壁10cm处的1/4。差异很大。这种现象与冬天晒太阳时，晒到太阳的一面很暖和，晒不到太阳的一面比较冷是一个道理。由于真空干燥箱在结构上很难做到使工作室三维空间内的各点辐射热的均匀一致，同时也缺乏权威的评估方法，这有可能是电热真空干燥箱标准中不设温度均匀度参数的原因。
工业烤箱使用环境严禁靠近易燃易爆物品如天那水，油漆。否则有发生爆炸的危险。同时工业烤箱在使时尾气排放口，必须外接排气管。大多胶类，油漆内被烤物品在高温环境下会有部分对人体有伤害气体产生，如得到及时的外排，危害人员健康。
工业烤箱维护与保养
日保养
1． 打扫表面及内腔灰尘，保持机器干净、卫生。 
2． 检查电流表电流跟正常时是否一样，如有异样，通知维修工检修。 
3． 突然停电，要把加热开关关闭，防止来电时自动启动。
4． 检查风机运转是否正常，有无异常声音，如有立即关闭机器并通知维修工检修。 
月保养
1． 检查通风口是否堵塞，并清理积尘。 
2． 风机运转是否正常。 
3． 维修工检查电流是否正常。
4． 检查温控器是否准确，如不准确，请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。 
5． 检查发热管有无损坏，线路是否老化。
6． 检查延时器是否准确，误差是否允许。 
7. 更多注意事项可与标王工业设备联系交流。