标题：继电保护测试仪基本功能
第一章继电保护测试仪说明
1.1 主要技术特点微机型继电保护测试仪其主要特点表现为：
l 经典的Windows XP操作界面，人机界面友好，操作简便快捷，为了方便用户使用，定义了大量键盘快捷键，使得操作“一键到位”；
l 高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4〞大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏，可以提供丰富直观的信息，包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等；
l 配备有超薄型工业键盘和光电鼠标，可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作；
l 配备有外接USB接口，可以方便地进行数据存取和软件维护；
l 无需外接其它设备即可以完成所有项目的测试，自动显示、记录测试数据，完成矢量图和特性曲线的描绘；
l 采用高性能D/A转换器，产生的波形精度高、线性好，并且具备良好的瞬态响应和幅频特性。在整个测量范围内都能保证波形精度等指标要求；
l 采用独特的算法，产生的波形精确，完全不同于曲线拟和的波形产生方法，保证信号为纯正的正弦波；
l 可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流，可变幅值、相位、频率， 2 ～ 40次谐波；
l 功率放大部分采用新型大功率高保真线性功放电路，输出功率大、纹波干扰小，每相电压可输出120V、电流可输出40A。在输出电流达到40A时，输出功率可达450VA/相以上，波形仍能保证不失真、不削峰；
l 能提供传统的Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic外，还有第四路电压 Ux输出。Ux可用于多种功能，如用于输出各种3Uo、做线路保护试验时输出线路的同期电压等；
l 具有8个开入量输入和4对空接点开出量输出接口。开入量输入接口能自动适应无源（空接点）、有源，并能自动适应有源输入的极性，在输入电压±250V范围内能正常工作；
l 提供各种自动测试软件模块和GPS同步触发试验（选配）等；
l GPS同步触发误差小于50μS；
l 可以完成各种复杂的校验工作，能方便地测试及扫描各种保护定值，进行故障回放。可以实时存储测试数据，显示矢量图，打印报表等；
l 采用精心设计的机箱结构，体积小，散热良好，重量轻，易携带，流动试验方便；
l 仪器具有自我保护功能，采用合理设计的散热结构，并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动，和一定的故障自诊断及闭锁功能。1.2 主要技术指标1.2.1 交流电流源
l 单相输出：3×40A
l 三相并联：120A
l 最大输出功率：≥450VA/相
l 各相输出电流幅度、频率和相位可以独立调节
l 输出精度：
0.1A～0.5A：±10mA
0.5A～10A：±0.1%
10A～40A：±0.2%
l 分辨力：
0.1A～10A：1mA
10A～40A：10mA
l 连续输出时间：
在 0～10A 范围内，能连续输出
在 10A～20A 范围内，连续输出时间 ≥60秒
在 >20A 范围内，连续输出时间 ≥10秒
1.2.2 交流电压源
l 单相输出：4×120V
l 最大输出功率：≥60VA/相
l 四相有共用中性点的电压源；第四路电压可设置为零序电压或任意设置
l 各相输出幅度、频率、相位可以独立调节
l 输出精度：
1V～5V：±10mV
5V～120V：±0.1%
l 分辨力：
1V～10V：1mV
10V～120V：10mV
1.2.3 直流电流源
l 单相输出：-10A～+10A
l 最大输出功率：≥200VA
l 输出精度：
±0.5A～±1A：±10mA
±1A～±10A：±0.2%
l 分辨力：
±0.5A～±1A：1mA
±1A～±10A：10mA
1.2.4 直流电压源
l 单相输出：-150V～+150V
l 最大输出功率：≥100VA
l 输出精度：
±1V～±10V：±10mV
±10V～±150V：±0.2%
l 分辨力：
±1V～±10V：1mV
±10V～±150V：10mV
1.2.5 交流电压、电流源角度
l 相角范围：0°～ 360°
l 相角精度：±0.2°
l 相角分辨力：0.1°
1.2.6 交流电压、电流源频率
l 频率范围：1～2000Hz
l 频率精度：
1Hz～100Hz：±0.001Hz
100Hz～2000Hz：±0.01Hz
l 频率分辨力：1mHz
l 能输出2～40次任意幅值的谐波
1.2.7 同步性
电压电流同步性 ≤10μS
1.2.8 开入量
l 8路独立开关接点输入
l 兼容空接点与15V～250V有源接点，能够自动识别有源接点的极性
l 计时精度：在小于1S时 ≤1mS
1.2.9 开出量
l 4对可编程开关空接点输出
l 接点容量：
250VDC，0.5A
250VAC，0.5A
1.2.10 供电电源
l 交流输入电压
额定值：220V ± 10%
基准值：220V ± 2%
l 交流供电频率：
额定值：50Hz ± 10%
基准值：50Hz ± 2%
1.2.11 箱体尺寸与重量
l 箱体尺寸：360mm×190mm×420mm（W×H×D）
l 重量：约20kg
1.2.12 使用环境条件
l 环境温度：－10℃～+45℃
l 相对湿度：≤90%
l 大气压强：80～110kPa1.3 硬件结构1.3.1. 高性能工业控制计算机
本装置采用高性能工控机作为控制微机，直接运行Window XP操作系统，装置面板带有8.4 ” TFT真彩色LCD显示器、外接PC鼠标和内嵌式键盘。装置前面板设有USB口可方便地进行数据存取、数据通信和进行软件升级等。
试验的全过程及试验结果均在LCD显示屏上显示，全套汉字化操作界面，清晰亮丽，直观方便。操作控制由鼠标和内嵌式键盘进行。操作简单方便，只需简单的计算机知识，极易掌握。
1.3.2. 数字信号处理器微机
装置采用高速数字控制处理器作为输出核心，软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用一体结构，各部分结合紧密，数据传输距离短，结构紧凑，每周波拟合的波形点数超过2000点。克服了笔记本电脑直接控制式测控仪中因数据通信线路长、频带窄导致的输出波形点数少的问题。由于点数高，波形保真度高，谐波分量小，对低通滤波器的要求很低，从而具有很好的暂态特性、相频特性、幅频特性，易于实现精确移相、谐波叠加，高频率时亦可保证高的精度。
1.3.3. D/A转换和低通滤波
采用真16位D/A转换器。16位分辨率保证了全范围内电流、电压的精度和线性度。由于D/A分辨率高和波形点数高，D/A转换输出的阶梯波已具有相当好的波形质量，后级仅需较简单的低通滤波器即可滤除高频分量，还原出高质量、高稳定的正弦波，很好地克服了幅值和相位漂移等问题，
1.3.4. 电压、电流放大器
相电流、电压不采用升流、升压器，而采用直接输出方式，使电流、电压源可直接输出从直流到含各种频率成份的波形，如方波、各次谐波叠加的组合波形，故障暂态波形等，可以较好地模拟各种短路故障时的电流、电压特征。
功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件作功率输出级，结合精心、合理设计的散热结构，具有足够大的功率冗余和热容量。功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护。当电流回路出现过流，电压回路出现过载或短路时，自动限制输出功率，关断整个功放电路，并给出告警信号显示。为防止大电流下长期工作引起功放电路过热，装置设置了大电流下软件限时。10A及以下输出时装置可长期工作，当电流超过10A时，软件限时启动，限时时间到，软件自动关闭功率输出并给出告警指示。输出电流越大，限时越短。1.4 操作使用1.4.1 开机步骤
1． 将测试仪电源线插入AC220电源插座上。
2． 检查接线（需外接键盘或鼠标），确认无误后分别打开测试仪电源及外接计算机电源，稍等片刻后将进入选择启动方式界面。
3． 启动 Windows 操作系统后将进入软件功能试验的主界面，进行各种试验工作。
1.4.2 关机步骤
使用鼠标单击界面左下角处的“开始”->“关机”，在弹出的对话框中选择“确定”即可关闭计算机，在确认计算机关闭后，再关闭面板电源开关。关机时请勿直接关闭面板电源开关，请先关闭计算机的Windows操作系统，然后再关电源开关。
1.4.3 键盘快捷键
F2 开始/停止试验 在测试仪未输出信号时按下F2键后，测试仪开始输出信号；在试验过程中，按下F2键可停止试验，测试仪停止输出信号；
F3 退出试验 关闭当前试验模块；
F5 手动递增 在试验中每按下一次F5键，输出信号就按照设定的步长增加一次；
F6 手动递减 在试验中每按下一次F6键，输出信号就按照设定的步长减小一次；
Ctrl+1 — Ctrl+7 打开/关闭输出通道Ctrl+1 ～ Ctrl+3对应Ua、Ub、Uc，
Ctrl+4 ～ Ctrl+6对应Ia、Ib、
Ic，
Ctrl+7对应Ux；
F7 读取设置文件 从保存的参数设置文件中导入试验参数；
F8 保存设置文件 将当前设定的试验参数保存到文件中，以免重复设置；
Tab 将输入焦点移动至下一个输入框；
Shift + Tab 将输入焦点移动至上一个输入框。
1.4.4 交流电流源提高输出电流
当使用电流超过测试仪每相输出的最大电流时，可将测试仪电流源并联使用。并联使用时，应将并联电流通道的输出相位设为相同，此时输出的电流就是并联电流通道输出幅值之和。
1.4.5 交流电流源提高输出功率
当要求电流源的输出功率大于每相电流的最大输出功率时，可将测试仪电流源串联使用。例如，将IA、IB串联，两相的幅值设为相等，相位差180°，输出功率能提高一倍。
1.4.6 交流电压源提高输出电压
当使用电压超过测试仪每相输出的最大电压时，可将两相电压的相位设为相差180°，此时输出的电压就是两相电压通道输出幅值之和。测试仪最大只能支持240V的交流电压。
第二章软件使用方法
2.1 递变试验×7递变试验可以测试电压、电流、功率方向等各类交流型继电器的动作值、返回值、灵敏角、动作时间，以及阻抗继电器的记忆时间等。测试直流电压继电器、直流电流继电器、中间继电器等各类直流型继电器的动作值和返回值。测试直流电压继电器、直流电流继电器、中间继电器以及时间继电器等各类直流型继电器的动作时间。测试单个常规继电器的动作值、返回值以及动作时间。
l 各输出相的幅值、相位初始值及其变化步长设定：
当需要使用的输出相被选择后，可以设定各输出相的起始参数，比如幅值、相位，接着可以设定幅值的变化步长和相位的变化步长。一旦通道的输出达到最大值或最小值后，如果试验还没有停止，通道继续保持最大或最小输出，不再递增或递减。
在试验过程中，“初始幅值”、“幅值步长”、“初始相位”和“相位步长“均可在线编辑，极大地提高了试验的灵活性和系统的适用性。
l 关于Ux设置的说明
Ux为第四路电压通道，在绝大多数试验模块中作为同期电压信号。只有在Ua、Ub、Uc都被选中，且都为交流基波输出时，Ux才能被选中。Ux只能输出交流信号。Ux共有五种输出模式：
+3Uo 三相交流电压的矢量和。
-3Uo 三相交流电压矢量和的反相输出。
+√3×3Uo √3倍的三相交流电压的矢量和。
-√3×3Uo √3倍的三相交流电压矢量和的反相输出。
自定义 用户可设定Ux的幅值和相位但不能改变，因此没有幅值和相位
的步长设置。试验步骤1：试验设置在菜单“试验操作”—>“试验设置”中可进入试验设置对话框。
l 手动控制：试验运行时完全由操作人员来进行手动控制。
l 自动递增：试验运行时软件将根据用户设置的步长自动递增。
l 自动递减：试验运行时软件将根据用户设置的步长自动递减。
l 动作后停止：开入量接收到动作信号后立即停止试验。
l 动作后返回：开入量接收到动作信号后向初始值进行递变。
l 动作后继续：开入量接收到动作信号后不采取任何动作继续进行试验。
l 间隔时间：自动变化时，每次变化之间的时间。
l 防抖动时间：当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间，则接点动作不被确认。试验步骤2：开始试验确认连线无误后，单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快捷键，开始试验。
试验过程中，如果设置的是“手动控制”，则在试验中可用鼠标单击“输出递增”按钮或按键盘上的F5快捷键，各使用通道的幅值、相位和输出频率均按照用户设置的变化步长同时递增。单击“输出递减”按钮或按键盘上的F6快捷键，各使用通道的幅值、相位和输出频率均按照用户设置的变化步长同时递减。
若有开入量接点状态改变，则程序将在信息栏中显示动作时间、动作时的频率、所使用的输出通道动作时的幅值和相位。2.2 状态序列由用户定义多个试验状态，可对重合闸、多次重合闸、备自投、纵联保护等进行测试。
试验步骤试验步骤1：输出设置三相电流四相电压的测试仪只能使用“三相电流四相电压”的输出方式，六相电流六相电压的测试仪则既可使用“三相电流四相电压”的输出方式，也可使用“六相电流六相电压”的输出方式。试验步骤2：设置状态参数在界面右边的“状态参数”属性页中设置当前状态的状态名称、输出频率和各通道的输出类型、幅值、相位。
l Z：极坐标形式的幅值。
l Φ：极坐标形式的角度。
l R：直角坐标形式的电阻。
l X：直角坐标形式的电抗。
l Kr、Kx：用于计算零序补偿系数（Kr/Kx），如果定值所给的参数形式与此不同，可按如下公式进行转换：
Kr = ( R0 / R1 – 1 ) / 3
Kx = ( X0 / X1 – 1 ) / 3
如果定值单中不是给出电阻和电抗的值，而是正序和零序阻抗，以及正序和零序灵敏角，则应将它们转换成电阻和电抗，再代入上述公式进行计算。对某些保护以Ko、Φ方式计算的，如果Φ(Z1)=Φ(Z0)，即PS1=PS0，则Ko为一实数，此时需设置Kr=Kx=Ko 。
l 负荷电流：在额定状态时输出的电流值。 
l 负荷电流相位：以电压为参照，负荷电流相对于电压的角度偏移。
l 额定电压：在额定状态时输出的电压值，一般为57.740V。
l 短路电流：短路故障时，流经保护安装处的故障相电流。
l 故障类型：程序提供了11 种故障类型，包括A 、B 、C 接地，AB 、BC 、CA 相间短路，AB 、BC 、CA 两相接地，三相短路。
l 故障方向：可设置为正向故障或反向故障。
l 短路阻抗倍数：为n×“整定阻抗”，以此值作为短路点阻抗进行模拟。一般按0.95或1.05倍整定值进行检查。如果不满足，也可以0.8或1.2倍整定值进行检查。试验步骤3：设置状态触发条件在“状态条件”属性页中设置当前状态的触发条件。最长状态时间和开入量触发可同时选择作为一种触发条件。两者为“或”的关系，只要其中一个条件满足，试验将进入到下一状态。在故障前状态最长状态时间的设定时，一般要大于保护装置的整组复归或重合闸的充电时间。当满足所设置的触发条件后，试验自动进入到下一状态。触发条件满足后，测试仪的对该状态的输出要在触发后延时结束后(设置了触发后延时时间)，方进入到下一试验状态。在“状态条件”属性页中还可以设置开入量、开出量和状态插入的位置。
l 最长状态时间：测试仪输出某一状态量的最长状态时间，结束后进入下一状态。
l 开入量触发：测试仪接收到保护动作信号，并满足设置的逻辑关系后，自动进入下一状态。
l 按键触发：单击“下一状态”按键或F4快捷键进入下一状态。
l GPS触发：将GPS同步时钟装置与主机相连，当下一个整点分钟到时，软件自动输出下一状态。
l 开入量：通过选择开入接点之间的逻辑关系，可以同时记录多接点的保护动作情况。
l 开出量：进入状态后，测试仪各开出量的状态是断开还是闭合。
l 防抖动时间：当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间，则接点动作不被确认。试验步骤4：状态设置状态设置完毕后，可以使用Ctrl+I快捷键或在菜单上“试验操作”->“添加状态”在当前状态之前或之后添加新状态。
如果想删除某个已添加的状态，则可先使用鼠标或键盘在左下的状态列表中选择该状态，再使用Ctrl+D快捷键或在菜单上“试验操作”->“删除状态”完成。
在状态列表中选择一个状态，使用Ctrl+M快捷键或在菜单上“试验操作”->“修改状态”，可以将选中状态的参数重新修改为右边属性页中的各个参数。
在状态列表中选择一个状态，使用Ctrl+L快捷键或在菜单上“试验操作”->“查看状态”，可以把选中状态的各个参数显示在右边的属性页中。
将鼠标移至状态列表，单击鼠标右键会弹出如下图所示的菜单，以上操作也可以通过点击这个弹出菜单来进行操作。试验步骤5：GPS设置当“触发方式”选择了“GPS触发”时，可进行GPS参数设置。
l 串口端口：可根据测试仪的不同，选择“COM1”～“COM4”中的任一串口端口作为GPS同步时钟装置的接口。
l 波特率：可在300、600、1200、2400、4800、9600、19200之间选择一个与GPS同步时钟装置相同的波特率。
l 检验方式：有“无校验”、“奇校验”、“偶校验”三种校验方式可供选择。
l 数据位：可选择8位数据位或7位数据位。
l 停止位：可选择是1位停止位还是2位停止位。
l GPS连接：当以上参数设置完毕，测试仪同GPS同步时钟装置连接完毕后，测试仪同GPS同步时钟装置进行连接，连接成功后，在“GPS时间”信息栏里将显示从GPS同步时钟装置发出的时间信息。
l GPS对时：将测试仪的系统时间同GPS卫星时间保持同步，该功能必须在完成GPS连接后才能实现。
当选择“GPS触发”时，点击“开始试验”，测试仪并不会立即输出电压、电流，只有当下一分钟的0秒到时，测试仪才会开始输出下一状态的电压、电流，在该状态设置的“最长状态时间”到后，将进入下一状态。
GPS同步时钟装置应至少保证每秒发送一次数据，数据为ASCII码，格式为：
<S>
<T>
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
<A>
帧头
帧头
时十位
时个位
分十位
分个位
秒十位
秒个位
日十位
日个位
月十位
月个位
年千位
年百位
年十位
年个位
校验字节
标准时结束
例如：现在是2002年6月13日18点45分36秒，则GPS同步时钟装置发送的信息格式应为：ST18453613062002<F8h>A。试验步骤6：开始试验确认连线无误后，单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快捷键，开始试验。2.3 谐波谐波试验单元可以测试谐波继电器的动作值、返回值，变压器差动谐波制动特性等。各路电流和各路电压均可以输出基波及谐波（2 ～ 20 次），并可叠加直流分量。选择自动试验方式时，自动记录被测保护装置的动作值（返回值）及动作时间。如果不选择自动方式，输出是以手动方式，按设定的步长增加或减小。试验步骤1：在界面左部选择当前通道输出的谐波类型
l 直流：幅值（可“+”可“-”）。
l 基波：50.0Hz，幅值、相角。
l 2次谐波：100.0Hz，幅值、相角。
l 3次谐波：150.0Hz，幅值、相角。
l 4次谐波：200.0Hz，幅值、相角。
l 5次谐波：250.0Hz，幅值、相角。
l 6次谐波：300.0Hz，幅值、相角。
l 7次谐波：350.0Hz，幅值、相角。
l 8次谐波：400.0Hz，幅值、相角。
l 9次谐波：450.0Hz，幅值、相角。
l 10次谐波：500.0Hz，幅值、相角。
l 11次谐波：550.0Hz，幅值、相角。
l 12次谐波：600.0Hz，幅值、相角。
l 13次谐波：650.0Hz，幅值、相角。
l 14次谐波：700.0Hz，幅值、相角。
l 15次谐波：750.0Hz，幅值、相角。
l 16次谐波：800.0Hz，幅值、相角。
l 17次谐波：850.0Hz，幅值、相角。
l 18次谐波：900.0Hz，幅值、相角。
l 19次谐波：950.0Hz，幅值、相角。
l 20次谐波：1000.0Hz，幅值、相角。
在“参数设置”属性页中可以选择谐波计算的方式。
l 幅值计算：各电压、电流的各次谐波在界面上以“伏特”或“安培”为单位显示其值，测试仪输出的值为界面上实际显示的电压电流大小。
l 基波百分比计算：各电压、电流的各次谐波在界面上的“输出幅值”和“幅值步长”等于该相谐波值相对于该相基波值的百分数。比如，假设当前IA通道中基波电流为2A，其二次谐波为20。则折算成以“安培”为单位的幅值为：2×20%=0.4(A)。变量的幅值步长也以基波的百分比表示。注意，基波的幅值仍为以“伏特”或“安培” 为单位输出的电压、电流数值。
l 在“参数设置”属性页中设置试验操作方式，可选择“手动控制”、“自动递增”和“自动递减”三种方式。
l 如果在试验操作方式中选择了后两种操作方式，则可在测试方式中设置保护装置动作后的操作方式，可选择“动作后停止”和“动作后返回”两种方式。“动作后返回”时，输出量在从起点→终点的变化过程中，一旦程序确认继电器动作，则改变变化方向，向起点返回。“动作后停止”时，输出量在从起点→终点的变化过程中，一旦程序确认继电器动作，则结束试验。
l 如果在试验操作方式中选择了后两种操作方式，则可在“参数设置”属性页中设置两次变化之间的“间隔时间”。一般地，间隔时间的设置应大于继电器的动作（或返回）时间。
l 防抖动时间：当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间，则接点动作不被确认。试验步骤2：开始试验l 确认连线无误后，单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快捷键，开始试验。
l 如果在试验操作方式中选择了“手动控制”方式，则可以使用“输出递增”和“输出递减”两键。
l 试验前设置好的试验数据，在试验期间某些量的幅值和相位可能有变化。试验结束后，选择菜单上的“试验操作”—>“恢复设置值”，可以使数据还原到试验前的初始值，这极大地方便了重复性试验。
l 单击“退出试验”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。
r 测试举例 ———————————————————
谐波制动系数校验（变压器差动保护部分）
试验接线
接线方法1（高、低压侧同时加电流）：
测试仪IA接高压侧A相，IB接低压侧a相，高、低压侧的中性线短接后接测试仪IN。
接线方法2（仅高压侧加电流）：
测试仪IA接高压侧A相，高压侧的中性线接测试仪IN。
试验方法
下面以接线方法2为例：
假设某变压器的二次谐波制动系数为20%。
先选择“以基波百分比计算” 。然后选中IA，设置基波幅值为2A（注意：该值必须大于差动保护的动作门槛值），并在谐波参数表格中设置2次谐波为25%（大于谐波制动系数20%，使保护在开始试验时不动作），再设幅值步长为1%，选择“手动控制”方式。
开始试验，保护应处于闭锁状态。按步长缓慢减小变量至保护动作。将动作时IA的二次谐波值与整定的制动系数对照。
试验提示
采用接线方法1进行试验时，不能选择“以基波百分比计算” 。2.4 整组试验整组试验单元主要用于测试距离、零序、过流等保护装置以及重合闸的动作，可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两相相间、两相接地和三相短路故障，包括瞬时性、永久性，以及转换性故障，通过连接GPS同步时钟装置，可以进行线路两端的纵联保护等试验。
l 故障前状态：输出额定电压和负荷电流。
l 故障状态：输出故障电流和故障电压。
l 故障转换状态：进入故障状态后，输出时间到达转换时间，则输出转换性故障电压和电流。
l 跳闸后状态：保护跳开，PT在母线侧电压输出额定值，PT在线路侧电压输出为零，电流输出为零，直到重合闸动作。
l 重合闸状态：重合闸动作后，瞬时性故障输出额定电压和负荷电流，永久性故障再次输出故障量。
l 永跳状态：PT在母线侧输出额定电压，PT在线路侧电压输出为零，电流输出为零。
试验步骤
试验步骤1：设置输出
l 前三相电压：测试仪使用UA、UB、UC、UX（或Ua）进行电压输出。
l 后三相电压：测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA（输出UX）进行电压输出，当使用六相电压的测试仪时，选择该选项才有效。
l 前三相电流：测试仪使用IA、IB、IC进行电流输出。
后三相电流：测试仪使用Ia、Ib、Ic进行电流输出，当使用六相电流的测试仪时，选择该选项才有效。
试验步骤2：设置阻抗参数
在界面的左上角为整组试验的阻抗参数设置区：
l Z：极坐标形式的幅值。
l Φ：极坐标形式的角度。
l R：直角坐标形式的电阻。
l X：直角坐标形式的电抗。
l Kr、Kx：用于计算零序补偿系数（Kr/Kx），如果定值所给的参数形式与此不同，可按如下公式进行转换：
Kr = ( R0 / R1 – 1 ) / 3
Kx = ( X0 / X1 – 1 ) / 3
如果定值单中不是给出电阻和电抗的值，而是正序和零序阻抗，以及正序和零序灵敏角，则应将它们转换成电阻和电抗，再代入上述公式进行计算。对某些保护以Ko、Φ方式计算的，如果Φ(Z1)=Φ(Z0)，即PS1=PS0，则Ko为一实数，此时需设置Kr=Kx=Ko 。
l Ux是特殊相，可设定输出 +3U0、-3U0、+√3×3U0、-√3×3U0、检同期Ua、检同期Ub、检同期Uc、检同期Ubc、检同期Uca、检同期Uab。前4种3U0的情况，Ux的输出值由当前输出的Ua、Ub、Uc组合出的3U0成分乘以各系数得出，并跟随其变化。若选等于某检同期抽取电压值，则在测试线路保护检同期重合闸时，Ux用于模拟线路侧抽取电压。以检同期Ua为例，在断路器合上状态，Ux输出值始终等于母线侧Ua，在保护跳闸后的断开状态，Ux值则等于所设定的检同期电压值，该值可以设定为与此刻的Ua数值或相位有差，用以检验保护在此种两侧电压有差的情况下的检同期重合闸情况。