标题：流量积算仪
流量积算仪特点
1、HAKK-908系列流量积算仪与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用，可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。 功能特点 
● 全范围自动温度、压力补偿运算，补偿方式任意设定  ● 线性积算、开方积算任意设定 
● 瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示 
● 小信号切除功能，切除范围0-5%可选 
● 累积流量值可通过面板按键清零，清零操作可锁 
● 掉电保护功能，累积流量值掉电保持时间大于5年，所有设定值掉电后永久保持 
● 先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便
2、AI—708H/AI—708Y型流量积算仪  可对物质的质量、体积、长度进行累积计算．并可进行批量控制。它采用技术成熟且已大量生产的AI系列仪表通用硬件，配合优秀的流量积算仪软件，使仪表具备功能丰富，编程简便、抗干扰性好、可靠性高、快速交货、低成本及低价格等优点。仪表主要特点如下：
● 可编程输入规格，流量输入信号可编程为l～5V、0～5V、4～20mA及频率等。温度信号可编程输入为Ptl 00热电阻、K、E、J型热电偶或标准电流信号，压力信号可为标准电压或电流信号。
● 可安装AI系列仪表各种通用模块及丰富的可编程功能，可实现瞬时流量、温度及压力的上、下限报警功能，并具备变送输出、通讯、24V/12V电压输出等多种功能。
● 具有8位累积器及4位瞬时测量值显示，可选择开方/不开方处理及设置任意范围的小信号切除功能。
● AI一708Y具备完整的温压补偿功能，无需更换不同的仪表或型号．通过编程即可实现一般气体、饱和蒸汽、
过热蒸汽及液体的温压补偿运算。采用查表方式对蒸汽进行补偿运算。具有较高的精度。
● 作为批量控制器使用时，仪表拥有独立的4位控制累积器及12位总累积器，及专门的显示状态，功能强大，操作方便。
● 先进的运算方式，保证频率信号即使在频率很低时也有足够的流量运算精度。型号定义
AI系列仪表采用了先进的模块化设计。AI—708H/AI—708Y的流量信号输入、通讯、变送等功能可根据用户实际需要配置不同的模块来实现，配置灵活方便。仪表最多允许安装5个模块。任何一台仪表的压力和温度输入方式都可以自由设置，所以温度和压力的输入方式与型号无关。AI—708H/AI—708Y型仪表型号共由7部分组成，例如：
这表示一台仪表基本型号为AI—708Y型，面板尺寸为A型（96×96mm），流量输入采用为l2模块（用于频率信号输入），ALl为L继电器模块，AL2为L继电器模块，装有自隔离的RS485通讯接S4和的线性电流变送输出模块X。以下为仪表型号中7个部分的含义。
1、表示仪表基本功能
AI—708H（无温压补偿功能型）
AI—708Y（有温压补偿功能型）
2、表示仪表面板尺寸规格，仪表深度约为l3.5mm（前部）+100mm （后部）
A面板96×96mm，开口92×92mm
A2面板96×96mm，开口92×92mm，在A面板基础上增加20线LED光柱流量指示
B面板l60×180mm（宽×高），横式。开口l52×76mm
C面板80×160mm（宽×高），竖式。开口76×152mm
C3面板80×160mm（宽×高），竖式。开口76×152mm，在C面板基础上加50线智能化光柱流量指示
E面板48×96mm（宽×高），竖式。开口45×92mm
F面板96×48mm（宽×高），横式。开口92×45mm
3、表示仪表流量输入（OUT）的模块规格（可安装l2、13、14等频率、电压或电流输入模块）
4、表示仪表报警1（ALl）的模块规格（可安装L、V24等模块）
5、表示仪表报警2（AL2）的模块规格（可安装L、V24等模块）
6、表示仪表通讯功能（COMM）安装的模块规格，可安装通讯接口S、外部开关量输入l2或V24电压输出模块
7、表示仪表辅助输出（AUX）的模块规格（可安装X、12、V24等模块）
主要技术指标
基本误差：0.5%fs或 0.2%fs±1个字 
分 辨 力：1/20000、14位a/d转换器
显示方式：双排同时显示，上排四位数码管显示瞬时流量，下排八位数码管显示累积流量采样周期：0.5s 
报警输出：瞬时流量二限报警，继电器输出触点容量 ac220v/3a 
变送输出： 4～20ma、0～10ma、1～5v、0～5v 精度：±0.3%fs 
通讯输出：接口方式－－隔离串行双向通讯接口rs485/rs422/rs232/modem 
波特率－－300～9600bps内部自由设定 
馈电输出：dc24v/50ma 
电 源：开关电源 85～265vac 功耗4w以下
输入特性：
频率型：输入阻抗大于10kW
电压型：输入阻抗大于300kW
电流型：输入阻抗250W
输出特性：
继电器容量：3A/220VAC或3A/24VDC，阻性负载
电流型变送器输出负载阻抗：小于600W
电压型变送输出负载：大于200KW
适用范围
适用于自来水、油、液体、固态流体等无需补偿的工业过程流量参数的测量、显示、控制和计量积算。可接收孔板差压输入或涡街流量计、电磁流量计、涡轮流量计等各种流量计的输入信号。
使用环境：环境温度：-10～55℃，环境湿度：10～90%RH。
流量积算仪类型
1、流量积算无纸记录仪
三通道输入，具有三路流量积算功能的无纸记录仪。仪表可输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻、频率等信号，可提供传感器配电输出和模拟量变送输出、继电器触点输出。直接连接微型打印机，打印用户指定时间的实时，历史数据和曲线；通过RS232通讯接口与便携计算机、掌上电脑（PDA）连接，直接读取仪表历史数据，用户通过数据管理软件，对所取数据进行分析、存档、打印处理。通过RS485通讯接口，可与组态王、MCGS等专业组态软件组成实时监控系统。仪表具有强大的显示功能，高精度棒图显示、实时趋势曲线显示、历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示、提供智能化历史趋势全自动回放功能，查找报警点极为方便，同时提供定位回放功能，直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据，方便快捷。仪表带各种流量计模型。可配涡街、电磁流量计、差压变送器等多种传感器。具有批量控制功能，自动形成年、月、日累积报表。掉电记录功能，记录仪表每次停电、上电时间，防止人为造成仪表掉电，损失累积流量。
2、液晶显示流量积算仪
三通道输入，具有三路流量积算功能的无纸记录仪。仪表可输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻、频率等信号，可提供传感器配电输出和模拟量变送输出、继电器触点输出。直接连接微型打印机，打印用户指定时间的实时，历史数据和曲线；通过RS232通讯接口与便携计算机、掌上电脑（PDA）连接，直接读取仪表历史数据，用户通过数据管理软件，对所取数据进行分析、存档、打印处理。通过RS485通讯接口，可与组态王、MCGS等专业组态软件组成实时监控系统。仪表具有强大的显示功能，高精度棒图显示、实时趋势曲线 显示、历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示、提供智能化历史趋势全自动回放功能，查找报警点极为方便，同时提供定位回放功能，直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据，方便快捷。仪表带各种流量计模型。可配涡街、电磁流量计、差压变送器等多种传感器。具有批量控制功能，自动形成年、月、日累积报表。掉电记录功能，记录仪表每次停电、上电时间，防止人为造成仪表掉电，损失累积流量。
3、智能流量积算仪
功能特点 
● 全范围自动温度、压力补偿运算，补偿方式任意设定 
● 线性积算、开方积算任意设定 
● 瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示 
● 小信号切除功能，切除范围0-5%可选 
● 累积流量值可通过面板按键清零，清零操作可锁 
● 掉电保护功能，累积流量值掉电保持时间大于5年，所有设定值掉电后永久保持 
● 先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便
HAKK-908 系列流量积算仪选型
选型表​代码说明​​HAKK-908 ​智能流量积算仪​外型尺寸a​横式160×80×125mma/s​竖式80×160×125mm​b​方式96×96×110mm​控制输出b0​b0无报警输出，可省略b1​瞬时流量上限报警​b2​瞬时流量下限报警​b3​瞬时流量上下限报警​b4​累积流量上限报警​b5​累积流量下限报警​b6​累积流量上下限报警​变送输出x1​4-20ma输出x2​0-10ma输出​x3​1-5v输出​x4​0-5v输出​通讯输出p​微型打印机r​串行通讯rs232​s​串行通讯rs485​变送器配电电源​无馈电输出​v12​带dc12v馈电输出​v24​带dc24v馈电输出​供电电源​220vac供电​w​dc24v供电​流量输入信号l1​电流：4-20ma、0-10ma、0-20 mal2​电压：1-5v、0-5v​l3​脉冲频率： 0-10khz​温度输入信号w1电流：4-20ma、0-10ma、0-20ma​w2电压：1-5v、0-5v​​w3热电阻：pt100​​w4热电偶：k、t、e​​压力输入信号y1电流：4-20ma、0-10ma、0-20ma​y2电压：1-5v、0-5v​​