标题：室内空气检测仪
简介
室内空气检测仪能迅速检测室内空气中的甲醛、苯、氨气、TVOC等有害污染物。2008年研发的分光光度检测仪器。
室内空气检测仪能同时检测六种室内污染气体（甲醛、苯、氨、甲苯、TVOC）的现场检测仪器，每项气体检测时间可由时间控制器调整，达到设定的时间后，可自动停止工作，并可现场对甲醛读数，打印出甲醛结果。且操作简便、设计合理、外形美观。本仪器已通过北京市计量科学研究所有性能指标测试，分光打印程序是针对甲醛检测试剂进行分光光度分析得出结果。
检测方法
室内空气检测仪使用方法
通过仪器可使用检测管方便检测出六种室内污气体的含量，可根据需要检测其中任意几项。
1. 用砂片稍用力将检测管两端各划一圈割印。
2. 用硅胶管套来套住检测管上的箭头所指一端，沿切割印掰断，用同样方法掰断另一端。
3. 用硅胶管套来套住检测管上的箭头所指一端（防止漏气），插入所要检测标注的气体通道口上（稍用力插紧）。注意方向性，箭头方向代表气体流过方向。
4. 将所需检测的若干项的检测管，按以上方法均插好之后，接通电源，打开总电源开关，总电源指示灯亮，查看电压表是还正常。
5. 调节所需检测气体对应的时间控制器，使其符合技术指标。打开所要检测项的开关，对应指示灯亮，所对应的检测项即开始检测。
6. 检测结束，切断电源，一手轻按气体通道口上的蓝色套圈，另一手拔出检测管。
7. 手持检测管箭头朝下，并垂直于地面放在与目光基本不平的位置，观察管上颜色变化所指刻度，既为被检测气体的浓度
用途
室内空气检测仪适用范围：
适合于监理、监测机构，治理公司、装修装饰公司、建筑公司、车间厂矿、也可用于科研、教学、实验室。
室内空气检测仪适用场所：
居室、办公室、宾馆、饭店、商场等场所，本仪器外型美观，携带方便，适合现场使用。 
可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。携带  JC-3室内空气检测仪式室内空气甲醛现场检测仪是参据国家标准GB/T18204.26-2000《公共场所空气中甲醛测定方法酚试剂比色法》原理设计而成。
由于室内污染的检测数值与检测环境的温度、湿度、气压等都有很大的关系，所以，按正常的检测方式检测，往往数值会与预想的有所偏差。本款仪器与一般的分光度检测仪器不同的地方在于，可以根据需要，预先设定加减一定的系数，检测出来的数值就会比正常数值多或少一定的量（系数）；同时，本款仪器经过改进，六个气路的流量都可以控制，精度更高。
技术指标参数
测定下限：0.01毫克/立方米
测定范围：0.00-4.00毫克/立方米
测量精度：JC<± 1%（F.S）
测量方法：国家仲裁检测法-酚试剂分光光度法
传感器寿命：5年
传感器类型：TSL230JC 
光 源：高亮度LED硅光二极管，波长630nm
检测仪器所需检测耗材试剂（JC）
甲醛试剂：
1：纯净水
2：高精度甲醛试剂（一）
3：高精度甲醛试剂（二）
苯试管：（0.05~4mg/m3）
氨试管：（0.05~ 3mg/m3）
甲苯试管：（0.05~4mg/m3）
二甲苯试管：（0.05~4mg/m3）
TVOC试管：（0.05~4mg/m3）
电压： 220Vac（JC）
频率： 50/60hz
功率：6*2.5W
流量： 6*1L/min
重量：3kg
工作电流：5A
外观尺寸：40*28*16cm
响应时间：10分钟
防护等级：IP65（JC）
工作温度：-10∽45℃
工作湿度：5-90%RH
主要特点：
1、高灵敏度：世界独一无二的检测器系统，装载三个检测器 : 光电倍增管用于紫外区和可见区， InGaAs 和 PbS 检测器用于近红外区 .jc InGaAs 检测器覆盖了光电倍增管和 PbS 检测器的薄弱范围，保证了整个测试范围的高灵敏度 . <0.00003 Abs 1500 nm,:为世界最高灵敏度。 
2、高分辨率：宽测试范围和超低杂散光 采用高性能双单色器，超低杂散光 (<0.00005% 340 nm) 高分辨率 ( 0.1 nm). 测试范围 185 – 3300 nm, 覆盖了紫外、可见、近红外区 .
3、全金属设计，坚固耐用
4、全中文蓝屏液晶显示
5、支持国家环保局、质监所等权威检测部门检测标准
6、外接三角支架与JCCMC采样器连接，确保采样无误差，检测精度更高
7、现场热敏打印定制格式的检测报告，加入温度、湿度、检测时间
8、独创的读数曲线调整功能，即可以方便的对机器读数进行自我校准
国家标准
GB/T18883-2002室内空气质量标准
序号参数类别参数单位标准值备注1 物理性 温度 ℃ 22—28 夏季空调 16—24 冬季采暖 2 相对湿度 % 40—80 夏季空调 30—60 冬季采暖 3 空气流速 m/s 0.3 夏季空调 0.2 冬季采暖 4 新风量 m3/h.人 305 化学性 二氧化硫SO2 mg/立方米 0.50 1小时均值 6 二氧化氮NO2 mg/立方米 0.24 1小时均值 7 一氧化碳CO mg/立方米 10 1小时均值 8 二氧化碳CO2 % 0.10 日平均值 9 氨NH3 mg/立方米 0.20 1小时均值 10 臭氧O3 mg/立方米 0.16 1小时均值 11 甲醛HCHO mg/立方米 0.10 1小时均值 12 苯C6H6 mg/立方米 0.11 1小时均值 13 甲苯C7H8 mg/立方米 0.20 1小时均值 14 二甲苯C8H10 mg/立方米 0.20 1小时均值 15 苯并[a]芘B(a)P mg/立方米 1.0 日平均值 16 可吸人颗粒PMl0 mg/立方米 0.15 日平均值 17 总挥发性有机物TVOC mg/立方米 0.60 8小时均值 18 生物性 氡222Rn mg/立方米 2500 依据仪器定 19 放射性 菌落总数 Bq/立方米 400 年平均值（行动水平） ①新风量要求≥标准值，除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值； 
②行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。 
18883室内空气质量技术检测服务面向
1、消费者、企事业单位 
①新居入住前室内空气质量检测 诊断室内空气质量、保障人居环境健康。
②室内空气质量问题排查检测 检测已经居住的、有疑虑的房屋，诊断室内空气质量、保障人居环境健康。
2、商场、酒店、宾馆、体育馆、影剧院、酒吧、夜总会、医院、学校、幼儿园等公共、娱乐、教育场所 
①室内空气质量摸底检测 在政府管理部门或环境监督部门进行环境质量行政检查之前，进行先导性或摸底性检测，及早发现问题，以利于委托方提前采取补救措施，避免行政检查不合格的严重风险。
②室内空气质量日常检测 诊断室内空气质量、保障公共环境健康。
GB/T50325-2001室内空气质量标准
民用建筑工程室内环境污染控制规范修订版8月1日起实施 
提出民用建筑室内环境污染控制的新要求
购买新房注意室内环境甲醛污染和放射性污染问题 
为了进一步控制室内环境污染，提高民用建筑工程的室内环境质量，日前国家建设部对实施4年多的《民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50235》进行了局部修订。根据建设部2006年第428号公告要求，修订版的《规范》将于今年8月1日起强制实施。
新版《规范》提出了哪些民用建筑工程室内环境污染控制的要求，与已经实施4年的原版《规范》相比，有哪些变化，中国室内环境监测委员会宋广生主任总结了新版《规范》主要涉及的八个方面问题：
一、加强对混凝土外加剂的甲醛污染控制。以前室内环境监测中心在检测毛坯房时发现室内环境甲醛污染问题。修订版《规范》要求，第一次提出了在控制混凝土外加剂里面的氨气污染同时，控制混凝土外加剂里面的甲醛污染，因为在检测中发现，许多混凝土外加剂（减水剂）的主要成分是芳香族磺酸盐与甲醛的缩合物。如果在生产时合成工艺控制不当，产品很容易带有大量的游离甲醛，从而造成毛坯房室内空气中甲醛超标。应该引起广大消费者的注意。
二、加强对建筑装饰装修材料污染的控制。新版《规范》要求对室内装饰用瓷质砖的放射性同花岗岩材料一样进行放射性检测和控制，I类民用建筑工程室内装修采用的无机非金属装修材料必须符合国家A类标准。同时强调民用建筑工程室内装修时，不应采用107胶粘剂等聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂。室内装修中所使用的木地板及其他木质材料，严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。
三、加强民用建筑工程的土壤氡控制。新版《规范》要求，新建、扩建的民用建筑工程设计前，应进行建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率调查。并对土壤表面氡析出率测定城市区域性土壤氡水平调查方法提出了原则性意见。
四、加强对同一种建筑装饰材料的不同批次的污染检测。为了控制使用量较大的材料的污染问题，规范要求民用建筑工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500m2时，天然花岗岩石材或瓷质砖使用面积大于200m2时，应对不同产品、不同批次材料的有害物质指标进行复验。
五、规范室内环境污染物浓度检测点的设置。修订后的《规范》要求随着房间面积的增加，测量点数也有适当增加，但不是成比例的增加，提高了可操作性。
注意事项
1.检测用水必须是蒸馏水去离子水或者纯净水。
2.气泡吸收瓶且勿接入进气孔，否则会产生倒吸，损坏仪器！损失吸收液。
3.所有玻璃器具在第一次使用前，需用化学试验室中的酸洗液、自来水、蒸馏水清洗干净。
4.每次检测结束后应及时气泡吸收瓶中有色溶液，再用酸洗液、自来水、蒸馏水清洗干净，以防玷污和腐蚀比色瓶和气泡吸收管。
室内空气质量标准
前　言 
为保护人体健康，预防和控制室内空气污染，制定本标准。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录D为规范性附录。
本标准为首次发布。
本标准由卫生部、国家环境保护总局《室内空气质量标准》联合起草小组起草。
本标准主要起草单位：中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所，中国环境科学研究院环境标准研究所，中国疾病预防控制中心辐射防护安全所，北京大学环境学院，南开大学环境科学与工程学院，北京市劳动保护研究所，清华大学建筑学院，中国科学院生态环境研究中心，中国建筑材料科学院环境工程所。
本标准于2002年11月19日由国家质量监督检验检疫总局、卫生部、国家环境保护总局批准。
本标准由国家质量监督检验检疫总局提出。
本标准由国家环境保护总局和卫生部负责解释。 
1 范围
本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。
本标准适用于住宅和办公建筑物，其它室内环境可参照本标准执行。 
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 9801　 　空气质量　一氧化碳的测定　非分散红外法
GB/T 11737　居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法　气相色谱法
GB/T 12372　居住区大气中二氧化氮检验标准方法　改进的Saltzman法
GB/T 14582　环境空气中氡的标准测量方法
GB/T 14668　空气质量　氨的测定　纳氏试剂比色法
GB/T 14669　空气质量　氨的测定　离子选择电极法
GB 14677　空气质量　甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定　气相色谱法
GB/T 14679　空气质量　氨的测定　次氯酸钠-水杨酸分光光度法
GB/T 15262　环境空气　二氧化硫的测定　甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法
GB/T 15435　环境空气　二氧化氮的测定　Saltzman法
GB/T 15437　环境空气　臭氧的测定　靛蓝二磺酸钠分光光度法
GB/T 15438　环境空气　臭氧的测定　紫外光度法
GB/T 15439　环境空气　苯并[a]芘测定　高效液相色谱法
GB/T 15516　空气质量　甲醛的测定　乙酰丙酮分光光度法
GB/T 16128　居住区大气二氧化硫卫生检验标准方法　甲醛溶液吸收-盐酸苯胺分光光度法
GB/T 16129　居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法
GB/T 16147　空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法
GB/T 17095　室内空气中可吸入颗粒物卫生标准
GB/T 18204.13　公共场所室内温度测定方法
GB/T 1204.14　公共场所室内相对湿度测定方法
GB/T 18204.15　公共场所室内空气流速测定方法
行业现状
  室内环境应用高新技术世博研讨会近日，中国室内环境监测工作委员会在北京召开会议，讨论制定了“十二五”期间行业发展规划。
本次会议总结了10年来行业发展经验，在充分调查和广泛征求专家意见的基础上，出台了《全国室内环保行业“十二五”规划推广技术和产品选题指南》。“十二五”期间，我国室内环保行业将重点发展3大支柱产业，重点服务6大领域，并重点推广20项室内环保技术和产品。
中国室内环境监测工作委员会主任宋广生说，我国室内环境保护行业已成长为一个年销售额达400亿元的新兴行业，预计到2015年，全行业将实现年销售额800亿元。
据介绍，“十二五”期间，我国室内环保行业重点发展的3大产业是：以保证室内空气质量和民用建筑工程质量及装饰装修质量为主的室内环境污染监督、检测和评价产业；以室内环境净化治理产品、技术和服务为主的室内环境污染净化治理产品和服务产业；为室内环境检测、监控提供服务的室内环境检测和监测仪器产业。全行业重点服务的6大领域是：室内环境和室内环保产品质量监督领域、城乡发展建筑和城镇化建设领域、室内装饰装修和家居领域、公共场所和公共卫生领域、工农业生产和国防建设领域及交通工具内部环境污染净化治理领域。同时，全行业还将重点推广以室内空气净化器类、集中通风系统管道清洗和净化及监控类、具有净化功能的室内装饰装修材料类、公共场所室内空气控制和净化系统类、厨房油烟排放和净化技术和产品类、室内环境恶臭和卫生间空气净化除臭技术和产品类、工业生产和职业环境中的室内环境污染监控和净化技术和产品类、室内环境低碳和节能应用技术类、室内环境绿化净化美化技术和管理类等为代表的20项室内环保技术和产品。
青岛太美伟业公司应邀参加中国奥运室内环境应用高新技术上海世博会服务研讨会，并与室内环境监测工作委员会共同举办此次会议，会议圆满成功！
室内空气检测注意事项
室内空气检测须知
1.严格按《国家室内空气质量标准》（ GB/T18883-2002 ）要求预先封闭居室 12 小时，封闭时不得使用空调等换 气设备以及空气净化设备等。
2.室内空气检测人员现场检测时，室内人数最好不要超过三人。
3.室内空气现场检测时，所有在场人员严禁吸烟。
4.现场不要遗留残余装饰杂物，如板材、油漆、涂料，稀释剂等。
5.布设检测点客户应予以配合。
国家标准中关于布点的要求
6.0.11民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内空气污染物浓度，检测数量不得少于5%，并不得少于3间。房间总数少于3间时，应全数检测。
6.0.12民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度测试结果合格的，抽检数量减半，并不得少于3间。  
6.0.13民用建筑工程验收时,室内空气污染物浓度检测点应按房间面积设置：
1.房间面积<50m2时，设1个检测点；
2.当房间面积50~100m2时，设2个检测点；
3.房间面积>100m2时，设3-5个检测点。
6.0.14当房间内有2个及以上检测点时，应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。
6.0.15民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8-1.5m。检测点应均匀分布，避开通风道和通风口。