标题：恒定湿热试验箱
产品用途
本系列产品系环境试验设备，适用于各种小型电器、仪表、材料及元件等湿热试验；采用合理的结构和稳定可靠的控制方式，外形美观，操作简便、安全，温湿度控制精度高，是做恒定湿热试验的理想设备。本系列产品符合GB/T2423.3《电工电子产品环境试验 试验Ca恒定湿热试验方法》的要求。[1-2]
规格型号列表
容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101-LH
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS-225-LH
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-LH
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-800-LH
800×1000×1000
1550×1600×2250
LRHS-1000-LH
1000×1000×1000
1850×1600×2250

制冷原理和机构
制冷循环均采用逆卡若循环，该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成，其过程如下：制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力，消耗了功使排气温度升高，之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的
节能设计
除了充分考虑制冷机组的安全保护、高效率运用各环节外，同时采取了多重节能措施：如：制冷系统的制冷量调节、气液旁路调节、蒸发温度调节等，在任何低温温度点恒温时，无需加热平衡，运行功率可降低至一半，使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。
采用智能型自动转换膨胀系统,根据负载自动调整冷媒流量+智能型电热功率数据值(%)匹配升降温(负载)自动模拟输出功率数据输出值.此设计比传统设计可省电30%以上.
性能特点
■ 外壳为优质薄钢板，表面喷塑，内胆均为不锈钢薄板制作；  ■ 智能数显温、湿度控制仪表，具有工作时间累计功能；
■ 配有进口全封闭冷冻机组；
■ 加湿水盘有缺水保护功能；
■ 具有漏电保护、超温报警、超温保护功能。
技术参数
选型型号
CLM-HS-100
CLM-HS-225
CLM-HS-500
CLM-HS-800
CLM-HS-010
工作室尺寸
D×W×H
450×450×500
500×600×750
800×700×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸
D×W×H
1020×880×1580
1070×1030×1825
1370×1130×1975
1570×1230×2125
1570×1430×2125
总功率
2.8KW
3.5KW
3.8KW
4.2KW
4.5KW
净重
170kg
200kg
240kg
330kg
410kg
性能指标温度范围
RT+10℃~100℃
湿度范围
80~98% R·H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R·H
升温时间
室温~100℃约20min
控制温度
±1℃ ±2%
温湿度运行控制系统控制器
进口微电脑湿温度集成控制器（温度直接显示百分数）
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R·H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R·H
温湿度传感器
铂铂金电阻·PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系统
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮

符合标准
GB/T2423.3-2006
结构及部件
内外箱材质：内箱-USU#304镜面不锈钢板； 外箱- USU#304不锈钢或SUS #304沙纹不锈钢板喷涂
保温材质：硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
控制器：P计装，韩国TEMI人机介面触摸屏控制器，主要配置均采用意大利、丹麦或日本部件
冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
保护装置：压缩机过热，过流，超压，加热加湿空焚，箱内起温，缺水报警系统
电源：3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10%
安装及操作准备
⒈本设备应离墙壁及相邻设备大于500mm以上（便于排热），台式试验箱后背距离墙壁应不小于250mm（此种说明为台式机）；
⒉本设备应安装在通风良好，周围无腐蚀性气体的平整地上；
⒊本设备试验用水为去离子水或蒸馏水，试验前应先在箱体后侧面底部水箱中加满水（抽屉式-拉开，后侧电控柜上部指示灯为水满指示），水会自动加入试验箱内加湿器中；
⒋箱体附近应有下水道，以便排水；
⒌将配好的湿球纱布挂于湿球传感器上，长度为两边均放于湿球水槽为宜（挂之前先将湿球纱布浸湿，湿球水槽位于箱体内右上侧）；
⒍湿球水槽水位调节，此种调节为水平调节。工作室中湿球水槽水位太高，可将试验箱电控柜内相同位置处水位器下调，反之则上调。（本项工作已在出厂前调好，但以免运输途中震动而改变位置在试验前应观察好，以水不漏出湿球水槽为限）；（加湿器水位调节也是如此，加湿器位于试验箱内侧底部）
操作须知
本试验绝对不能用于对下列物体或含有这些物体的试验：
（一）、爆炸物：
⒈硝化甘醇（乙二醇二硝酸酯）、硝化甘油（丙三醇三硝酸酯）、硝化纤维素及其它爆炸性的硝酸酯类。
⒉三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚（苦味酸）及其它爆炸性的硝基化合物。
⒊过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。
（二）、可燃物：
⒈自燃物：
金属：“锂”、“钾”、“钠”、黄磷、硫化磷、红磷。
赛璐璐类：碳化钙（电石）、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。
⒉氧化物性质类：
⑴氧酸钾、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类。
⑵过氧酸钾、过氧酸钠、过氧酸铵以及其它的过氧酸类。
⑶过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的无机过氧化物。
⑷硝酸钾、硝酸钠以及其它的硝酸盐类。
⑸次氯酸钾及其它的次氯酸盐类。
⑹亚氯酸钠及其它的亚氯酸盐类。
（三）、易燃物：
⑴、乙醚、汽油、乙醛、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到-30℃的物质。
⑵、普通乙烷、氧化乙烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物质。
⑶、甲醇、乙醇、二甲苯、醋酸戊酯及其它燃点在0℃以上，小于30℃的物质。
⑷、煤油、轻油、松节油、异戊醇、醋酸及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。
（四）、可燃性气体：
氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体。
检查保养一览表﹝气冷﹞
项 目
状 况
时 间
测试棉布之更换
变硬，不干净
随时
定期保养
每三个月
​检查水位﹝测试布之水位及加湿
器之加湿水盘水位﹞
定期检查
每三个月
冷凝器清洁
不干净影响散热
随时
定期保养
每一个月
​超温保护器
长时间运转及运转前
随时
定期保养
每三个月
​清洁内箱
运转前
随时
定期保养
每一个月
​清洁机体
定期保养
每六个月
清洁配电室
定期保养
每六个月
清洁加湿器及加湿水盘
运转前
随时
定期保养
每一个月
​适用范围：
本设备适用于工业及电子产品的性能可靠性试验，本试验具有较大的温度控制范围，性能指标均达到GB10592-93《高低温试验箱技术条件》，GB10586-93《湿热试验箱技术条件》，适用于GB2423-93《电工电子产品基本环境试验规程》中的《试验低温A：试验方法；试验高温B：试验方法》及恒定湿热试验，可有效的对产品进行高低温及湿热（恒定）试验。
恒定湿热试验箱内部温度湿度如何控制？
恒定湿热试验箱[3]是产品放在规定的温度及湿度，看产品的耐高温，耐低温，以及抗湿度能力，那么恒温恒湿机同时具备加温，降温，加湿，降湿能力。
加温装置是控制恒温恒湿机是不是升温关键环节；它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器，大约3-12伏直流电加在固态继电器上面；它的交流端相当于导线接通；接触器也同时吸合，加热器两端有电压使其发热，通过循环风机带动把热量带到箱里，使恒温恒湿机升温，那温度快达到你的设定值；控制器通过加在固态继电器通断调节；我们在恒温恒湿机看屏幕上加热出力多少来调节发热量；这是在89度以上温度控制，在89度以下温度稳定如何控制呢？恒温恒湿机是在一边通过固态继电器发热出力多少；另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡；温度恒定。
降温是恒温恒湿机重要环节，是判定一台恒温恒湿机性能好坏重要参数，它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏，它吸入低温低压气体，变成高温高压气体，通过冷凝成液体放出热量，通过风机带走热量，所以恒温恒湿机下面是热风原因，然后通过节流到为低压液体，其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机；制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量，达到制冷目的，完成恒温恒湿机降温过程。
加湿系统与加热系统大致一样；它是加热器加热水变成蒸汽过程；完成恒温恒湿机加湿目的。
降湿系统也是靠制冷系统完成，蒸发器放在恒温恒湿机里面；比较冷，恒温恒湿机里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体；如此反复箱体的高湿气体会很少，达到降湿目的。
恒温恒湿箱控制器说明
产品控制器说明：
原装韩国进口，中英文液晶显示LCD触摸式面板，画面对谈式输入数据，温湿度同时可程控，背光灯17段可调，曲线显示，设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报，故障发生时可通过屏幕显示故障，消除故障，消除误操作。多组PID控制机能，精密监控功能，且以数据形式显示于屏幕上。
TEMI880彩色触摸式智能可程序温湿度控制器：
原装韩国进口，中英文液晶显示LCD触摸式面板，画面对谈式输入数据，温湿度同时可程控，背光灯17段可调，曲线显示，设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报，故障发生时可通过屏幕显示故障，消除故障，消除误操作。多组PID控制机能，精密监控功能，且以数据形式显示于屏幕上。
TEMI300液晶显示薄膜按键式：
原装韩国进口，薄膜按键式数据输入，温湿度同时可程控器，英文表示及3.1〞LCD液晶显示控制器