标题：恒温恒湿测试机
产品用途：
恒温恒湿测试机主要用于办公场所、实验室等需要恒温恒湿的环境。产品功能强大，保护完善，能有效地完成升温、降温、加湿、除湿等实验室内温湿度的恒定。根据试验要求及标准可分为“台式”和“立式”，区别在于所能实现的温度与湿度不同，立式的可以做常温以下的低温和干燥，台式的只能做常温以上的温度和高湿。
台式列表
容积（单位：L）[1]
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101B-ES
450×450×500
1200×750×1050
LRHS-225B-ES
500×600×750
1250×900×1300
LRHS-504B-ES
700×800×900
1450×1100×1450
LRHS-800B-ES
800×1000×1000
1550×1300×1550
LRHS-1000B-ES
1000×1000×1000
1750×1300×1550
立式列表
容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101-LH
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS-225-LH
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-LH
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-800-LH
800×1000×1000
1550×1600×2250
LRHS-1000-LH
1000×1000×1000
1850×1600×2250

主要特点：
1、完美的造型设计：圆弧造型及表面喷塑处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。　2、明亮，视野宽广的大型观察窗：采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯，  无须雨刷除雾，保持清晰的观测效果，可随时观察试品的状况。
3、加湿系统管路与控制电路分离：加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，提高安全性。
4、先进可靠的冷冻及控制系统：原装进口欧美全封闭压缩机，进口环保冷媒，世界知名品牌的冷冻器件，原装进口LCD触摸屏控制器，界面友好，操作简单易学。
恒温恒湿试验箱工作原理：
制冷工作原理：制冷循环采用逆卡若循环，该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成，其过程如下：制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力，消耗了的功使排气温度升高，之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。本试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统保持在最佳的运行状态。采用平衡调温（BTC）,既在制冷系统在连续工作的情况下，控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量，最终达到一种动态平衡。
符合标准：
本产品满足GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993等国家标准。　箱体结构：
恒温恒湿测试机LCD背光液晶触摸屏操作界面；恒温恒湿机大屏幕全中文显示，人性化，易操作；显示当前室内温湿度；设定室内目标温湿度；自动、恒温、恒湿、加湿运行模式选择；完备的参数设置，保证各种条件下的运行；18项智能保护报警。
恒温恒湿测试机的正面维修方式，两侧不必预留维修空间，维修方便，为用户节省空间，还有坚固、可靠的框架结构。
控制系统：
* 温度控制精度：±0.5℃，湿度控制精度：±5% 。
* 传感器采用高分子湿敏元件作为测湿部件，铂热电阻作为测温部件。
* 控制器采用可编程控制器PLC。
* 室外机风量可调，保证在不同气温条件下设备运行压力的正常。
* 采用冷凝热可回收的节能方式。
* 采用亲水膜翅片套内罗纹管的高效换热器。
* 采用先进的电极式不锈钢加湿系统，自动控制加湿量及进排水量，自动清洗程序确保加湿器能长期维持正常的加湿效率。
* 采用不锈钢管翅式电加热器，防腐耐用。
* 采用国际名牌的涡旋式压缩机、热力阀、电磁阀、接触器等关键部件。
* 采用大口径离心风机，大风量，低噪音。
技术参数：
型号及尺寸型号
CLM-GD(J)S-100
CLM-GD(J)S-225
CLM-GD(J)S -500
CLM-GD(J)S -800
CLM-GD(J)S -010
工作室尺寸 D×W×H
450×450×500
500×600×750
700×800×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸D×W×H
1020×800×1580
1070×10301×825
1370×1130×1975
1570×1230×2125
1570×1430×2125
总功率
A:4.5KW
B:4.7KW
C/D;5.5KW
A:5KW
B:6KW
C/D:7KW
A:6KW
B:7KW
C/D:8.5KW
A:8KW
B:11KW
C/D;12KW
A:11KW
B:12KW
C/D:16KW
净重
A:190kg
B:260kg
C/D:290kg
A:260kg
B:290kg
C/D:330kg
A:320kg
B:390kg
C/D:430kg
A:460kg
B:520kg
C/D:560kg
A:560kg
B:610kg
C/D:690kg
性能指标温度范围
RT+10℃~100℃
湿度范围
80~98% R·H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R·H
升温时间
室温~100℃约20min
控制温度
±1℃ ±2%
温湿度运行控制系统控制器
进口微电脑湿温度集成控制器（温度直接显示百分数）
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R·H，指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R·H
温湿度传感器
铂铂金电阻·PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系统
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮

恒温恒湿测试机禁止测试之物品
(一)、[2]爆炸物：　
1．硝化甘醇(乙二醇二硝酸酯)、硝化甘油(丙三醇三硝酸酯)、硝化纤维素及其它爆炸性的硝酸酯类。 　
2．三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚(苦味酸)及其它爆炸性的硝基化合物。 　
3．过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。 　
(二)、可燃物： 　
1． 自燃物： 金属："锂"、”钾”、"钠"、黄磷、硫化磷、红磷。 赛璐璐类：碳化钙(电石)、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。 　
2． 氧化物性质类： 　
(1) 氯酸钾、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类。 　
(2) 过氧酸钾、过氧酸钠、过氧酸铵以及其它的过氧酸盐类。 　
(3) 过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的无机过氧化物。 　
(4) 硝酸钾、硝酸钠以及其它的硝酸盐类。 　
(5) 次氯酸钾以及其它的次氯酸盐类。 　
(6) 亚氯酸钠以及其它的亚氯酸盐类。 　
(三)、易燃物： 　
(1) 乙醚、汽油、乙醛、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到-30℃的物质。 　
(2) 普通乙烷、氧化乙烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物质。 　
(3) 甲醇、乙醇、二甲笨、酸醋戊酯及其它燃点在0℃以上低于30℃的物质。 　
(4) 煤油、汽油、松节油、异戊醇、酸醋及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。 　
(四)、可燃性气体：氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体