标题：基站分析仪
产品概述
日本安立生产的MT8222A/MT822xB基站分析仪，是目前最先进的手持式TD-LTE基站测试平台，配备大容量可充电锂电池，使用寿命长，暖机时间不用5分钟，可使工程师在室外坚苦环境下也能快速准确的测试和验证安装移动基站
产品功能
①  频谱分析仪Spectrum Analyzer  天线分析仪Antenna Analyzer　　MT822x系配备频谱分析仪与天线分析仪② 信道扫描仪Channel Scanner通过扫描选件帮助您用不同方法扫描并显示多路信号频率及功率信息，强大的幅值显示模式能让你通过图形或文本格式直观的显示通道功率测量结果，其基本模式在GSM，CDMA或WCDMA网络中可以测量多达20个信道。③  空口测量Over the air Measurement空口测量选件提供一种便捷经济的测试方式，使您可以在系统性能变坏之前就能找出问题的所在，您无需断开正在运行中的CDMA基站或扇区，在不影响基站正常工作状态的情况下即可完成对CDMA基站的维护和信号分析。④ 发射机测试及分析Transmitter Analysis基站测试仪的调制域测量套件不但提供系统的射频参数，而且可以对现代各种主流通信系统的调制域参数进行测量和详尽分析。内置的标准测试程序可以让用户实现一键式自动测量。
GSM/GPRS/EDGE分析
-均方根（RMS）相位误差
-峰值相位误差
-突发功率
-频率误差
-训练序列码（TSC）
-I/Q偏移
-占用带宽
-功率随时间的对应关系
CDMA2000/EVDO分析
-CDMA信道功率/多信道功率
-CDMA邻道功率测试
-CDMA发射频谱模板
-CDMA总占用带宽
-CDMA码域功率
-频率偏差
-时间偏移
-波形质量
-P/N码搜索等
WCDMA/HSDPA分析仪
-WCDMA信道功率/多信道功率
-WCDMA邻道功率泄漏比
-WCDMA寄生信号辐射模板
-WCDMA信号占用带宽
-WCDMA码域功率
-WCDMA码域EVM
-峰值码域偏差（PCDE）
-WCDMA自动扰码搜索
TD-SCDMA分析
-TD信道功率/多信道功率
-TD邻道功率比
-TD频谱辐射模板
-TD信号占用带宽
-TD码域功率
-TD功率时间模板
-TD码域误差
-TD星座图⑤ E1/T1分析仪GC7105A提供多种测试模式：
- 模式：终端模式，监测模式，桥接模式，环回模式  
- 帧格式：PCM30, PCM31, Unframed
- 编码：AMI, HDB3,B8ZS 
- 发送码型：1-8, 1-16, ALL 0, ALL 1, 0101, 2e20
- E1/T1脉冲模版⑥ GPS选件GPS接收机提供了精确的位置信息，包括经度，纬度，海拔以及UTC协调世界时信息(时间同步）。GC7105A提供内置式GPS接收机功能，能够跟踪定位被测基站的精确位置信息和时间信息，通过保存您测试地点的经纬度信息，使您能够判断故障点在哪个基站。⑦ 电缆及天馈线分析天馈线分析仪可以测量有源和无源器件的电特性。⑧ 功率计GC7105A可配置通过式功率探头，组成通过式功率计。⑨ 自动测试GC7105A的自动测试功能使其能便于长时间地监测小区，捕捉足够的数据以探测并随机/离散发生的异常。自动测试功能可使快速进行测试配置及设定。⑩ 干扰分析GC7105A内置干扰分析仪，帮助用户定位和识别干扰基站正常工作的周期性或突发性信号，仪表将自动进行搜索，并给出干扰信号的信号带宽和波形轮廓。当测得干扰信号被识别为一个已知信号，GC7105A给出被测信号的名称和类型，帮助您识别该信号是否为其他基站/直放站所发出。
通过提供“spectrogram”多维码谱来进一步揭示未知的干扰信号，选择多维码谱模式时，屏幕将显示不同时刻、不同频率、不同强度的信号活动情况和趋势。
信号追踪功能是追踪指定频点场强的有效的工具，他可以最多同时跟踪六个频点，记下它们的实时RSSI值，当场强超过用户设置范围时，将用音频告警。
技术规格
① 基本指标
频率准确度：±0.05 ppm(内部时钟)
频率老化：±0.5 ppm/年
显示屏：8.4” TFT LCD 800x60模式
重量：5.6kg(含电池)
尺寸(WxHxD)：315×245×95mm
串口数量：1个
USB数量：1个
10 Mbps LAN：1个
GPS天线：1个
内置扬声器
电池（锂离子）
电压: 11.1V
容量: 7200 mAh
最小充电电压：12.6V
电池续航能力：1.5小时
交流：100-240V, 2.5A, 50-60 Hz② 频谱分析仪输入频率范围：100kHz – 3GHz
最大输入电平：+30dBm(1W)
幅度准确度：±1.0dB
分辨率带宽(RBW)：100Hz ~1MHz
可视带宽(VBW) ：1Hz ~ 1MHz
动态范围： > 85dB
输入衰减：0~55dB（步长5dB）
单边带相位噪声：-95dBc @ 30kHz偏置                             -105dBc @ 100kHz偏置
DANL（底噪）：典型值-14 dBm      (RBW: 100Hz, 预放：开)
频率                 典型值             最大值
10M-1GHz          -140dBm           -142dBm
1G-2GHz            -138dBm           -140dBm
2G-3GHz            -138dBm           -138dBm
测量范围： DANL - +30 dBm
端口驻波比： <1.5③ 天馈线分析仪频率范围：25MHz ~ 3GHz
频率分辨率：100kHz
数据点：126，251，501，1001
驻波比（VSWR）
驻波比范围：1 ~ 65
回损：0 ~ 60dB
分辨率：0.01dB
电缆损耗（cable loss）
动态范围：0 ~ 30dB
分辨率：0.01dB
故障点距离（DTF, Distance to Fault）
距离：1250米
分辨率：(1.5×108) (Vp) (Delta) (ZF)
驻波比范围：1 ~ 65
回损范围：0 ~ 60dB
增益/插损测量
频率范围：25MHz ~ 3GHz
频率分辨率：100kHz
输出功率电平：-10dBm典型值
动态范围：25MHz ~ 2GHz    80dB                  2GHz ～ 3GHz     60dB④ 功率计频率范围：100kHz ~ 3GHz
显示：±100dBm（用户可设）
测量范围：-70dBm ~ +30dBm
偏置范围：0 ~ 60dB
准确度：-40dBm≤功率≤30dBm±1.0dB　　-70dBm≤功率≤-40dBm±1.5dB
端口驻波比：<1.5⑤ 信道扫描器频率范围：100kHz ~ 3GHz
频率准确度：±10Hz+ 参考频率/时间准确度
测量范围： -110 ~ +20dBm                                             
信道功率准确度：±1.0dB⑥ CDMA发射机分析仪频率范围：410-495MHz，805-940MHz，1750-2170MHz
频率准确度：±10Hz+ 参考频率/时间准确度
波形因子(p)：0.9 < p < 1±0.005                                             
导频时间对齐(t)：±0.5us
码域功率：±0.5dB相对功率，  1.5dB绝对功率
导频功率：±1.0dB
信道功率：±1.0dB⑦ EVDO发射机分析仪频率范围：410～495MHz，805～940MHz，1750～2170MHz
频率准确度：±10Hz+ 参考频率/时间准确度
波形因子(p)：0.9 < p < 1±0.005                                             
导频时间对齐(t)：±0.5us
码域功率(CDP)：±0.5dB相对功率， ±1.5dB绝对功率
导频功率：±1.0dB
信道功率：±1.0dB⑧ WCDMA/HSDPA发射机分析仪频率范围：869MHz-894MHz
1710MHz-2170MHz
频率准确度：±10Hz+ 参考频率/时间准确度
EVM准确度：±2.0% for 2% < EVM < 20%                                             
剩余EVM ：3.0%典型值
码域功率：±0.5dB当码域功率>-27dB
16, 32, 64DCPH（测试模式1）
16, 32DCPH（测试模式2，3）
CPICH准确值：±1.0dB
信道功率：±0.7dB(典型值)
占用带宽：±100kHz
剩余ACLR：<-56dB@ 5MHz, <-58dB@10MHz
ACLR准确度：±0.7dB⑨ GSM/GPRS/EDGE发射机分析仪频率范围：450 ~ 500MHz；820 ~ 965MHz；1705 ~ 1995MHz
频率准确度：±10Hz+ 参考频率/时间准确度
GMSK调制质量
均方根相位误差：±0.5度
残余误差（GSMK）：±0.5度                                    
峰值相位误差准确度：±2.0度 
8PSK调制质量
测量精度 ：±1.5% (2%<EVM<25%)
参与误差：2.5%
剩余ACLR：<-56dB@ 5MHz、 <-58dB@10MHz
突发脉冲功率：±1.0dB⑩ GSM信道扫描器频率范围：450 ～ 500MHz、820 ～ 965MHz、1705 ～ 1995MHz
频率准确度：±10Hz+ 参考频率/时间准确度
测量范围：-110 - +20dBm
信道功率准确度：±1.0dB