标题：在线式烟气分析仪
技术参数
技术数据 - testo 360 
存储温度 -25.0...55.0 ℃ 
操作温度 -25.0...55.0 ℃ 
重量 21000.0 g 
规格 (LxWxH) 400.0 x 610.0 x 390.0 mm 
探头类型 量程
电化学 
(氧气) 0.0 ... 21.0 Vol.% O2 精度 +/-1.2% of f.v. (0.0 ... 21.0 Vol.% O2) 
电化学 
(一氧化氮) 0.0 ... 3000.0 ppm NO 精度 +/-2.8% of f.v. (0.0 ... 3000.0 ppm NO) 
电化学 
(二氧化氮) 0.0 ... 500.0 ppm NO2 精度 +/-1.0% of f.v. (0.0 ... 500.0 ppm NO2) 
电化学 
(一氧化氮) 0.0 ... 6160.0 mg/m&sup3; NO 
电化学 
(二氧化氮) 0.0 ... 1030.0 mg/m&sup3; NO2 
电化学 
(氮氧化合物) 0.0 ... 3500.0 ppm NOx 精度 +/-3.8% of f.v. (0.0 ... 3500.0 ppm NOx) 
电化学 
(氮氧化合物) 0.0 ... 7190.0 mg/m&sup3; NOx 
电化学 
(一氧化碳) 0.0 ... 10000.0 ppm CO 精度 +/-2.0% of f.v. (0.0 ... 10000.0 ppm CO) 
电化学 
(二氧化硫) 0.0 ... 5000.0 ppm SO2 精度 +/-2.5% of f.v. (0.0 ... 5000.0 ppm SO2) 
K型(NiCr-Ni) 
(温度) -40.0 ... 1200.0 ℃ 精度 +/-0.5 ℃ (0.0 ... 100.0 ℃) 
+/-0.5% 测量值 (100.0 ... 1200.0 ℃) 
K型(NiCr-Ni) 
(温度) -40.0 ... 2192.0 ℉ 精度 +/-0.5 ℉ (32.0 ... 211.9 ℉) 
+/-0.5% 测量值 (212.0 ... 2192.0 ℉) 
计算参数 
(二氧化碳) 0.0 ... 25.0 Vol. % CO2 精度 +/-1.5% of f.v. (0.0 ... 25.0 Vol. % CO2) 
电化学 
(二氧化硫) 0.0 ... 14650.0 mg/m&sup3; SO2 
绝对压力探头 
(压力) 40.0 ... 1200.0 hPa 精度 +/-14.0 hPa (40.0 ... 1200.0 hPa) 
电化学 
(一氧化碳) 0.0 ... 12560.0 mg/m&sup3; CO 
Testo 湿度传感器, 帽 
(烟气中水含量) 2.0 ... 31.0 精度 +/-4.0 (2.0 ... 31.0 ) 
计算参数 
(露点) 15.0 ... 70.0 ℃ td 
不可获得 
(温度) 0.0 ... 600.0 ℃ 精度 +/-0.5 ℃ (0.0 ... 100.0 ℃) 
+/-0.5% 测量值 (100.0 ... 600.0 ℃) 
不可获得 
(温度) 32.0 ... 1112.0 ℉ 精度 +/-0.5 ℉ (32.0 ... 211.9 ℉) 
+/-0.5% 测量值 (212.0 ... 1112.0 ℉) 
计算参数 
(Flow) 5.0 ... 40.0 m/s 
计算参数 
(差压) 0.0 ... 50.0 hPa 
探头一览 - testo 360-3 
简要描述 产品图片 订货号 
皮托管，1000mm长，连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速 0635 2345 
皮托管，300mm长，连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速 
0635 2245 
皮托管，350mm长，连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速 
0635 2145 
皮托管，500mm长，不锈钢制造，连接0638 1345/..1445/..1545 探头测量风速 
0635 2045 
加热手柄 
0600 7920 
不加热适配器 
0600 7911 
加热采样管(115V) 
0600 7821 
加热采样管(230V) 
0600 7820 
不锈钢法兰，用于快速安装 
0554 0760 
附件一览 - testo 360-3 
简要描述 订货号 
仪器箱 0516 0360 
HC传感器组件 0440 0099 
CO2传感器组件(包括绝对压力测量) 0440 0084 
SO2传感器组件 0440 0070 
烟气含湿量测量组件 0440 0063 
量程扩展组件(气体稀释) 0440 0059 
手动风量测量(差压测量)，使用皮托管 0440 0016 
加热气体采样软管，4m长 0401 0399 
铝合金仪器箱 0516 7900 
硅胶软管，5m长 0554 0440
主要特点
现在有一种满足上述所有要求的仪器，它就是testo 360在线式烟气分析仪，不仅精度高，而且组合灵活、紧凑耐用。 
具有最高测量精度的便携式仪器 
通过无数次的测试，将testo 360与德国T&Uuml;V ESSEN的标准仪器的测试结果作比较，实验证明电化学传感器能提供高精度的测量结果。 
过去，烟气排放的标准测量只采用固定式测量仪器。测试指引也是相应拟定的。便携式测量仪器不在考虑中，因此测量结果也不能被确认。这种做法不顾这样一个事实，在现代便携式仪器中电化学传感器已具有所需高精度的能力。 
新的DIN 33962（德国工业标准）如它的标题所表明，为“气态排放的测量，用于NO和NO2正式测量的自动测量设备”。这个标准首次使便携式组合仪器的使用成为可能。在使用这些测量仪器之前，要求DIN中许可的测量权限内，对它们进行相宜的测试。然后在德国柏林DIN－CERTCO（德国商标委员会）对它们进行登记（仪器上标DIN符号） 
标准中有关便携式测量仪器的技术条件是以固定式仪器相宜测试为基础的。并作了增补以用于便携式仪器。增加的技术条件有保护IP42的度数在现场快速测试的可达性（<30分钟）等内容，也可能包括额外的参数，如对CO、SO2和CO2进行相应测试。Testo 360满足所有这些条件。Testo 360被批准为各种类型的加热炉、燃料和NOx（NO和NO2）、O2、CO2、SO2等参数以及烟气水分含量的测量仪器。如需要上述测试报告，可向厂方提出要求。同适当的仪器组合，testo 360同样满足在美国、加拿大、南美洲和东南亚通用的美国EPA（环境保护机构）技术条件。
Testo 360优势一览
· 提供符合DIN 33962条件的标准测量 
· 一台仪器可实现各种参数的测量：NOX, CO, CO2, O2, SO2,HC和样气中水分含量、压差、风速、温度 
· 综合型专利气体预处理装置； 
· 利用测试气体可在现场对仪器进行测量和校准； 
· 可在极端恶劣的环境下使用，如高温和粉尘条件； 
· 允许无人监守，可达7天； 
· 为过程控制提供极限测量量程的最终值； 
· 售价合理，维修成本低，并且可短时间内收回成本 
适合于各种测量任务的附件
操作与分析
Testo 360借助于笔记本电脑进行操作。在这里处理测量结果以提供详细的文件。 
菜单驱动WINDOWS软件提供种类繁多的显示单元，需要更详细的资料，请参阅“软件”一节。测量结果可当场在单独的DIN A4打印机上打印出来。
样气分析
在分析器单元中装有可多达6个的气体传感器和一个气体准备单元（珀尔帖冷凝器）。在测量期间，盖子保持关闭，确保达到防水保护IP42的要求（溅水或下雨）。低达-25℃的环境温度由机内的仪器加热系统补偿。如果环境温度大于+45℃，则安装一个专用仪器冷却器。这样，在户外不良环境里，也能进行长期测量。 
分析器单元设计周全，可由用户实现升级或更换传感器。若需要，能实现准确的烟气测量，仪器能自动地提供湿度的精确测量值。在单本说明书上可得到更详细的资料。 
欲进行多天的长时间测量，可在办公室里预先编程，然后到现场开始测量，保证按所设定的间隔试验，测量不受干扰。仪器连续地存贮数据，以防止电源故障时丢失数据。
附件
实用的附件时testo 360使用起来更加方便，并且使额外的，特殊的应用成为可能，如： 
· 全部装备能够方便地放在手推车上搬运； 
· 使用附加的探头同时进行温度和mA/mV信号的测量。
仪器介绍
连续测量Testo 360也能在长时间内以最高精度进行测量。对于监测和校准，可程控的新鲜空气清洗和可程控的标准气体循环校准令数小时或数天的高精度测量成为可能。 
仪器全自动地触发连接的标准气体（任选）。自动完成零点和斜率校准。为了防止任何吸收作用，标准气体加到仪器上或直接加到烟气探头上。 
Testo 360具有的测量精度，迄今只有固定式测量系统才能达到。
烟气探头对工业加热炉进行测量时，烟气探头是非常重要的，它们经常不得不经受极端恶劣的条件，例如 
· 高温； 
· 腐蚀性冷凝液； 
· 粉尘； 
· 机械负载等等 
对要求精确及可再现的测试来说，正确选择探头类型是非常重要的。因为不是所有测量现场都是相同构造的，使用的探头必须与特定的场所相匹配。为此，我们为testo 360配备了一个标准组件的探头系统。全自动的 多功能探头是一个新部件。它用于同时进行气体分析和风速测量。为了防止因探头堵塞而产生错误值，可以方便地用压缩空气或氮气把灰尘吹掉。
测量系统优点用轿车运输 
testo 360设计紧凑，可轻易地用普通轿车装载和运输。电子部件和传感器设计有周全的保护，免除因震动和颠簸引起的损坏。它的合理工程设计和宽大的把手允许一个人就能携带。 
到达现场 
为了便于运输，比如在电站，testo 360连同打印机等附件仪器牢靠地放在轻便的手推车上，按照现有的空间，整个系统的组装和尺寸已自动调整匹配。一般情况下很难进入的现场对testo 360来说也不成问题。
烟气探头优点testo360测量系统的安装从把烟气探头装到连接套筒上开始，套筒的型号并不重要。 
一旦在烟气中放置好探头，接到测量仪器的软管通过坚固的连接，整套测量系统就被设置好了。 
如果探头系统需要加热，由电源提供热能，并在短时间内就准备就绪，开始加热。对于各种应用有两种不同的探头系统供选择： 
1．标准组件式探头系统： 
具有初级滤波器，能被加热并可延长到3米，最高温度：+1800℃。这种探头系统用于标准排放测量（比如依据T1空气）进行测量或过程测量（比如转炉）。 
2．多功能探头 
长达3米，运用皮托管原理进行综合风速测量以便在测量期间持续不断地监视体积流量。标准气体自动地直接进入探头顶部。气体通道可吹去粉尘，这个探头系统用于标准的EPA测量和连续测量以及烟气的固定式配置测量。
现场安装时间短缩短在现场的装配时间 
烟气探头通过加热的软管连接到仪器上。视不同用途通过笔记本电脑对烟气和新鲜空气循环进行程控。也可事先在办公室里编程，这点在某些情况下更能显示其优越性。比如：在测试现场有粉尘、下雨或低温等恶劣环境时。对用户来说，这意味着缩短装配时间，在测试现场需要的时间也相对地减少数小时。
自动标准气体校准对于标准排放测量和几天的长时间测量来说，用标准气体进行检验是必须执行的。如果要求高精度水平，这也往往是必需的。标准气体由仪器自动选择。在到达不允许偏差的情况下，自动实现新的校准。 
在现场使用标准气体不是绝对必须的，视测量过程而定，可预先在不同地方执行测试校准并把资料贮存好，事后需要时可再取出。
清晰布置的连接面板testo 360中的全部连接在清晰布置的连接面板上实现。在插入连接时应符合IP42的防水保护等级，（防溅水的）电气连接通过螺纹连接器，而气体输送器（采样气输送除外）采用快速接口。
自动测量仪器安装完毕，关上笔记本电脑和testo 360的盖子，这样可防止受到外部影响。Testo 360处于封闭状态操作时，只限于启动和停止测量，以及起动标准气体循环。在污染的大气中，这种措施也是有利的。一旦启动testo 360就不能由未经允许的人员去操作，盖子装有锁闩装置，以防止无人值守时被人篡改。 
错误信息会被贮存起来，并触发警报。如果错误严重，仪器自动停止，并且转换到新鲜空气档以保护测量系统。
菜单驱动操作通过笔记本电脑控制，使测量变得简便而安全。各个程序步骤被逻辑地排列，以适用于实际测量所要求的次序。
测量结果连续分析 
testo 360不仅提供高精度的测量结果，文件选件也是最高标准。这样，测量结果能容易地进行管理。 
由此，在电站内的加热炉的工作模式中，能显示排放测量值。 
如果发现固定测量系统的测量值偏高，可利用testo 360在烟气通道中作多点测量以搜寻错误源。
显示优点WINDOWS软件由三级组成： 
a.)基本软件：包含了手动测量、以表格或者曲线形式显示测量结果以及以后进一步以ASCII文件自理而贮存数据所需的程序。这个软件已作为标准装入了testo 360笔记本电脑中。 
b.)自动软件（选配）使用户可对烟气/新鲜空气循环进行编程。 
c.)分析软件（选配）允许用户作为专业文件处理以分析测量结果。测量结果之间的关系通过计算机或图形形象地显示出来。 
通过外部的DIN A4打印机，把测量结果直接打印出来。因此，可在现场生成文件。