标题：高低温循环试验箱
规格型号
容积（单位：L）
工作室尺寸（D*W*H）mm
外型尺寸（D*W*H）mm
LRHS-101-LJ
450×450×500
1200×1000×1650
LRHS-225-LJ
500×600×750
1300×1150×1900
LRHS-504-LJ
700×800×900
1450×1400×2100
LRHS-800-LJ
800×1000×1000
1550×1600×2250
LRHS-1000-LJ
1000×1000×1000
1850×1600×2250

显示器
1. 采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表，7英寸高清真彩[1]液晶触摸显示屏  lenpure产品实物图
2. 实时监控（监控控制器实时数据，信号点状态，实际输出状态）
3. 曲线记录功能3.3.1.控制器可存储600天内历史数据（24小时运行状态下，记录间隔1min以上，温湿度数据同时记录时），且可回放上传的控制内历史数据曲线
4.在机器停机状态下，可随时插入U盘导出或上传数据，并可通过随机赠送软件将导出来的文件在电脑查看或转成EXCEL格式
5.仪表配备USB端口，可直接通过端口驱动微型打印机预览及打印（选配）
6.温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
7.具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定
箱体结构
外箱材质：均采用优质（t=1.2mm）A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，更显光洁、美观
内箱材质：采用进口高级不锈钢（SUS304）
保温材质：硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
门保温材质：玻璃纤维棉
采用特制空调型低噪音长轴风扇电机，耐高低温不锈钢多翼式叶轮，以达强度对流垂直扩散循环
密封：门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭
门把手：采用无反作用门把手，操作更简便
脚轮：机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
观察窗采用多层中空钢化玻璃，内侧胶合片式导电膜加热除霜（清楚观察试验过程）
观察窗尺寸：310×270mm（对应容积：101L、225L）
430×440mm（对应容积：504L、800L、1000L）
测试孔：在机器左侧安装&oslash;50mm，用于外接测试电源线或信号线使用（孔径和孔数需在订货前另说明）
标配样品架二层
样品架承重：≤30kg/层
配有凝结水接水盘，并排除箱外
使用注意事项
1、在操作当中，除非有绝对需要，请不要打开箱门，否则可能导致以下不良后果：
（1） 高温冲出箱外，十分危险。
（2） 箱门外仍保持高温，易造成烫伤。
（3） 高温空气可能触发火灾报警，产生错误动作。  2、请注意本机确实安全接地，以免产生静电感应。
3、避免在3分钟内开闭冷冻机组。
4、如果箱内放置发热试料时，试料电源控制请使用外加电源，不要直接使用本机电源。
5、电路断路器，超温保护器，是提供本机测试品以及操作者的安全保护，故请定期检查。
6、绝对禁止试验爆炸性、可燃性及高腐蚀性物质。
7、请详阅本机说明书后方可操作本机。
操作须知
本试验箱绝对不能用于对下列物体或含有这些物体的试验：
（一）、爆炸物：
1、硝化甘醇（乙二醇二硝酸酯）、硝化甘油（丙二醇三硝酸酯）、硝化纤维素及其它爆炸性的硝酸酯类。
2、三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚（苦味酸）及其它爆炸性的硝基化合物。
3、过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。
（二）、可燃物：
1、自燃物：
金属：“锂”、“钾”、“钠”、黄磷、硫化磷、红磷。
赛璐璐类：碳化钙（电石）、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。
2、氧化物性质类：
（1） 氯酸钾、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类。
（2） 过氧酸钾、过氧酸钠、过氧酸锭以及其它的过氧酸盐类。
（3） 过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的无机过氧化物。
（4） 硝酸钾、硝酸钠以及其它的硝酸盐类。
（5） 次氯酸钾及其它的次氯酸盐类。
（6） 亚氯酸钠及其它的亚氯酸盐类。
(三)、易燃物：
(1) 乙醚、汽油、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到－30℃的物质。
(2) 普通乙烷、氧化化烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在－30℃以上而小于0℃的物质。
(3) 甲醇、乙醇、二甲苯、醋酸戊酯及其它燃点在0℃以上，小于30℃的物质。
(4) 煤油、轻油、松节油，异戊醇、醋酸及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。
（四）、可燃性气体：
氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体。
适用范围
本高低温试验箱适用于工业产品的性能可靠性实验用。本试验箱具有较大的温度控制范围，性能指标均达到国家标准GB2423.1－89、GB2423.2－89的要求，适用于GB2423.1～4《电工电子产品的基本环境试验规范》，《试验A：低温试验方法》；《试验B：高温试验方法》的产品进行高低温试验。
选型
型号
CLM-GD(J)W-100
CLM-GD(J)W -225
CLM-GD(J)W -500
CLM-GD(J)W -800
CLM-GD(J)W -010
工作室尺寸 D×W×H
450×450×500
500×600×750
700×800×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
外形尺寸D×W×H
1020×800×1580
1070×10301×825
1370×1130×1975
1570×1230×2125
1570×1430×2125
总功率
A:4.5KW
B:4.7KW
C/D;5.5KW
A:5KW
B:6KW
C/D:7KW
A:6KW
B:7KW
C/D:8.5KW
A:8KW
B:11KW
C/D;12KW
A:11KW
B:12KW
C/D:16KW
净重
A:190kg
B:260kg
C/D:290kg
A:260kg
B:290kg
C/D:330kg
A:320kg
B:390kg
C/D:430kg
A:460kg
B:520kg
C/D:560kg
A:560kg
B:610kg
C/D:690kg
性能指标温度范围
A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃
湿度范围
30~98% R?H
波动/均匀度
≤±0.5℃ /±2℃
温度偏差
+2%、-3%R?H
升温时间
-20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min
温湿度运行控制系统控制器
进口微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数）
精度范围
设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H，
指示精度：温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H
温湿度传感器
铂金电阻?PT100Ω
加热系统
完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
加湿系
外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
除湿系统
采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器
供水系统
加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/
全封闭风冷复选压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮

高低温循环试验箱安全装置
漏电断路器, 　
试验室温度过高、[2]过低保护器（控制器内置），
试验室温度过高、过低保护器 　 　
排气阀， 　
试样电源控制端子（触点容量：交流250伏6安培）， 　
高、低温室超温保护开关， 　
高、低温室超温保护（控制器内置）， 　
压缩机超压、过热保护， 　
断水继电器， 　
风机热继电器、电动机温度开关、电动机反转防止继电器， 　
压缩空气压力开关， 　
保险丝， 　
外部报警端子（触点容量：交250伏2安倍）