标题：玻璃转子流量计
简介
用途
玻璃转子流量计主要用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、食品、染料、环保及科学研  究等各个部门中，用来测量单相非脉动(液体或气体)流体的流量。防腐蚀型玻璃转子流量计主要用于有腐蚀性液体、气体介质流量的检测，例如强酸(氢氟酸除外)、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂和其它具有腐蚀性气体或液体介质的流量检测。[1]
玻璃转子流量计的选用
1． 测量的对象。即测量介质种类、压力大小、化学性质。如液体介质、气体介质，对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计。  2． 流量计本身性能。上述条件确定后一般讲，若价格没有大的变化，可优先选用针阀置于流量计上部的；有较大流通孔的，是直接流量刻度的；结构简单的；外部尺寸较小的等等。如是小流量范围，则可选用球浮子式，因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。
3． 根据价格选用。一般讲，精度高的价格高。要根据测量目的选用仪表精度等级，如只须控制测量介质通过量，经试运行调整，以后需始终稳定这个通过量，那么精度就是次要的。[2]
安装和使用说明
如何正确选用玻璃转子流量计
玻璃转子流量计是一种使用简单、读数方便、用途十分广泛的瞬时流量测量仪表。在环境保护设备仪器这个范畴里用量多达三万余台/年。因此，选好、用好这种仪表，极为重要。
玻璃转于流量计的品种及选用
玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为：普通型、带筋维管型，微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型和耐高压型八个系列。按照国家制订的仪表系列型谱，不论哪个系列，最多包括从1毫米到100毫米共12个口径数，可测量的流量范围是：液体（水）0.1毫升/分～40立方米/时，气体（空气）1毫升/分～1000立方米/时。用于环保仪器配套的玻璃转子流量计一般口径不超过10毫米，测量的流量属小流量范围。
玻璃转子流量计的选用可从以下几个方面考虑。
1． 测量的对象。即测量介质种类、压力大小、化学性质。如液体介质、气体介质，对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计。
2． 流量计本身性能。上述条件确定后一般讲，若价格没有大的变化，可优先选用针阀置于流量计上部的；有较大流通孔的，是直接流量刻度的；结构简单的；外部尺寸较小的等等。如是小流量范围，则可选用球浮子式，因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。
3． 根据价格选用。一般讲，精度高的价格高。要根据测量目的选用仪表精度等级，如只须控制测量介质通过量，经试运行调整，以后需始终稳定这个通过量，那么精度就是次要的。
4．流体自下而上流经锥管时，流体动能在浮子上产生的升力S和流体的浮力A使浮子上升，当升力S与浮力A之和等于浮子自身重力G时，浮子处于平衡，稳定在某一高度位置上，锥管上的刻度指示流体的流量值。
玻璃转子流量计的刻度修正
玻璃转子流量计的刻度，是生产厂在本厂条件下用近于理想流体的水和干燥空气作介质标定得到的。但在流量计的使用现场，有两种情形不能直接使用它的刻度值：一是测量介质不是水和空气，二是测且介质虽为水和空气，但其状态（温度．压力）与刻度状态有别。这样，在使用流量计时，为获得正确测量结果，就出现了需要把刻度值进行修正的问题。因而，解决好玻璃转子流量计刻度修正，是用好这种仪表的关键。
考虑到环保仪器使用转子流量计大量的用采测气体介质流量，因此下文仅就气体介质测量时的密度修正进行讨论。由于气体介质的粘度很小，故而讨论时略去粘度影响。实践证明，这不影响修正后的精度。
下面是转子流量计流量一般表达式
式（1）是不考虑介质粘度影响的计算式。从（1）式可明显得出：当一台流量计浮子位置高度确定后，被测介质密度ρ是唯一的变数，如果被测介质密度不同，则介质通过流量计的流量也不同。因此，刻度修正实际上也就是流量修正。
如果两种不同密度ρ1、ρ2的介质分别通过同台转子流量计时，若浮子平衡在同一位固上，由（1）式得转子流量计密度换算的基本式：
式中，P1、Tl和P2、T2是同一介质的两种状态分别用压力和温度两个参数表示。可见，对同种气体介质而言，其密度换算完全可以转化为不同状态下的温度、压力换算。这样，对于测量同种气体介质流量的刻度修正，最终变成了温度、压力的状态修正（实质上是密度修正），显而易见，这是一般使用单位极易实现的修正方法。
（一）在使用现场从流量计刻度读数如何求取实际流量值？
在使用现成应用转于流量计的目的只有一个：即检测被测介质的实际流量。但是，不少使用单位忽略了现场状态与流量计刻度状态（即标准状态）的不同，直接以流量计刻度读数作为被测介质的实际流量值，十分明显，这个实际流量是不真实的，它会给流量计的测量带来误差，从而给配套仪器最后的检测结果造成谬误。
在现场，从流量计刻度读数求取实际流量值，实质上是将流量计标准状态下的流量值换算成现场工况下的流量值。我们设现场工况有关参数代号分别为实际流量Q，介质压力P和温度T；转子流量计刻度的有关参数代号分别为流量Q比标准状态的压力Po和温度To，根据（4）式有：
利用（5）式，可见很方便地在现场从流量计读数求得被测介质实际流量值。需要特别指出，用（5）式计算时，P、P。、T、T。都应代入绝对值，而P是表前压，应在流量计上游侧、并紧靠流量计的管路部位测取。
例：使用某空气采样仪，运行时，采样仪上转子流量计读数为500毫升/分，测表前压为—100mmH 20（因使用抽气泵，所以是负压），现场温度为30℃，求此时空气的实际流量值。
解，根据测定的数据，有
这里，因为P。用毫米汞柱作单位，所以毫米水柱必须化成毫米汞柱，计算时，只须将毫米水柱除以13.6即可。
从上例结果看出，尽管现场状态与标准状态相差不大，但对测量结果却产生了22毫升/分（为标准值的4.4%）的差值。换句话路如果不修正，则流量值会产生4.4%的误差！
（二）用户根据实际使用流量，如何选购合适的转子流量计?
这个问题恰是上述（一）的逆过程，只需把（5）式反过来即成：
这里，Q是实际使用流量；P、T、Po、To都为已知，用〔6〕式d算出的Qn即为将要选购的转子流量计的刻度流量值。注意，Q应是常用流量。为保证流量计使用时有足够精度和余量，选购玻璃转子流量计的上限应为Qn的1.5倍。
我们想强调此条的重要性，因为，如果当被测介质压力较大时，它是绝对不可忽略的。例如，若被测介质压力为3kg/cm2，并假定温度与标准温度相差无几，则P=3+1kg/cm2 （绝对单位，P。=1），代入（6）式后将得到Qn÷2Q。就是说，若常用流量为Q，则合宜的流量计上限应为1.5×2 Q=3Q，如此时仍按Q选购流量计，势将满足不了使用要求而贻误生产。
转子流量计的密度换算还可以速过图解法来进行。
测量液体介质时的刻度修正往往涉及粘度修正，而粘度修正是十分繁杂，计算较为困难。尽管如此，还有别的方法可弥补，限于篇幅，这里再不累述。
主要特点
压力损失小
性能可靠
结构简单，安装使用方便
价格便宜
结构原理
流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时，在浮子上下之间产生压差，浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时，浮子处于平衡位置。因此  玻璃转子流量计，流经流量计的流体流量与浮子上升高度，即与流量计的流通米面积之间存在着一定的比例关系，浮子的位置高度可作为流量量度。原理与结构
流量计主要由一根自下而上扩大的锥形玻管和一只随流体流量大小上下移动的浮子组成（图3）。流体自下而上流经锥管时，流体动能在浮子上产生的升力S和流体的浮力A使浮子上升，当升力S与浮力A之和等于浮子自身重力G时，浮子处于平衡，稳定在某一高度位置上，锥管上的刻度指示流体的流量值。
流量计中浮子读数位置按图2所示:[1]
  江苏天能仪表提供
技术指标
玻璃转子流量计普通型
型号
公称通径mm
工作压力MPa
基本误差限%
范围度
测量范围
​​​液体
气体
​​​​​​​LZB-2
φ2
≤1
±4
1∶10
0.4～4
mL/min
6～60
mL/min
0.6～6
10～100
​​​​​​​1～10
16～160
​​​​​​​1.6～16
25～250
​​​​​​​LZB-3
φ3
≤1
±4
1∶10
2.5～25
40～400
​​4～40
60～600
​​​​​​​6～60
100～1000
​​​​​​​10～100
160～1600
​​​​​​​LZB-4
φ4
≤1
±4
1∶10
1～10
L/h
16～160
L/h
1.6～16
25～250
​​​​​​​2.5～25
40～400
​​​​​​​LZB-6
φ6
≤1
±2.5
1∶10
2.5～25
40～400
​​4～40
60～600
​​​​​​​6～60
100～1000
​​​​​​​LZB-10
φ10
≤1
±2.5
1∶10
6～60
100～1000
​​10～100
160～1600
​​​​​​​16～160
250～2500
​​​​​​​LZB-15
φ15
≤0.6
±1.5
1∶10
16～160
250～2500
​​25～250
400～4000
​​​​​​​40～400
600～6000
​​​​​​​LZB-25
φ25
≤0.6
±1.5
1∶10
0.04～0.4
m3/h
1～10
m3/h
0.06～0.6
1.6～16
​​​​​​​0.1～1
2.5～25
​​​​​​​LZB-40
φ40
≤0.6
±1.5
1∶10
－－－－
4～40
​​0.16～1.6
6～60
​​​​​​​0.25～2.5
－－－－
​​​​​​​LZB-50
φ50
≤0.6
±1.5
1∶10
0.4～4
10～100
​​0.6～6
16～160
​​​​​​​1～10
－－－－
​​​​​​​LZB-80
φ80
≤0.4
±1.5
1∶10
1∶5
1～10
50～500
​​1.6～16
80～400
​​​​​​​7～30
－－－－
​​​​​​​LZB-100
φ100
≤0.4
±1.5
1∶10
5～25
120～600
​​8～40
200～1000
​​​​​​​12～60
－－－－
​​​​​​​注：以上规格（DN2～10）流量计均为侧进侧出，软管或螺纹连接，下基座上带针型流量调节阀。
玻璃转子流量计液体流量均为以20℃清水标定刻度，气体流量均以20℃、101325Pa空气标定刻度。
根据用户要求，可以做特殊流量的流量计，DN100通径最大流量可达120m3/h，最大气流量可达3500m3/h，也可进行特殊修正标定。防腐型型号
公称通径mm
工作压力MPa
基本误差限%
范围度
测量范围
​​​液体
气体
​​​​​​​LZB-15F
φ15
≤0.6
±4
1∶10
0.016～0.16
m3/h
0.25～2.5
m3/h
0.025～0.25
0.4～4
​​​​​​​0.04～0.4
0.6～6
​​​​​​​LZB-25F
φ25
≤0.6
±2.5
1∶10
0.04～0.4
1～10
​​0.06～0.6
1.6～16
​​​​​​​0.1～1
2.5～25
​​​​​​​LZB-40F
φ40
≤0.6
±2.5
1∶10
－－－－
－－－－
​​0.16～1.6
4～40
​​​​​​​0.25～2.5
6～60
​​​​​​​LZB-50F
φ50
≤0.6
±2.5
1∶10
－－－－
－－－－
​​0.4～4
1～10
​​​​​​​0.6～6
1.6～16
​​​​​​​LZB-80F
φ80
≤0.4
±2.5
1∶10
1∶5
－－－－
－－－－
​​1～10
50～250
​​​​​​​1.6～16
80～400
​​​​​​​LZB-100F
φ100
≤0.4
±2.5
1∶10
－－－－
－－－－
​​5～25
120～1600
​​​​​​​8～40
200～1000
​​​​​​​注：公称通径≤10mm以下耐腐型需订做一般不带针型调节阀。
根据客户要求，可以生产高一级精度的耐腐型流量计。
流量计与被测介质接触部分材料普通型型号
基座及阀针
法兰
止档
浮子
导杆
密封填料
LZB-2
LZB-3
LZB-4
LZB-6
LZB-10
黄铜镀铬
－－－－-
聚四氟乙烯
（PTFE）
玛瑙或不锈钢
（1Cr18Ni9Ti）
－－－－-
耐酸碱橡胶（IV-1）
LZB-15
LZB-25
LZB-40
－－－－-
铸铁内衬
耐酸碱橡胶
（IV-1）
聚四氟乙烯
（PTFE）
不锈钢
（1Cr18Ni9Ti）
不锈钢
（1Cr18Ni9Ti）
耐酸碱橡胶（IV-1）
LZB-50
LZB-80
LZB-100
－－－－-
铸铁内涂
氨基烘漆
铸铁内涂
氨基烘漆
不锈钢
（1Cr18Ni9Ti）
不锈钢
（1Cr18Ni9Ti）
耐酸碱橡胶（IV-1）
GA24系列主要技术参数 
型号
公称通径(mm)
测量 范围(L/h)
精度(+%)
工作温度
工作压力
水20℃Water(L/h)
空气(101325pa 20℃)Air(m/h)
GA24-15GA24-15F
15
4~40 6.3~6310~100 12~12016~160 20~20025~250 30~30036~360 40~40046~460 63~63065~650 75~750
0.12~1.2 0.2~20.3~3 0.4~40.5~5 0.6~60.8~8 0.9~91.2~12 2~20
1.5
-20℃~+60℃或0℃~+120℃
≤1.0Mpa
GA24-25GA24-25F
25
40~400 50~50063~630 80~800100~1000 120~1200160~1600 200~2000250~2500 300~3000
1.6~162~202.5~253~304~405~506~60
GA24-40GA24-40F
40
160~1600 200~2000250~2500 300~3000400~4000 500~5000
5~506~608~809~9012~120
≤0.9Mpa
GA24-50GA24-50F
50
250~2500 300~3000400~4000 500~5000630~6300 800~80001000~10001500~15000
10~10012~12016~16020~20030~300
≤0.7Mpa
安装尺寸
公称通径(mm)
窗口尺寸AxB
L
C
D
E
15
37x302
500
Φ65
Φ95
4-Φ14
25
52x294
Φ85
Φ115
40
64x278
Φ110
Φ145
4-Φ18
50
94x266
Φ125
Φ160
全不锈钢型LZB-□□B或LZB-□□B0
法兰或基座及阀针、浮子及导杆、支承板、罩壳及螺栓等均为不锈钢1Cr18Ni9Ti，型号为LZB-□□B，如过流材质选用不锈钢0Cr18Ni12Mo2Ti（316），则需选LZB□□B0，需定做。　耐腐型LZB-□□F或LZB-□□F/B
DN2～10采用PTFE基座，DN15～100采用铸铁法兰内衬PTFE，型号为LZB-□□F。
DN15～100如要采用不锈钢（304或316）法兰内衬PTFE，则为全不锈钢耐腐型。型号为LZB-□□F/B（或B0）需定做。
注：所有通径流量计锥形玻管材料为高硼硅质玻璃.
公称通径≤10mm以下，普通耐腐型可采用全不锈钢材质，如果测量强腐蚀性介质，则基座和密封材料采用聚四氟乙烯，支承板采用不锈钢，一般不能带针阀，并需定做。　命名方法  外形结构及尺寸公称通径为DN2,3,4,6,10的流量计外形图及尺寸
  公称通径为DN15~100的流量计外形图及尺寸 
  注：配套使用时，我公司可按用户要求，对流量计外形及结构尺寸进行变动，特殊设计。
DN2~DN10可按美标NPT螺纹定做。DN15~DN100如果需采用美标ANSI法兰，则只能做全不锈钢系列。
发展
流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元前1000年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国著名的都江堰水利工程应用宝瓶口的水位观测水量大小等等。17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论基础，这是流量测量的里程碑。自那以后，18、19世纪流量测量的许多类型仪表的雏形开始形成，如堰、示踪法、皮托管、文丘里管、容积、涡轮及靶式流量计等。20世纪由于过程工业、能量计量、城市公用事业对流量测量的需求急剧增长，才促使仪表迅速发展，微电子技术和计算机技术的飞跃发展极大地推动仪表更新换代，新型流量计如雨后春笋般涌现出来。至今，据称已有上百种流量计投向市场，现场使用中许多棘手的难题可望获得解决。 
我国开展近代流量测量技术的工作比较晚，早期所需的流量仪表均从国外进口。 
流量测量是研究物质量变的科学，质量互变规律是事物联系发展的基本规律，因此其测量对象已不限于传统意义上的管道液体，凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题。流量和压力、温度并列为三大检测参数。对于一定的流体，只要知道这三个参数就可计算其具有的能量，在能量转换的测量中必须检测此三个参数。能量转换是一切生产过程和科学实验的基础，因此流量和压力、温度仪表一样得到最广泛的应用。
玻璃转子流量计的参数说明
玻璃转子流量计广泛应用于化工、石油、轻工、医药、环保、食品及计量测试、科学研究等部门，测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。 
耐腐玻璃转子流量计有较强的耐腐性能，可检测酸（氢氟酸除外）、碱、氧化剂和其它腐蚀性的气体或液体的流量，适用于化工、制药、造纸、污水处理等行业。
外形及安装尺寸
  
  
接触测量流体的零部件材质
  
型号规格及技术参数
  
应用范围
玻璃转子流量计应用及其广泛，流量测量技术与仪表的应用大致有以下几个领域。 
一，工业生产过程 
流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一，它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域，是发展工农业生产，节约能源，改进产品质量，提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中，流量仪表有两大功用：作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。 
二，能源计量 
能源分为一次能源（煤炭、原油、煤层气、石油气和天然气）、二次能源（电力、焦炭、人工燃气、成品油、液化石油气、蒸汽）及载能工质（压缩空气、氧、氮、氢、水）等。能源计量是科学管理能源，实现节能降耗，提高经济效益的重要手段。流量仪表是能源计量仪表的重要组成部分，水、人工燃气、天然气、蒸汽和油品这些常用的能源都使用着数量极其庞大的流量计，它们是能源管理和经济核算不可缺少的工具。 
三，环境保护工程 
烟气，废液、污水等的排放严重污染大气和水资源，严重威胁人类生存环境。国家把可持续发展列为国策，环境保护将是21世纪的最大课题。空气和水的污染要得到控制，必须加强管理，而管理的基础是污染量的定量控制。 
我国是以煤为主要能源的国家，全国有上百万个烟囱不停地向大气排放烟气。烟气排放控制是根治污染的重要项目，每个烟囱必须是安装烟气分析仪表和流量计，组成连椟排放监视系统。烟气的流量沆量有很大因难，它的难度为烟囱尺寸大且形状不规则，气体组分变化不定，流速范围大，脏污，灰尘，腐蚀，高温，无直管段等。 
四，交通运输 
有五种方式：铁路公路、航空、水运、和管道运输。其中管道运输虽早已有之，但应用并不普遍。随着环保问题的突出，管道运输的特点引起人们的重视。管道运输必须装备流量计，它是控制、分配和调度的眼睛，亦是安全监没和经济核算的必备工具。 
五，生物技术 
21世纪将迎来生命科学的世纪，以生物技术为特征的产业将获得迅速发展。生物技术中需监测计量的物质很多，如血液，尿液等。仪表开发的难度极大，品种繁多。 
六，科学实验 
科学实验需要的流量计不但数量多，且品种极其繁杂。据统计流量计100多种中很大一部分是应科研之需用的，它们并不批量生产，在市面出售，许多科研机构和大企业皆设专门小组研制专用的流量计。 
七，海洋气象，江河湖泊 
这些领域为敞开流道，一般需检测流速，然后推算流量。流速计和流量计所依据的物理原理及流体力学基础是共通的但是仪表原理及结构以及使用条件有很大差别。
玻璃转子流量计选型要素
玻璃转子流量计凭借着其使用和安装简单，价格也便宜工作效果明显，携带方面和直观，在工业的很多领域都可以看到它的身影。在这里为大家介绍的是关于玻璃转子流量计它有哪些种类、还有我们该怎么去选型、及它主要使用领域。
玻璃转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的锥形玻璃管及在内可上下移动的浮子。锥管在端向上,当流体自下而上经锥形玻璃管时，在浮子上下之间产生压差，浮子在此差压作用下上升。当使浮子上升的力与浮子所受的重力，浮子及粘性力三者的合力相等时，浮子处于平衡位置。因此，流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度，即与玻璃转子流量计的流通米面积之间存在着一定的比例关系，浮子的位置高度可作为流量量度。耐腐型系列玻璃转子主要由锥形玻璃管、浮子、上、下基座和支撑件连接组合而成
玻璃转子流量计的种类玻璃转子流量计根据用途和适应范围可分为：普通型、带筋维管型，微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型和耐高压型八个系列。
玻璃转子流量计的选型要素分析：
1、测量的对象。即测量介质种类、压力大小、化学性质。温度高低等等。如液体介质、气体介质，是否具有腐蚀性，对具腐蚀性的介质则应选择防腐型玻璃转子流量计。
2、根据价格选用。一般讲，精度高的价格高。要根据测量目的选用仪表精度等级，如只须控制测量介质通过量，经试运行调整，以后需始终稳定这个通过量，那么精度就是次要的。
3、流量计本身性能。上述条件确定后一般讲，若价格没有大的变化，可优先选用针阀置于流量计上部的；有较大流通孔的，是直接流量刻度的；结构简单的；外部尺寸较小的等等。如是小流量范围，则可选用球浮子式，因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。