标题：西安麒麟实验仪器有限公司
西安麒麟公司概述
成立于2008年初，立志于一定要上市的大型公司。公司成立以来研制生产了十大系列四十多个产品，畅销三十多个省，市自治区，受到500多所大专院校，科研机构的好评。流的生产技术，精良的制作工艺，可靠的质量保证和完善的售后服务及健全的管理体系继续为教学实验仪器行业提供高品质，优质量的科技产品。
拥有完备的生产制造设备和各类检测仪器，生产过程中严格执行产品制造要求，建立了一套完整的质量管理体系，使产品质量具有可靠的保证。
  麒麟大厦
八大核心产品
1.水热合成反应釜西安麒麟实验仪器有限公司水热合成反应釜又称聚合反应釜，消解罐，高压消解罐、高压罐、反应釜、压力溶弹、消化罐、水热合成釜、实验用反应釜。水热合成反应釜外体材料为1Cr18Ni9Ti，内杯材料为聚四氟乙烯。它可手动螺旋坚固。安全适用温度为260 ℃；最高温度可达330℃，最高适用压力为50kg/cm（4.9MPa）。是实验室小试型最适用的理想产品。
水热合成反应釜的详细内容：
水热合成反应釜是一种能分解难溶物质的密闭容器。可用于原子吸收光谱及等离子发射等分析中的溶样预处理；也可用于小剂量的合成反应；还可利用罐体内强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的。在气相、液相、等离子光谱质谱、原子吸收和原子荧光等化学分析方法中做样品前处理。是测定微量元素及痕量元素时消解样品的得力助手。可在铅、铜、镉、锌、钙、锰、铁、汞等重金属测定中应用，还可作为一种耐高温耐高压防腐高纯的反应容器，以及有机合成、水热合成、晶体生长或样品消解萃取等方面。在样品前处理消解重金属、农残、食品、淤泥、稀土、水产品、有机物等。因此，在石油化工、生物医学、材料科学、地质化学、环境科学、食品科学、商品检验等部门的研究和生产中被广泛使用。
水热合成反应釜的特点：
抗腐蚀性好，无有害物质溢出，减少污染，使用安全，升温、升压后，能快速无损失地溶解在常规条件下难以溶解的试样及含有挥发性元素的试样。外形美观，结构合理，操作简单，缩短分析时间，数据可靠。内有聚四氟乙烯衬套，双层护理，可耐酸，碱等。可代替铂坩埚解决高纯氧化铝中微量元素分析的溶样处理问题。
水热合成反应釜的操作方法
将反应物系指与釜体内，并保证加料系数小于0.8。当反应物系有腐蚀性时要将其置于四氟衬套内，方可保证釜体不受腐蚀。将HZ水热合成反应釜置于加热器内，按照规定的升温速率升温至所需反应温度（小于规定的安全使用温度）。待反应结束将其降温时，也要严格按照规定的降温速率操作，以利安全和反应釜的使用寿命。当确认腹内温度低于反应物系种溶剂沸点后方能打开釜盖进行后续操作。每次水热合成反应釜使用后要及时将其清洗干净，以免锈蚀。釜体、釜盖线密封处要格外注意清洗干净，并严防将其碰伤损坏。2.旋片真空泵概述
旋片真空泵主要由泵体、转子、旋片、端盖、弹簧等组成。装有旋片的偏置转子在泵腔内作回转运动，使由旋片分隔的泵腔工作室容积周期性变化以实现抽气的真空泵，称为旋片真空泵。旋片真空泵广泛应用于制冷、电子灯泡、印刷、食品包装、医疗、仪器化工等行业。
旋片真空泵的特点
1、旋片真空泵为双极直连结构，可用于干燥、密封容器等配套抽出空气或净真空设备。
2、具有体积小、重量轻、噪音低等特点。
3、不能作为压缩式输送泵使用。
旋片真空泵的真空原理
旋片真空泵的工作原理。旋片真空泵主要由泵体（静子）和转子组成。在转子槽中装有两块以上的旋片，有些泵旋片间还装有弹簧。转子偏心地装在泵腔内，其外缘与泵腔顶部表面的间隙为2～3微米。转子旋转时，在离心力等作用下,旋片沿槽作往复滑动并与泵腔内壁始终保持接触,将泵腔分成两个或几个可变容积的工作室。转子顺时针方向旋转时,与吸气口相通的吸气腔容积由零逐渐增大,腔内气体压力降低，被抽气体便从吸气口源源不断地吸入。同时,与排气口相通的排气腔容积由大变小，吸入腔内的气体被压缩，待气体压力高于大气压力时，推开排气阀排出大气。转子连续转动,泵便不断抽气。3.循环水真空泵西安麒麟实验仪器有限公司循环水真空泵是根据实验室面积小这一特点参照日本台式泵一次性塑造而成的外壳，缩小体积改进而成，具有体积小，重量轻，外形美观等特点，双表双抽头，双面相同的多用真空泵，既便于教师直观演示，学生也可任意开机，关机。
详细内用
循环水真空泵又叫水环式真空泵是一种粗真空泵。它所能获得的极限真空为2000-4000帕，串联大气喷射器可达270-670帕。循环水真空泵也可用作压缩机，称为水环式压缩机，是属于低压的压缩机，其压力范围为1-2X105帕表压力。
（1）循环水式多用真空泵本机采用双抽头，可单独或并联使用装有两个真空表。
（2）循环水式多用真空泵新改进防腐四抽头，可单独或并联使用，装有四个真空表。
（3）循环水式多用真空泵主机采用不锈钢机芯和防腐材质机芯两种材质制造，具有很强的耐酸、碱、腐蚀性能。　
（4）循环水式多用真空泵本机具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性；无污染、噪音低、移动方便，还可根据用户需要加装真空调节阀。
水循环真空泵又称循环水泵、循环水多用真空泵、水循环真空泵、循环水式真空泵、真空泵等等。
水环真空泵最初用作自吸水泵，而后逐渐用于石油、化工、机械、矿山、轻工、医药及食品等许多工业部门。在工业生产的许多工艺过程中，如真空过滤、真空引水、真空送料、真空蒸发、真空浓缩、真空回潮和真空脱气等，水环泵得到广泛的应用。由于真空应用技术的飞跃发展，水环泵在粗真空获得方面一直被人们所重视。由于水环泵中气体压缩是等温的，故可抽除易燃、易爆的气体，此外还可抽除含尘、含水的气体，因此，水环泵应用日益增多。
工作原理：泵体中装有适量的水作为工作液。当叶轮按图中顺时针方向旋转时，水被叶轮抛向四周，由于离心力的作用，水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的下部分内表面恰好与叶轮轮毂相切，水环的上部内表面刚好与叶片顶端（实际上叶片在水环内有定的插入深度）。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙空间，而这一空间又被叶轮分成和叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的下部零为起点，那么叶轮在旋转前180度时，小腔面积由小变大，且与端面上的吸气口相通，此时气体被吸入，当吸气终了时小腔则与吸气口隔绝；当叶轮继续旋转时，小腔由大变小，使气体被压缩；当小腔与排气口相通时，气体便被排出泵外。
循环水式多用真空泵是根据实验室面积较小这一特点，参照日本台式泵，一次性成型外壳，缩小体积改进而成，具有体积小，重量轻，外型美观等特点，双表、双头抽气，单表五抽头，双面相同的多用真空泵，即便於用户直观演示，还亦可在任意一面开机、关机。　
此泵是根据实验室面积小，我公司自行设计的一种新型台式循环水式真空泵，主机采用不锈钢材质。设有外循环装置，真空度稳定、外形美观、小巧玲珑别致独特。
◆本机采用双抽头，可单独或并联使用，装有两个表；
◆Ⅲ型循环水式多用真空泵，主要部件采用工程塑料和不锈钢，物美价廉；
◆ⅢA型循环水式多用真空泵，外观同Ⅲ型真空泵，但射流器、止回阀，抽气咀等重要部件全部采用不锈钢材质；
◆储水箱采用新研制的特种塑料材质，对含有丙酮、乙醚、氯仿等有机化学物质的作业，有耐腐蚀耐溶解作用。
◆主机采用不锈钢板冲压成形，精致美观，箱体为特殊工程塑料；
◆装有特制的流体消声器，减少水中的气体与液体的磨擦噪音，使真空度更高更稳。耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便，还可根据用户需要加装真空调节阀，操作方便；4.微型磁力高压反应釜该产品适用于进行化学、化工反应时，需要同时测定温度，添加惰性气体,压力，PH值， 电导，氧化还原电位的精密化学合成反应的实验。应用实例： 催化，高温高压合成，动力学检测，Fischer-Tropsch反应，加氢反应。
技术参数如下：
◆材质：釜体为纯钛材质/或316L不锈钢,操作台面为316L不锈钢，耐工作压力6MPa.工作温度:400℃以下.
◆加热方式：直接在反应釜大包围加热,简单方便,升温快，使用性强,用系列电热纤维炉/或电热环直接加热控温，加热功率：300W-500W。控温精度：±1℃
◆阀门管件为原装德国进口,接口均为标准配置。
◆搅拌速度,温度均为数字显示0-1500RPM，转速精度±1RPM
◆选用专利插入式针式K型传感器,工作温度:400℃以下 显示精度:±1℃标配含搅拌装置,纯钛材质反应釜本体,电热纤维炉,插入针式K型传感器等。
◆可充惰性气体,保护反应物不与空气直接接触。
◆可插入温度,压力,PH值,电导率传感器,保证准确测量相关数据。
◆技术亮点（1）：让繁琐的实验简单化，可实现在同一操作台面上不同环境下或同环境不同温度/不同压力下的多元化串联实验，25ML/50ML/100ML/200ML250ML/500ML。也可单独或并联、串连使用。
◆技术亮点（2）：可通过RS232通讯接口与计算机连接进行打印和显示用户需要的历史数值和实际曲线,通过软件实时监控整个系统。5.双层玻璃反应釜西安麒麟实验仪器有限公司双层玻璃反应釜夹层可以提供做高温反应（最高温度可以达到300℃）；双层玻璃反应釜也可以做低温反应（最低温度可以达到－80℃）；双层玻璃反应釜可以抽真空，做负压反应。而且它的独到的设计使试验更加的安全，更加的方便。
用途
玻璃双层反应器为双层玻璃设计，内层放入反应溶媒可做搅拌反应，夹层可通上不同的冷热源（冷冻液，热水或热油）做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下，在密闭的玻璃反应器内，可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应，并能做反应溶液的回流与蒸馏，是现代精细化工厂、生物制药和新材料合成的理想生产设备。
原理
通过双层玻璃反应釜夹层，注入恒温的（高温或低温）热溶媒体或冷却媒体，对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷，并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应，并能控制反应溶液的蒸发与回流，反应完毕，物料可从釜底的出料口放出，操作极为方便。是现代化学小样，中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。
特点
1.变频调速、交流感应电机。转速恒定，无电刷、无火花，安全稳定，可连续工作。 
2.全套玻璃仪器采用GG17高硼硅玻璃生产，有良好的化学、物理性能。 
3.玻璃夹层接口通上热油经过循环，可做加热反应，通上冷冻液可进行低温反应。 
4.可在常温下反应，通上自来水即能快速将反映热量带走。 
5.下放料口具法兰口和聚四氟阀门，容器内无死角，可拆卸便于固体物料出料。 
6.四口反应器盖，特大口设计便于清洁，标准口插口可选择组装回流，蒸馏合成装置。
使用说明
1、检查电源电压与机器铭牌上所提供的规格是否一致。 
2、插上电源插头，打开变频器上的电源开关，用调速旋钮来选择适合的转速. 
3、物料的流动与电机转速的动力在某一点时可能会产生共振，请改变电机的转速，避免共振。 
4、搅拌棒装上后，必须用手旋转一下，注意同心度是否好，如同心度不好应松开重夹，夹正后再打开电源，由慢至快逐步调整5、利用搅拌棒调节器，可按需要使搅拌叶子上下5cm。 
6、如发现釜密封性能下降，请检查搅拌器套内的旋转轴承。 
7、本反应装置玻璃仪器全部采用GG.17低膨胀系数耐高温优质硼硅玻璃制造，用户自配反应瓶等玻璃仪器，请确认准玻璃材质，以确保安全使用。 
8、玻璃釜上的夹层外接循环口，通上热油可做加热反应，能上冷却液可进行低温反应，如果利用蒸气加热，不可超过0.5K-1K（尽量不要利用压力蒸气加热）。
9、 在低温下进行试验时，底部的放料阀门会结霜，使用阀门时一定先局部解冻，以防绞碎玻璃。 
10、使用中溶液内如有微粒物体，放料时有可能存积剩物在阀门的聚四氟活塞上，再次使用时气密性会有影响，务必每次放料后先清洗，再次使用。6.旋转蒸发器西安麒麟实验仪器有限公司旋转蒸发器能在系统负压条件下恒温加热，通过旋转形成薄膜，然后由冷凝器回收溶媒，特别适合于对热敏感物料的浓缩、结晶、和分离溶媒回收等，经改型，还能做回料提取。本机是科教、生物、医药.化工、食品等行业进行科研、生产的仪器设备。
详细内容
转速数显：4-210转/分，宽调速，转速数显，直观方便。智能温控：室温-180℃宽范围温控，水油浴两用，应用更广泛，温度波动仅±0.2℃，蒸发更稳定，不容易冲料，无火花控制，
安全。
浴锅升降：玻璃固定不动，减少破损，低沸点蒸发时，收集瓶可浸入冰浴，减少二次蒸发。真空表：面板式真空表造型美观，数字清晰。球口：收集瓶球磨口联接，可轻松拆装密封性能优良。PTFE隔套：标准口玻璃之间有PTFE夹套，减少玻璃磨口“咬
死”，方便装拆，清洗。
立式冷凝器：机动性强，有三种选择。配置冷阱可做低沸点蒸发收集。高温长效密封：确保高温下动密封系统的耐腐蚀和长寿命，气密性特优。退瓶装置：旋转瓶ISO29标准口，可用螺纹轻松退下，减少玻璃损坏，解决高温下退瓶难。
特点
高蒸发率，高回收率，采用先进的变频、电子调速，确保电器性能。交流感应电机无级调速，无电、无火花、寿命长。整机模块式系列化设计，可扩展性强、安装、维修保养方便。减速箱蜗杆设轴承支承，用联轴器与电机联接，提高运行稳定性，延长寿命。精心设计的密封系统，耐腐蚀性强，真空度能达- 0．098Mpa。玻璃仪器采用GG-17耐高温硼硅玻璃制造，理化性能良好。
不锈钢底盘、水浴锅、外壳、主杆、铝合金铸件、造型美观耐腐蚀。关键密封件、变频器、电子元件从国外引进。7.玻璃仪器气流烘干器玻璃仪器气流烘干器是大专院校研究所化工医药实验必备的仪器设备。
本烘干器是将玻璃仪器倒置其上，经过过滤的洁净、热风被送到玻璃仪器的内壁，所以它是干燥玻璃仪器的高效。干燥设备。本烘干器装有冷热风选择开关，烘干好的玻璃管可用冷风迅速冷却，便于取拿不致灼手，本烘干器于玻璃仪器接触的风头为聚四氟乙烯件，极其洁净。本烘干器上一般配有粗、中、细三种干燥管（Φ17mm Φ12mm Φ8mm）。粗管用于干燥24口。更大的玻璃仪器，细管干燥14口、19口及更小的玻璃仪器更为适宜，实验室常用的实验仪器均可使用本烘干器。
本烘干器的风管采用活头，粗细可调，经实测260cc的三颈瓶约用5分钟，1000cc的三颈瓶约用10分钟即可干燥完毕。如用户需要干燥更多的玻璃仪器时，我们还可增加为10根、30根不等。
本烘干器分为A、B、C三种型号，A型为基本型，B型带有自动恒温控温装置，C型可调40°—120°，因此，能不受环境温度的影响。夏季不至过热，冬季仍有快干的高效，亦可供某些需低温烘干的特殊用途。
电源：交流电
电压：220伏
频率：50Hz
功率：A型500W B型800W
干燥管外径×长度（毫米）
（粗）Φ17×200（中）Φ12×180（细）Φ8×160 外形尺寸外径×高Φ400×440（mm）8.恒温水浴锅西安麒麟实验仪器有限公司恒温水浴锅广泛应用于干燥,浓缩,蒸馏,浸渍化学试剂,浸渍药品和生物制剂,也可用于水浴恒温加热和其他温度试验,是生物,遗传,病毒,水产,环保,医药,卫生,生化实验室,分析室教育科研的必备工具.其主要特点:A,工作室水箱选材不锈钢,有优越的抗腐蚀性能.B,温控精确,有数字显示,自动温控.C,操作简便,使用安全. 　
恒温水浴锅用途
广泛用于企业、医疗单位、大专院校、科研部门和生产单位进行蒸发、干燥、浓缩、恒温加热用。
恒温水浴锅特点
表面采用静电喷涂工艺，内胆、上盖均采用不锈钢板制作，抗腐蚀，可选择指针或数显控温，控温精度高，性能稳定。
使用说明
1．使用时必须加入温水能缩短加热时间和节约用电。 
2．开上电源开关，电源指示灯亮表示电源接通。 
3．将仪表设定到所需要的温度，加热指示灯亮表示电热管之电源接通加热，当温度表上之温度到达所需使用之温度时，稍待数分钟后，既性自动恒温控制。 
4．恒温控制器之刻度，仅作温度对照指示，并非温度批示刻度