金凤来仪智能水表推荐——一体式水表一体式水表
使用说明
流量表
1
、水表的最大允许误差：从包括最小流量Q1至不包括分界流量Q2的低区±5％；包括分界流量Q2至包括过载流量Q4的高区±2％。
2、管道的水压应大于0.02MPa。
3、工作电压：6V
4、卡型：ATMEL-T5557
主要技术参数
1射频卡智能表(见图1)
射频卡智能冷水表计量和监控数据是通过水表和液晶显示并用射频卡传递数据，液晶显示如下图所示：
图一     射频卡水表液晶布局
A．显示水量体积单位： m.3
B．显示容量为四位整数，一位小数。
C． 特定状态显示内容为： “本次购量”，“剩余用量”，“累计用量”，“阀关”,“阀开”，“交费”“换电池”，“限制本次购量”，“卡错”，“攻击”，“换电池”，“E-01[EE错]”，“E-03[受 磁 攻击]”，“E-07[内部电池电压过低]”。
D．显示“本次购量”：即本次存入用户卡购买的水量，将射频卡放在读卡位置即显示“本次购量XXXM”，然后会累加到原来剩余用量。
E．显示“剩余用量”。即每次读用户卡或到显示报警水量时，均显示“剩余用量XXXM”。
F．显示“累计用量”。即使用用户卡充值及查询