Câu hỏi: Khi thiết kế khẩu trang nửa mặt lọc hạt cần đảm bảo tuân thủ những yêu cầu gì?

Yêu cầu
7.1 Yêu cầu chung
Trong tất cả thử nghiệm, toàn bộ mẫu thử phải đáp ứng các yêu cầu.
7.2 Giá trị danh nghĩa và đúng sai
Trừ khi có quy định khác, các giá trị nêu trong tiêu chuẩn này được biểu thị bằng giá trị danh nghĩa. Ngoại trừ các giới hạn nhiệt độ, các giá trị không được nêu là cực đại hoặc cực tiểu phải có dung sai ± 5 %. Trừ khi có quy định khác, nhiệt độ môi trường để thử nghiệm phải là (16 - 32) °C và các giới hạn nhiệt độ phải có độ chính xác ± 1 °C.
7.3 Kiểm tra bằng mắt
Kiểm tra bằng mắt kể cả việc ghi nhãn và thông tin do nhà sản xuất cung cấp.
7.4 Bao gói
Khẩu trang nửa mặt lọc hạt phải được bảo quản trong bao bì thương mại để bảo vệ chống lại tổn hại cơ học và nhiễm bẩn trước khi sử dụng.
Thử nghiệm cần tiến hành theo 8.2.
7.5 Vật liệu
Vật liệu sử dụng phải phù hợp để chịu được việc xử lý và đeo trong suốt thời gian mà khẩu trang nửa mặt lọc hạt được sử dụng.
Sau khi trải qua điều kiện thử mô tả trong 8.3.1, không một khẩu trang nửa mặt lọc hạt nào bị lỗi cơ học ở phần lọc hoặc dây đai.
Phải thử nghiệm ba khẩu trang nửa mặt lọc hạt.
Khi được điều kiện thử theo 8.3.1 và 8.3.2, khẩu trang nửa mặt lọc hạt không được xẹp.
Mọi vật liệu từ màng lọc thoát ra bởi luồng không khí qua màng lọc phải không gây nguy hiểm hoặc phiền hà cho người đeo.
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.2.
7.6 Làm sạch và khử khuẩn
Nếu khẩu trang nửa mặt lọc hạt được thiết kế để có thể tái sử dụng, thì vật liệu làm khẩu trang phải chịu được các tác nhân và quy trình làm sạch và khử khuẩn do nhà sản xuất quy định.
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.4 và 8.5.
Theo 7.9.2, sau khi làm sạch và khử khuẩn, khẩu trang nửa mặt lọc hạt tái sử dụng phải đáp ứng yêu cầu chống xuyên thấm của loại liên quan.
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.11.
7.7 Tính năng thực tế
Khẩu trang nửa mặt lọc hạt phải trải qua các thử nghiệm tính năng thực tế trong các điều kiện thực tế. Các thử nghiệm chung này nhằm mục đích kiểm tra những lỗi không hoàn hảo của thiết bị đã không được phát hiện bằng các thử nghiệm nào đó trong tiêu chuẩn này.
Trong trường hợp các thử nghiệm tính năng thực tế cho thấy thiết bị thử nghiệm có các khiếm khuyết chưa hoàn hảo liên quan đến sự chấp nhận của người đeo, nhà thử nghiệm phải cung cấp đầy đủ chi tiết các bộ phận của các thử nghiệm tính năng thực tế đã bộc lộ những khiếm khuyết này.
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.4.
7.8 Hoàn thiện các bộ phận
Những bộ phận thiết bị có thể tiếp xúc với người đeo phải không có các cạnh hoặc gờ sắc nhọn.
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.2.
7.9 Lọt hạt
7.9.1 Độ lọt vào toàn phần
Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm phải chỉ ra rằng người đeo có thể sử dụng khẩu trang nửa mặt lọc hạt để bảo vệ với xác suất cao chống được nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra.
Mức độ lọt hạt toàn phần bao gồm ba thành phần: lọt qua phần bịt kín mặt, lọt qua van thở ra (nếu van thở ra được lắp) và xuyên thấm màng lọc.
Đối với khẩu trang nửa mặt lọc hạt đeo phù hợp với thông tin của nhà sản xuất, ít nhất 46 trong số 50 kết quả kiểm tra riêng lẻ (tức là 10 đối tượng x 5 bài tập) cho tổng lượng lọt vào trong không được lớn hơn.
và ngoài ra, giá trị số học trung bình của ít nhất 8 trong số 10 người đeo riêng cho giá trị độ lọt vào trong toàn phần không được lớn hơn.
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.5.
7.9.2 Độ xuyên thấm vật liệu màng lọc
Độ xuyên thấm màng lọc của khẩu trang nửa mặt lọc hạt phải đáp ứng các yêu cầu của Bảng 1.

Phải thử nghiệm tổng cộng 9 mẫu thử khẩu trang nửa mặt lọc hạt cho mỗi loại hạt khí dung.
Thử nghiệm phải tiến hành theo 8.11, sử dụng thử nghiệm xuyên thấm theo EN 13274-7 trên:
- 3 mẫu khi nhận;
- 3 mẫu sau khi xử lý đeo mô phỏng mô tả trong 8.3.1.
Thử nghiệm theo 8.11 bằng phép thử tiếp xúc với khối lượng xác định hạt khí dung thử nghiệm là 120 mg, và đối với các khẩu trang lọc hạt được tuyên bố là có thể tái sử dụng cần bổ sung thêm phép thử Bảo quản, theo EN 13274-7:
- đối với các thiết bị không thể sử dụng lại, thử nghiệm trên;
- 3 mẫu sau khi thử độ bền cơ học theo 8.3.3, tiếp theo là ổn định nhiệt độ theo 8.3.2;
- đối với các thiết bị có thể sử dụng, thử nghiệm trên;
- 3 mẫu sau khi thử độ bền cơ học theo 8.3.3, tiếp theo là ổn định nhiệt độ theo 8.3.2. và tiếp theo nữa là một chu kỳ làm sạch và khử khuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
7.10 Khả năng tương thích với da
Các vật liệu có thể tiếp xúc với da của người đeo không được gây kích ứng hoặc bất kỳ ảnh hưởng xấu nào khác đến sức khỏe.
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.4 và 8.5.
7.11 Tính dễ cháy
Vật liệu được sử dụng không gây nguy hiểm cho người đeo và không có tính chất dễ cháy.
Khi thử nghiệm, khẩu trang nửa mặt lọc hạt không được cháy hoặc không được tiếp tục cháy quá 5 s sau khi đưa ra khỏi ngọn lửa.
Khẩu trang nửa mặt lọc hạt không nhất thiết phải sử dụng được sau khi thử nghiệm.
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.6.
7.12 Hàm lượng CO2 trong không khí hít vào
Hàm lượng CO2 trong không khí hít vào (khoảng chết) không được vượt quá trung bình 1,0 % (theo thể tích).
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.7.
7.13 Dây nịt đầu
Dây nịt đầu phải được thiết kế sao cho có thể đeo vào và tháo khẩu trang nửa mặt lọc hạt ra một cách dễ dàng.
Dây nịt đầu phải có thể điều chỉnh được hoặc tự điều chỉnh được và phải đủ chắc chắn để giữ cố định khẩu trang nửa mặt lọc hạt một cách chắc chắn ở vị trí và có khả năng duy trì yêu cầu về độ lọt vào trong toàn phần.
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.4 và 8.5.
7.14 Trường nhìn
Trường nhìn có thể chấp nhận được nếu được xác định như vậy trong các thử nghiệm tính năng thực tế.
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.4.
7.15 (Các) van thở ra
Khẩu trang nửa mặt lọc hạt có thể có một hoặc nhiều (các) van thở ra, hoạt động chính xác theo mọi hướng.
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.2 và 8.9.1.
Nếu có sử dụng van thở ra, nó phải được bảo vệ chống lại hoặc chịu được bụi bẩn cũng như hư hại cơ học, và có thể được che đậy hoặc bao gồm bất kỳ thiết bị nào khác cần thiết cho khẩu trang nửa mặt lọc hạt tuân theo 7.9.
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.2.
(Các) van thở ra, nếu được lắp, phải tiếp tục hoạt động chính xác sau một lưu lượng thở ra liên tục 300 L/min trong khoảng thời gian 30 s.
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.3.4.
Khi vỏ van thở ra được gắn vào chỗ, nó phải chịu được lực kéo dọc trục 10 N tác dụng trong 10 s. Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.8.
7.16 Kháng thở
Các mức kháng thở tác động vào khẩu trang nửa mặt lọc hạt có van và không có van phải đáp ứng các yêu cầu của Bảng 2.
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.9.

7.17 Tắc, nghẽn
7.17.1 Yêu cầu chung
Đối với các thiết bị sử dụng một lần, thử nghiệm tắc là thử nghiệm tùy chọn. Đối với các thiết bị có thể sử dụng lại, việc kiểm tra là bắt buộc.
Các thiết bị được thiết kế có khả năng chống tắc, thể hiện bằng sự tăng chậm kháng thở khi được nạp đầy bụi, phải được thử nghiệm như mô tả trong 8.10.
Không được vượt quá mức kháng thở quy định trước khi đạt tới mức tải bụi yêu cầu 833 mg, h/m3.
7.17.2 Kháng thở
7.17.2.1 Khẩu trang nửa mặt lọc hạt có van
Sau khi làm tắc, kháng thở hít vào không được vượt quá
- FFP1: 4 mbar
- FFP2: 5 mbar
- FFP3: 7 mbar
ở lưu lượng liên tục 95 L/min;
Kháng thở ra không được vượt quá 3 mbar ở lưu lượng liên tục 160 L/min.
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.9.
7.17.2.2 Khẩu trang nửa mặt lọc hạt không van
Sau khi làm tắc, kháng thở hít vào và thở ra không được vượt quá
- FFP1: 3 mbar
- FFP2: 4 mbar
- FFP3: 5 mbar
ở lưu lượng liên tục 95 L/min.
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.9,
7.17.3 Sự xuyên thấm của vật liệu lọc
Tất cả các loại (có van và không có vân) khẩu trang nửa mặt lọc hạt được tuyên bố là đáp ứng yêu cầu làm tắc nghẽn cũng phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong 7.9.2, đối với thử nghiệm xuyên thấm theo EN 13274-7, sau khi xử lý gây tắc.
Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.11, sử dụng EN 13274-7.
7.18 Các bộ phận có thể tháo lắp
Tất cả các bộ phận tháo lắp được (nếu được lắp) phải được kết nối dễ dàng và chắc chắn, bằng tay. Thử nghiệm phải được tiến hành theo 8.2.