YuITC/Vietnamese-Legal-Documents huggingface dataset:
Mục 1. VĂN PHÒNG SAU THỰC ĐỊA
Điều 15. Nhiệm vụ văn phòng sau thực địa
1. Hoàn thiện, thống kê các tài liệu nguyên thủy thu thập bao gồm số liệu đo từ biển, số liệu đo biến thiên từ, các nhật ký đo từ, kiểm tra và hoàn chỉnh việc đồng bộ giữa số liệu đo trường từ và số liệu GPS.
2. Tính các giá trị hiệu chỉnh Deviaxia, hiệu chỉnh biến thiên từ ngày đêm, hiệu chỉnh đồng bộ máy (nếu có).
3. Liên kết nội trong diện tích khảo sát để tính giá trị trường từ T và dị thường ∆Ta tương ứng mốc thời gian của mùa khảo sát.
4. Thành lập bản đồ trường từ T và bản đồ dị thường từ ∆Ta của mùa khảo sát.
5. Lập báo cáo kết quả thi công thực địa.
Điều 16. Tính giá trị hiệu chỉnh biến thiên ngày đêm, hiệu chỉnh Deviaxia
1. Giá trị hiệu chỉnh biến thiên ngày đêm được xác định theo công thức: dTbt = Tđbt - Ttbn (III.1) trong đó: dTbt: giá trị hiệu chỉnh biến thiên ngày đêm; Tđbt: giá trị trường từ đo được tại trạm biến thiên từ cùng thời điểm đo từ trên biển; Ttbn: giá trị trung bình trường từ trong suốt thời gian đo của mùa thực địa tại trạm biến thiên từ.
2. Trường hợp đo từ trên những vùng biển xa, không thể đo được biến thiên từ thì sử dụng số liệu của đài địa từ gần nhất để hiệu chỉnh biến thiên ngày đêm. Số hiệu chỉnh biến thiên ngày đêm được tính trên cơ sở số liệu của đài địa từ theo công thức sau: dTbt = Tbt đài địa từ - Ttbn đài địa từ ( III.2 ) trong đó: dTbt: giá trị hiệu chỉnh biến thiên để quy về trường từ tại một thời điểm; Tbt đài địa từ: giá trị đo được tại đài địa từ cùng thời điểm đo trên biển; Ttbn đài địa từ: giá trị trung bình năm lấy theo số liệu của đài địa từ. Khi chưa có giá trị Ttbn của đài địa từ để hiệu chỉnh thì được phép dùng giá trị Ttbn của năm trước nhưng phải hiệu chỉnh phần biến thiên thế kỷ theo năm đo đạc.
3. Giá trị hiệu chỉnh deviaxia được xác định cho từng hướng đo của tuyến đo và lấy bằng gia số giá trị trường từ tại hướng đó trên đường cong Deviaxia.
Điều 17. Xác định giá trị trường từ toàn phần T
1. Giá trị trường từ T toàn phần được tính theo công thức: T = Tđo - dTbt - dTđe ( III.3) trong đó: T: giá trị trường từ T sau khi hiệu chỉnh biến thiên ngày đêm và Deviaxia; Tđo: giá trị trường từ đo được trên tuyến đo; dTbt: giá trị hiệu chỉnh biến thiên ngày đêm; dTđe: giá trị hiệu chỉnh Deviaxia.
2. Trường hợp kết quả đo lặp giữa các máy đo từ biển được sử dụng có sự chênh lệch quá 1/3 sai số cho phép của bản đồ trường từ cần thành lập thì phải tiến hành hiệu chỉnh đồng bộ máy.
Khi đó giá trị trường từ T toàn phần được tính theo công thức: T = Tđo - dTbt - dTđe - dTđbm ( III.4) trong đó: T: giá trị trường từ T sau khi hiệu chỉnh biến thiên ngày đêm, Deviaxia và hiệu chỉnh đồng bộ máy; Tđo: giá trị trường từ đo được trên tuyến đo; dTbt: giá trị hiệu chỉnh biến thiên ngày đêm; dTđe: giá trị hiệu chỉnh Deviaxia; dTđbm: giá trị hiệu chỉnh đồng bộ máy.
Điều 18. Liên kết nội và tính trường từ toàn phần T của vùng đo
1. Việc liên kết nội được tiến hành bằng cách sử dụng mạng lưới tựa hoặc sử dụng một số tuyến dọc và tuyến ngang tạo thành mạng lưới đa giác khép kín trên mạng lưới tuyến đo.
2. Nội dung các phương pháp cân bằng mạng lưới tựa và tính giá trị trường từ toàn phần T năm khảo sát của vùng đo được quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Quy định này.
Điều 19. Tính giá trị dị thường từ ΔTa
1. Giá trị dị thường từ ∆Ta được tính theo công thức: ΔTa = T - To (III.5 ) trong đó: T: giá trị cường độ trường từ toàn phần sau khi liên kết; To: giá trị trường từ bình thường IGRF tương ứng thời gian mùa thi công.
2. Trường hợp đo từ ở tỷ lệ lớn hơn 1:50.000, diện tích vùng đo nhỏ và trường từ To trong phạm vi vùng đo ít thay đổi, có thể chọn một điểm giá trị T đã hiệu chỉnh và liên kết nội trong vùng làm gốc và tính dị thường ∆T = T - Tgốc hoặc tính Trend bậc 1 của trường từ T sau đó tính ∆T = T - trendT.
Điều 20. Đánh giá sai số bản đồ trường từ. Sai số của bản đồ trường từ được tính theo công thức sau: ( III.6) trong đó: e: sai số bản đồ; di: giá trị chênh lệch tại điểm thứ i giữa hai lần đo của tuyến kiểm tra và tuyến thường đã được hiệu chỉnh liên kết; n: số điểm cắt tham gia tính sai số với n ≥ 20. Trường hợp diện tích khảo sát nhỏ, không đủ 20 điểm giao cắt giữa tuyến thường với tuyến kiểm tra, cho phép sử dụng thêm các điểm giao cắt giữa tuyến dọc và tuyến ngang tham gia tính sai số.
Điều 21. Lập bản đồ trường từ của vùng đo
1. Bản đồ trường từ của vùng đo bao gồm:
a) Bản đồ trường từ T;
b) Bản đồ dị thường từ ∆Ta.
2. Bản đồ trường từ T và bản đồ dị thường từ ∆Ta phải được thành lập trên nền bản đồ địa hình đáy biển giản lược hoặc nền bản đồ độ sâu đáy biển giản lược, hệ tọa độ VN-2000.
3. Bản đồ trường từ T phải được thành lập dưới dạng bản đồ đẳng trị. Các đường đẳng trị vẽ màu đen nét liền, trên đó ghi rõ giá trị trường từ của đường đẳng trị. Tiết diện đẳng trị được lấy bằng 2 đến 3 lần sai số bản đồ cần thành lập.
4. Bản đồ dị thường từ ∆Ta phải được thành lập dưới dạng bản đồ đẳng trị màu. Tiết diện đẳng trị được lấy bằng 2 đến 3 lần sai số bản đồ cần thành lập. Bản đồ đẳng trị màu được biểu diễn theo 1 trong 2 dạng sau:
a) Đường đẳng trị màu đen liền nét, nền màu hồng hoặc đỏ biểu thị trường dị thường từ dương với độ đậm tăng dần theo cường độ trường; nền màu xanh biểu thị trường dị thường từ âm, với độ đậm tăng dần theo giá trị âm lớn;
b) Đường đẳng trị liền nét có màu thay đổi biểu thị sự thay đổi trường từ. Nguyên tắc chọn màu của đường đẳng trị theo quy định chọn màu nền tại điểm a Khoản này.
5. Trường hợp dự án đo từ có yêu cầu phải thành lập bản đồ đồ thị dị thường từ ∆Ta thì thực hiện như sau:
a) Bản đồ đồ thị dị thường từ ∆Ta phải thể hiện được các đồ thị trường từ của các tuyến theo đúng vị trí của tuyến trên bản đồ. Trường từ dương biểu diễn bằng màu đỏ, trường từ âm biểu diễn bằng màu xanh;
b) Tỷ lệ ngang của bản đồ đồ thị dị thường từ ∆Ta được lấy bằng tỷ lệ của bản đồ trường từ T và bản đồ dị thường từ ∆Ta;
c) Tỷ lệ đứng được chọn sao cho 1mm trên bản đồ ứng với 2 ÷ 3 lần sai số bình phương trung bình xác định trường dị thường từ ∆Ta. Trường hợp khu vực trường dị thường từ có cường độ mạnh thì được phép tăng tỷ lệ đứng và phải đóng khung đánh dấu khu vực này.
Điều 22. Lập báo cáo kết quả thi công. Sau khi kết thúc mùa khảo sát phải lập báo kết quả thi công. Nội dung chủ yếu của báo cáo kết quả thi công được quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Quy định này.
Mục 2. VĂN PHÒNG LẬP BÁO CÁO TỔNG KẾT
Điều 23. Nhiệm vụ của công tác văn phòng lập báo cáo tổng kết
1. Thống kê, hệ thống hóa các tài liệu nguyên thủy đã thực hiện của toàn dự án.
2. Hiệu chỉnh, liên kết tài liệu đo từ đã tiến hành theo các mùa về thời điểm thống nhất.
3. Thành lập các bản đồ trường từ T và bản đồ dị thường từ ∆Ta cho toàn vùng đo của dự án.
4. Xử lý, phân tích và luận giải địa chất tài liệu từ biển.
5. Viết báo cáo tổng kết.
Điều 24. Hiệu chỉnh biến thiên thế kỷ
1. Hiệu chỉnh biến thiên thế kỷ để tính chuyển trường từ T và dị thường ∆Ta các năm khảo sát quy về năm thành lập bản đồ trường từ, số liệu biến thiên thế kỷ lấy theo IGRF.
2. Trường từ T và dị thường ∆Ta năm thành lập bản đồ được tính theo các công thức sau: T(năm TLBĐ) = T(năm khảo sát) - dTtk (III.7) ∆Ta(năm TLBĐ) = ∆T a(năm khảo sát) - dTtk (III.8) trong đó: T(năm TLBĐ):giá trị trường từ T năm thành lập bản đồ; ∆T a(năm TLBĐ): giá trị trường dị thường ∆Ta năm thành lập bản đồ; T(năm khảo sát): giá trị trường từ T năm khảo sát; ∆T a(năm khảo sát): giá trị trường dị thường ∆Ta năm khảo sát; dTtk: đại lượng biến thiên thế kỷ cần hiệu chỉnh giá trị trường từ đo được ở năm khảo sát quy về năm thành lập bản đồ.
Điều 25. Liên kết ngoại toàn dự án
1. Việc liên kết ngoại toàn dự án chỉ được tiến hành sau khi đã tiến hành hiệu chỉnh biến thiên thế kỷ và được quy định tại Điều 18 của Thông tư này.
2. Trường hợp có tuyến đo liên kết cắt qua tất cả các vùng khảo sát và các vùng liên kết nằm liền kề nhau cho phép dùng 2 ÷ 3 tuyến thẳng để liên kết ngoại.
3. Trường hợp không có các tuyến đo liên kết, phải sử dụng các đoạn đo chờm phủ của các tuyến thường hoặc các tuyến tựa để liên kết ngoại.
Điều 26. Thành lập bản đồ
1. Nội dung và phương pháp thành lập bản đồ trường từ T và bản đồ dị thường từ ∆Ta thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Thông tư này.
2. Sai số bản đồ thành lập được tính theo công thức (III.6).
Điều 27. Xử lý, phân tích và luận giải địa chất tài liệu đo từ
1. Toàn bộ tài liệu đo từ phải được xử lý, phân tích và luận giải địa chất nhằm:
a) Làm rõ đặc điểm của trường từ và các dị thường từ;
b) Xác định các cấu trúc địa chất, đứt gãy, magma, khoáng sản liên quan.
2. Kết quả xử lý, phân tích luận giải tài liệu đo từ được thể hiện dưới dạng các bản đồ hoặc sơ đồ cấu trúc địa chất theo tài liệu từ. Bản đồ hoặc sơ đồ cấu trúc địa chất theo tài liệu từ phải thể hiện các nội dung chủ yếu sau:
a) Hệ thống đứt gãy và các yếu tố thế nằm của đứt gãy chính (độ sâu phát triển, hướng cắm, hướng dịch chuyển);
b) Các đơn vị cấu trúc theo tài liệu từ: các đới, khối, phụ khối cấu trúc, các vùng nâng sụt móng;
c) Các thành tạo magma.
Điều 28. Báo cáo tổng kết
1. Báo cáo tổng kết công tác đo từ biển gồm thuyết minh và các bản vẽ kèm theo. Báo cáo tổng kết phải phản ánh đầy đủ các nội dung đã thực hiện, các kết quả đạt được theo quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.
2. Báo cáo tổng kết công tác đo từ phải được số hoá, phân lớp thông tin, biểu diễn và quản lý bằng công cụ GIS phù hợp với hệ thống các bản đồ của dự án điều tra cơ bản tài nguyên khoáng sản biển mà công tác đo từ biển là một bộ lập.
Điều 29. Tài liệu nguyên thủy công tác đo từ biển. Tài liệu nguyên thủy gồm công tác đo từ biển gồm:
1. Đĩa ghi kết quả đo trường từ.
2. Đĩa ghi tọa độ tuyến đo.
3. Tài liệu đo biến thiên từ.
4. Bản đồ tuyến đo.
5. Tài liệu kiểm định, kiểm tra máy.
6. Sơ đồ tài liệu thực tế tuyến đo.
7. Nhật ký đo địa vật lý và các sổ ghi chép thực địa khác.
Điều 30. Sản phẩm đo từ biển
1. Báo cáo tổng kết.
2. Các tài liệu nguyên thủy.
Điều 10. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,08 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,08 3 Bàn làm việc cái 01 96 0,08 4 Ghế tựa cái 02 96 0,08 5 Tủ tài liệu cái 01 96 0,04 6 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,04 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,01 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,01 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,08 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,02 11 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,18 12 Điện năng kw 0,32 * Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ nhiệt độ.
Điều 12. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,24 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,24 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,12 4 Tủ tài liệu cái 01 96 0,12 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,24 6 Ghế tựa cái 02 96 0,24 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,04 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,04 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,24 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,18*0,01 11 Thẻ nhớ USB cái 01 36 0,03 12 Điện năng kw 0,40 * Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ nhiệt độ.
MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU. ĐVT: - Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng: mức vật liệu/5 PTĐ; - Nhiệt kế tối cao: mức vật liệu/4 PTĐ; - Nhiệt kế hiện số, nhiệt ký: mức vật liệu/1 PTĐ; - Thiết bị tạo trường: mức vật liệu/1 thiết bị.
Điều 13. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ. Không sử dụng vật liệu.
Điều 14. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ. TT Vật liệu ĐVT Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng các loại Nhiệt ký, nhiệt kế hiện số Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất lỏng) Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất khí) 1 Nước đá kg 5,00 - - - 2 Muối kg 0,01 - - - 3 Cồn 900 lít 0,25 0,50 20,00 - 4 Nước cất lít 5,00 - 20,00 - 5 Bút bi cái 0,01 0,01 0,010 0,01 6 Khăn lau 30 * 30cm cái 0,01 0,10 1,00 1,00 7 Giấy trắng A4 ram 0,04*0,10 0,04*0,10 0,04*0,10 0,04*0,10 8 Mực in lazer hộp 0,08*0,01 0,08*0,01 0,08*0,01 0,08*0,01 9 Dầu máy lít - 0,01*0,10 - - 10 Xăng lít - 0,01 0,50 1,00 11 Bút lông cái - 0,01 - - 12 Giản đồ tờ - 2,00 - - 13 Mực ghi giản đồ lọ - 0,02*0,10 - - 14 Ngòi bút giản đồ cái - 2,00 - - 15 Kẹp giản đồ cái - 0,02 - - 16 Sổ ghi số liệu quyển 0,05*0,10 0,05*0,10 0,05*0,10 0,05*0,10 17 Sổ giao nhận máy quyển 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 18 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định: TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,06 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,14 3 Kiểm tra đo lường 0,80
Điều 15. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ.
TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim kẹp giấy hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD cái 1,00 * Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ nhiệt độ.
Điều 22. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,32 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,32 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,16 4 Tủ tài liệu cái 01 96 0,16 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,32 6 Ghế tựa cái 02 96 0,32 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,05 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,05 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,32 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,02*0,1 11 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,24 12 Thẻ nhớ USB cái 01 36 0,03 13 Điện năng kw 0,30 * Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ độ ẩm.
MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ. ĐVT: - PTĐ áp suất: ca/1 PTĐ; - Thiết bị tạo trường áp suất: ca/1 thiết bị.
Điều 29. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ áp suất. TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,02 Điện năng kw 0,30 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Chuẩn khí áp bộ 01 0,04 0,39 Thiết bị tạo trường áp suất cái 01 0,50 0,39 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,17 Điện năng kw 6,60 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,07 Máy vi tính cái 01 0,40 0,32 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,03 Điện năng kw 2,53 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,20 2.3 Kiểm tra đo lường 0,77 3 Xử lý chung 1,00 (2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ áp suất. (3) Mức cho từng loại PTĐ áp suất tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ áp suất tính theo hệ số quy định.
Điều 32. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ áp suất không khí. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,43 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,43 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,14 4 Tủ tài liệu cái 01 96 0,14 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,43 6 Ghế tựa cái 02 96 0,43 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,07 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,07 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,43 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,03*0,1 11 Thẻ nhớ USB cái 01 60 0,03 12 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,32 13 Điện năng kw 0,40 * Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ áp suất.
Điều 51. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Quạt thông gió 100W cái 01 60 1,22 2 Đèn neon 40W bộ 15 36 1,22 3 Máy bơm nước 0,8kw cái 01 96 0,21 4 Máy bơm lọc nước 0,8kw cái 01 96 0,21 5 Tủ điện cái 01 60 0,41 6 Phần mềm điều khiển xe kiểm định bộ 01 60 1,22 7 Phần mềm tính toán và xử lý số liệu bộ 01 60 1,22 8 Áo BHLĐ cái 03 9 1,22 9 Mũ bảo hộ mềm cái 03 12 1,22 10 Găng tay đôi 03 3 1,22 11 Khẩu trang cái 03 1 1,22 12 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 13 Chổi lông cái 01 6 0,03 14 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 1,22 15 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 1,22 16 Bàn làm việc cái 01 60 1,22 17 Ghế tựa cái 02 60 1,22 18 Máy ổn áp cho hệ thống 45KVA cái 01 60 1,22 19 Bình đựng dầu nhớt cái 01 36 0,41 20 Can đựng xăng cái 01 36 0,41 21 Can đựng mỡ công nghiệp cái 01 36 0,41 22 Kích thủy lực cái 01 96 0,03 23 Mỏ hàn điện 40w cái 01 96 0,03 24 Thước kẻ dài cái 01 36 0,03 25 Thước cong bộ 01 36 0,03 27 Bàn rà trục lưu tốc kế cái 01 60 0,03 28 Bộ sửa chữa cơ khí bộ 01 60 0,03 29 Búa cao su, búa sắt nhỏ cái 01 60 0,03 30 Khay đựng xăng rửa máy cái 01 36 0,03 31 Máy rửa vòng vòng bi LTK (6V-DC) cái 01 60 0,03 32 Máy kiểm tra độ nhạy LTK chuyên dùng cái 01 60 0,03 33 Giá để dụng cụ cái 01 60 0,41 34 Giá để lưu tốc kế cái 01 60 0,41 35 Can đựng xăng thải cái 01 36 0,03 37 Bánh xe chính (bọc cao su) bộ 02 12 1,
22 38 Vòng bi bánh xe chính bộ 08 12 1,22 39 Vòng bi mô tơ đảo hướng bộ 06 12 1,22 40 Công tắc hành trình cái 03 6 1,22 41 Khớp nối dẫn động mềm của xe cái 02 36 1,22 42 Bàn chải sắt cái 01 12 0,03 43 Điện năng kw 9,95 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,10 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,18 3 Kiểm tra đo lường 0,72 (2) Mức cho từng loại PTĐ vận tốc dòng chảy tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ vận tốc dòng chảy tính theo hệ số quy định.
Điều 52. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,35 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,35 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,18 4 Tủ tài liệu cái 01 96 0,18 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,35 6 Ghế tựa cái 02 96 0,35 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,06 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,06 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,35 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,20*0,01 11 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,26 12 Thẻ nhớ, USB cái 01 36 0,03 13 Điện năng kw 0,34 * Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ vận tốc dòng chảy.
MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 56. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa. Theo quy định tại Điều 6
Điều 57. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa. TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 1 3 3 Xử lý chung 1 1 2
Điều 58. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ lượng mưa. ĐVT: công nhóm/1 PTĐ TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 0,09 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 0,47 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,09 2.3 Kiểm tra đo lường 0,35 3 Xử lý chung 0,13 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa. (2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mưa tính theo hệ số quy định. TT Loại PTĐ Hệ số 1 Máy đo mưa chao lật 1,00 2 Máy đo mưa siphông, cơ điện 1,25
Điều 72. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,40 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,40 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,10 4 Tủ tài liệu cái 01 96 0,20 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,40 6 Ghế tựa cái 02 96 0,40 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,07 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,07 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,40 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,03 11 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,30 12 Thẻ nhớ, USB cái 01 36 0,03 13 Điện năng kw 0,73 * Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ mực nước.
MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Điều 86. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động. Theo quy định tại Điều 6
Điều 87. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động. TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 1 3 3 Xử lý chung 1 1 2
Điều 88. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động. ĐVT: công nhóm/1 sen sơ (trạm khí tượng tự động) TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 0,51 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 4,28 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,17 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,52 2.3 Kiểm tra đo lường 3,59 3 Xử lý chung 1,07
Điều 96. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động. Theo quy định tại Điều 6
Điều 97. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động. TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 1 3 3 Xử lý chung 1 1 2
Điều 98. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động. ĐVT: công nhóm/1 trạm đo TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,19 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,13 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,08 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,24 2.3 Kiểm tra đo lường 0,81 3 Xử lý chung 0,43 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các đầu đo. (2) Mức cho từng loại đầu đo trạm tự động tính theo hệ số quy định trong bảng. TT Loại PTĐ Hệ số 1 Đầu đo lượng mưa 1,00 2 Đầu đo mực nước 2,00
Điều 106. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro). Theo quy định tại Điều 6
Điều 107. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro). TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 2 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 2 3 Xử lý chung 2 2
Điều 108. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro). ĐVT: công nhóm/1 PTĐ. TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,18 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,22 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,18 2.3 Kiểm tra đo lường 1,00 3 Xử lý chung 0,25
Điều 116. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa. Theo quy định như Điều 6
Điều 117. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa.
TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 2 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 2 3 Xử lý chung 1 1
Điều 118. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa. ĐVT: công/1 PTĐ. TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,09 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 0,54 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,09 2.3 Kiểm tra đo lường 0,42 3 Xử lý chung 0,13 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa. (2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mưa tính theo hệ số quy định. TT Loại PTĐ Hệ số 1 Máy đo mưa chao lật 1,00 2 Máy đo mưa cơ khí 1,25 3 Máy đo mưa cơ điện 1,35
Điều 126. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng (nhật quang ký). Theo quy định tại Điều 6
Điều 127. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng (nhật quang ký). TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1 1 3 Xử lý chung 1 1
Điều 128. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng. ĐVT: công/1 PTĐ TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,06 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 0,62 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,09 2.3 Kiểm tra đo lường 0,50 3 Xử lý chung 0,13
Điều 136. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân. Theo quy định tại Điều 6
Điều 137. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân. TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1 1 3 Xử lý chung 1 1
Điều 138. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân. ĐVT: công/1 PTĐ. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 0,05 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,63 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,10 2.3 Kiểm tra đo lường 1,50 3 Xử lý chung 0,25
Điều 146. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước. Theo quy định tại Điều 6
Điều 147. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước. TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 2 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 2 3 Xử lý chung 1 1
Điều 148. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước. ĐVT: Công nhóm/1 PTĐ.
TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,13 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,93 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,05 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,13 2.3 Kiểm tra đo lường 1,75 3 Xử lý chung 0,25 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ đo mực nước. (2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mực nước tính theo hệ số quy định. TT Loại PTĐ Hệ số 1 Máy đo mực nước phao 1 2 Các máy đo mực nước phao cơ điện 2 3 Máy đo áp lực, siêu âm 2,5
Điều 156. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động. Theo quy định tại Điều 6
Điều 157. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động. TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 2 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 2 3 Xử lý chung 1 1
Điều 158. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động. ĐVT: Công nhóm/1 PTĐ TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,18 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 0,71 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,06 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,15 2.3 Kiểm tra đo lường 0,50 3 Xử lý chung 0,18 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các trạm đo bức xạ tự động. (2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại trạm đo bức xạ tự động tính theo hệ số quy định. TT Loại PTĐ Hệ số 1 Trạm có một sen sơ trực xạ, tổng xạ 1,00 2 Trạm bức xạ (05 sen sơ) 5,00
Điều 89. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn trạm khí tượng tự động. TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,14 Điện năng kw 2,53 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2.1 SEN SƠ ĐO NHIỆT ĐỘ Chuẩn nhiệt độ dải đo (-10°C đến 90°C); độ chính xác gấp 3 lần độ chính xác của PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn bộ 01 0,15 0,23 Thiết bị kiểm định (Tạo trường nhiệt độ không khí) chiếc 01 2,40 0,23 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,15 Điện năng kw 7,66 2.2 SEN SƠ ĐO ĐỘ ẨM Chuẩn độ ẩm (chuẩn điểm sương) bộ 01 0,05 0,46 Thiết bị tạo trường độ ẩm (Tủ tạo ẩm bộ 01 3,00 0,46 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,31 Điện năng kw 18,15 2.3 SEN SƠ ĐO ÁP SUẤT Thiết bị tạo trường áp suất cái 01 0,50 0,89 Chuẩn khí áp cái 01 0,04 0,89 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,40 Điện năng kw 11,36 2.4 SEN SƠ ĐO GIÓ Thiết bị tạo trường vận tốc gió cái 01 29,80 0,24 Chuẩn vận tốc gió (ống Pitot) cái 01 - 0,24 Chuẩn khí áp cái 01 0,02 0,24 Bộ biến đổi và đo chênh lệch áp suất, giới hạn nhỏ (1 Torr-1mmHg) bộ 01 0,02 0,24 Bộ biến đổi và đo chênh lệch áp suất, giới hạn lớn (10 Torr-10mmHg) bộ 01 0,02 0,24 Nhiệt kế hiện số (sen sơ và bộ hiển thị) bộ 01 0,03 0,24 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,16 Điện năng kw 63,22 2.5 SEN SƠ ĐO MƯA Thiết bị kiểm định lượng mưa cái 01 0,30 0,31 Cốc đo chuẩn lượng nước cái 01 0,31 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,21 Điện năng kw 4,44 2.6 SEN SƠ ĐO BỨC XẠT Thiết bị tạo trường bức xạ bộ 01 2,50 0,44 Bộ chuẩn bức xạ (gồm bộ cảm ứng và bộ hiển thị) bộ 01 0,50 0,44 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,30 Điện năng kw 01 16,63 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,29 Máy vi tính bộ 01 0,40 1,28 Máy in lazer bộ 01 0,40 0,13 Điện năng kw 10,04 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định.
TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,12 2.3 Kiểm tra đo lường 0,84 3 Xử lý chung 1,00
Điều 99. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo mực nước và lượng mưa tự động. TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,02 Điện năng kw 0,45 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2.1 Đo mưa Thiết bị kiểm định lượng mưa cái 01 0,3 0,28 Thiết bị chuẩn lượng nước bộ 01 0,3 0,28 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,2 0,19 Điện năng kw 4,92 2.2 Đo mực nước Thiết bị chuẩn bộ 01 0,15 0,42 Thiết bị kiểm định mực nước cái 01 0,8 0,42 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,2 0,28 Điện năng kw 8,53 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,12 Máy vi tính cái 01 0,40 0,52 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,05 Điện năng kw 4,04 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,07 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,21 2.3 Kiểm tra đo lường 0,72 3 Xử lý chung 1,00 (2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau đối với đầu đo khác nhau. (3) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại đầu đo của trạm tính theo hệ số quy định trong Bảng mức cho từng loại đầu đo.
Điều 109. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió áp lực Munro. TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,05 Điện năng kw 0,89 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Chuẩn vận tốc gió cái 01 0,02 0,73 Điện năng kw 0,25 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,07 Máy vi tính cái 01 0,40 0,30 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,02 Điện năng kw 2,31 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,15 2.3 Kiểm tra đo lường 0,82 3 Xử lý chung 1,00
Điều 119. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mưa cơ, cơ điện, đo mưa chao lật. TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,02 Điện năng kw 0,45 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Thiết bị kiểm định lượng mưa cái 01 0,30 0,32 Điện năng kw 0,82 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,02 Máy vi tính cái 01 0,40 0,08 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,01 Điện năng kw 0,61 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,05 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,17 2.3 Kiểm tra đo lường 0,78 3 Xử lý chung 1,00 (2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa. (3) Mức cho từng loại PTĐ lượng mưa tính theo hệ số quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ lượng mưa.
Điều 139. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân. TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,01 Điện năng kw 0,12 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Chuẩn khí áp cái 01 0,04 0,98 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,22 Điện năng kw 4,37 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,03 Máy vi tính cái 01 0,40 0,15 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,02 Điện năng kw 1,17 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,02 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,06 2.3 Kiểm tra đo lường 0,92 3 Xử lý chung 1,00
Điều 149. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước. TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,03 Điện năng kw 0,64 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Thiết bị chuẩn bộ 01 0,15 1,16 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,52 Điện năng kw 11,02 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,03 Máy vi tính cái 01 0,40 0,15 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,02 Điện năng kw 1,17 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,07 2.3 Kiểm tra đo lường 0,91 3 Xử lý chung 1,00 (2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ đo mực nước. (3) Mức cho từng loại PTĐ mực nước tính theo hệ số quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mực nước tính theo hệ số quy định.
Điều 91. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức I SEN SƠ ĐO NHIỆT ĐỘ 1 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm bộ 01 120 0,15 2 Áo BHLĐ cái 03 12 0,91 3 Dép đi trong phòng đôi 03 6 0,91 4 Khẩu trang cái 03 12 0,91 5 Găng tay đôi 03 6 0,91 6 Máy hút ẩm 2kw chiếc 01 60 0,05 7 Quạt thông gió 40W chiếc 01 96 0,15 8 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,15 9 Kính lúp độ phóng đại 5x cái 01 60 0,03 10 Đèn bàn 40W cái 01 60 0,15 11 Kìm điện cái 01 60 0,03 12 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 13 Chổi lông cái 01 6 0,03 14 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 15 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 0,91 16 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 0,91 17 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,91 18 Tủ đựng nhiệt kế chuẩn cái 01 60 0,91 19 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,23 20 Bàn làm việc cái 01 96 0,91 21 Ghế tựa cái 02 96 0,91 22 Tủ đựng tài liệu cái 01 96 0,23 23 Điện năng kw 0,99 II SEN SƠ ĐO ĐỘ ẨM 1 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm bộ 01 120 0,31 2 Áo BHLĐ cái 03 12 1,85 3 Dép đi trong phòng đôi 03 6 1,85 4 Khẩu trang cái 03 12 1,85 5 Găng tay đôi 03 6 1,85 6 Máy hút ẩm 2kw chiếc 01 60 0,05 7 Quạt thông gió 40W chiếc 01 96 0,31 8 Đèn Neon 40W bộ 02 30 1,85 9 Tủ sấy hạt ẩm 1,5kw cái 01 120 0,46 10 Kính lúp cái 01 60 0,03 11 Đèn bàn 40W cái 01 60 0,31 12 Tuốc nơ vít các loại bộ 01 60 0,03 13 Kìm điện cái 01 60 0,
03 14 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 15 Chổi lông cái 01 6 0,03 16 bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 17 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 0,46 18 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 0,46 19 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,46 20 Tủ đựng chuẩn ẩm cái 01 96 0,46 21 Bàn làm việc cái 01 96 1,85 22 Ghế tựa cái 02 96 1,85 23 Giá đỡ thiết bị cái 01 96 0,46 24 Bình đựng dầu cái 01 36 0,03 25 Can đựng cồn 20 lít cái 01 36 0,03 26 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 36 0,03 27 Bình thủy tinh 20 lít cái 01 60 0,03 28 Túi vải đựng hạt ẩm cái 01 24 0,03 29 Giá đựng ẩm kế (trước và sau khi kiểm định) cái 01 60 0,46 30 Điện năng kw 2,19 III SEN SƠ ĐO ÁP SUẤT 1 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm bộ 01 120 0,59 2 Áo BHLĐ cái 02 12 3,55 3 Dép đi trong phòng đôi 02 6 3,55 4 Khẩu trang cái 02 12 3,55 5 Găng tay đôi 02 6 3,55 6 Máy hút ẩm 2kw chiếc 01 60 0,05 7 Quạt thông gió 40W chiếc 01 96 0,45 8 Đèn Neon 40W bộ 02 30 3,55 9 Tủ bảo quản chuẩn cái 01 96 0,68 10 Kính lúp cái 01 96 0,03 11 Đèn bàn 40W cái 01 96 0,03 12 Tuốc nơ vít cái 01 60 0,03 13 Kìm điện cái 01 60 0,03 14 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 15 Chổi lông cái 01 6 0,03 16 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 0,89 17 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 0,89 18 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,89 19 Tủ đựng chuẩn khí áp cái 01 96 0,89 20 Bàn làm việc cái 01 96 3,55 21 Ghế tựa cái 02 96 3,
55 22 Giá đỡ thiết bị cái 01 96 0,89 23 Bình đựng dầu cái 01 36 0,03 24 Can đựng cồn 20 lít cái 01 36 0,03 25 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 36 0,03 26 Điện năng kw 3,43 IV SEN SƠ ĐO GIÓ 1 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm bộ 01 120 0,16 2 Áo BHLĐ cái 02 12 0,96 3 Dép đi trong phòng đôi 02 6 0,96 4 Khẩu trang cái 02 12 0,96 5 Găng tay đôi 02 6 0,96 6 Máy hút ẩm 2kw chiếc 01 60 0,05 7 Quạt thông gió 40W chiếc 01 96 0,16 8 Đèn Neon 40W bộ 40 30 0,96 9 Máy nén khí chuyên dùng cái 01 120 0,16 10 Thiết bị lưu giữ và xử lý số liệu cái 01 60 0,16 11 Đèn bàn 40W cái 01 36 0,03 12 Chuẩn vận tốc gió (ống Pitot) cái 01 60 0,24 13 Micromanomet cột nước bộ 01 60 0,24 14 Chuẩn hướng gió (la bàn) cái 01 60 0,24 15 Thiết bị kiểm định hướng gió cái 01 60 0,24 16 Phần mềm điều khiển thiết bị ống động bộ 01 60 0,24 17 Phần mềm tính toán và xử lý số liệu bộ 01 60 0,24 18 Tuốc nơ vít cái 01 60 0,03 19 Kìm điện cái 01 60 0,03 20 Chổi lông cái 01 6 0,03 21 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 22 Các van cái 01 36 0,24 23 Ống dẫn khí ống 01 36 0,24 24 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 0,96 25 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,96 26 Bàn làm việc cái 01 96 0,96 27 Ghế tựa cái 02 96 0,96 28 Giá đỡ, gá lắp thiết bị cái 01 96 0,24 29 Bình đựng dầu cái 01 36 0,03 30 Can đựng cồn 20 lít cái 01 36 0,03 31 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 36 0,03 32 Điện năng kw 1,
55 V SEN SƠ ĐO MƯA 1 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm bộ 01 120 0,21 2 Áo BHLĐ cái 02 12 1,22 3 Dép đi trong phòng đôi 02 6 1,22 4 Khẩu trang cái 02 12 1,22 5 Găng tay đôi 02 6 1,22 6 Máy hút ẩm 2kw cái 01 60 0,05 7 Quạt thông gió 40W cái 01 96 0,21 8 Đèn Neon 40W bộ 02 30 1,22 9 Thước cặp (Panme) cái 01 96 0,03 10 Tủ bảo quản chuẩn cái 01 60 0,31 11 Đèn bàn 40W cái 01 36 0,03 12 Ni vô cái 01 60 0,03 13 Tuốc nơ vít cái 01 60 0,03 14 Kìm điện cái 01 60 0,03 15 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 16 Chổi lông cái 01 6 0,03 17 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 18 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 0,31 19 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 0,31 20 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,31 21 Bàn làm việc cái 01 96 1,22 22 Ghế tựa cái 02 96 1,22 23 Bình đựng dầu cái 01 36 0,03 24 Can đựng cồn 20 lít cái 01 36 0,03 25 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 36 0,03 26 Điện năng kw 1,73 VI SEN SƠ ĐO BỨC XẠ 1 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm bộ 01 120 0,30 2 Áo BHLĐ cái 02 12 1,78 3 Dép đi trong phòng đôi 02 6 1,78 4 Khẩu trang cái 02 12 1,78 5 Găng tay đôi 02 6 1,78 6 Hút ẩm 2kw cái 01 60 0,05 7 Quạt thông gió 40W cái 01 96 0,30 8 Đèn Neon 40W bộ 02 30 1,78 9 Ni vô cái 01 36 0,03 10 La bàn cái 01 36 0,03 11 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 36 0,03 12 Ổ cắm điện cái 01 36 0,
94 13 Kìm cái 01 60 0,03 14 Tô vít cái 01 60 0,03 15 Bàn làm việc cái 01 96 1,78 16 Ghế tựa bộ 02 96 1,78 17 Tủ đựng tài liệu cái 01 96 0,44 18 Điện năng kw 2,13 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,12 3 Kiểm tra đo lường 0,84
Điều 110. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro). ĐVT: ca/1 PTĐ. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,29 2 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,29 3 Găng tay đôi 02 3 0,29 4 Khẩu trang cái 02 1 0,29 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,29 6 Ghế tựa cái 02 96 0,29 7 Quạt trần 100W cái 01 36 0,29 8 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,29 9 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,30 10 Điện năng kw 0,23
Điều 112. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro). TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,40 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,40 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,20 4 Bàn làm việc cái 01 96 0,40 5 Ghế tựa cái 02 96 0,40 6 Quạt trần 100W cái 01 36 0,07 7 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,40 8 Thẻ nhớ, USB cái 01 36 0,03 9 Điện năng kw 0,33
Điều 120. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa. ĐVT: ca/1 PTĐ. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,14 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,14 3 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,14 4 Găng tay đôi 02 3 0,14 5 Khẩu trang cái 02 1 0,14 6 Bàn làm việc cái 01 96 0,14 7 Ghế tựa cái 02 96 0,14 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,02 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,14 10 Điện năng kw 0,12 * Mức cho công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa
Điều 122. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 01 9 0,10 2 Dép đi trong phòng đôi 01 12 0,10 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,10 4 Bàn làm việc cái 01 96 0,10 5 Ghế tựa cái 02 96 0,10 6 Quạt trần 100W cái 01 36 0,02 7 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,10 8 Thẻ nhớ, USB cái 01 36 0,03 9 Điện năng kw 0,10 * Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa.
Điều 140. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân. ĐVT: ca/1 PTĐ. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 01 9 0,04 2 Dép đi trong phòng đôi 01 12 0,04 3 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,04 4 Găng tay đôi 01 3 0,04 5 Khẩu trang cái 01 1 0,04 6 Bàn làm việc cái 01 96 0,04 7 Ghế tựa cái 02 96 0,04 8 Tủ tài liệu cái 01 96 0,04 9 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,04 10 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,04 11 Quạt trần 100W cái 01 36 0,04 12 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,04 13 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,01 14 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,15 15 Điện năng kw 0,76
Điều 142. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 01 9 0,20 2 Dép đi trong phòng đôi 01 12 0,20 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,20 4 Tủ tài liệu cái 01 96 0,20 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,20 6 Ghế tựa cái 02 96 0,20 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,03 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,03 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,20 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,05 11 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,15 12 Thẻ nhớ, USB cái 01 36 0,03 13 Điện năng kw 0,80
MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU. ĐVT: mức vật liệu/1 sen sơ ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ. ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ. ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ. ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ. ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ.
Điều 93. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động. Không sử dụng vật liệu.
Điều 94. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động. TT Vật liệu ĐVT Định mức I SEN SƠ ĐO NHIỆT ĐỘ 1 Xăng lít 0,01 2 Dầu máy lít 0,01*0,10 3 Cồn 90o lít 0,50 4 Nước cất lít 0,25 5 Giấy trắng A4 ram 0,04*0,10 6 Bút bi cái 0,10 7 Khăn lau 30 * 30cm cái 0,50 8 Bút lông cái 0,01 9 Sổ ghi số liệu quyển 0,05*0,10 10 Sổ giao nhận máy quyển 0,01*0,10 11 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,10 II SEN SƠ ĐO ĐỘ ẨM 1 Xăng lít 0,05 2 Cồn lít 0,05 3 Nước cất lít 0,25 4 Nước máy lít 5,00 5 Xà phòng kg 0,01 6 Khăn lau 30 * 30cm cái 0,50 7 Bút lông cái 0,01 8 Hạt hút ẩm kg 2,00 9 Sổ ghi số liệu quyển 0,01*0,10 10 Sổ giao nhận máy quyển 0,01*0,10 11 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,10 III SEN SƠ ĐO ÁP SUẤT 1 Xăng lít 0,05 2 Dầu lít 0,01 3 Cồn 90o lít 0,10 4 Nước cất lít 0,50 5 Dầu cho máy nén khí lít 0,02 6 Mỡ cao áp kg 0,02 7 Xà phòng kg 0,01 8 Nước máy lít 5,00 9 Khăn lau 30 * 30cm cái 0,50 10 Bút bi cái 0,02 11 Kim kẹp giấy hộp 0,01 12 Sổ ghi số liệu cuốn 0,01*0,10 13 Sổ giao nhận máy cuốn 0,01*0,10 14 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,10 15 Bảng tính khí áp quyển 0,01*0,10 IV SEN SƠ ĐO GIÓ 1 Xăng lít 0,10 2 Dầu lít 0,05 3 Cồn 90o lít 0,30 4 Dầu cho máy nén khí lít 0,
05 5 Khăn lau 30 * 30cm cái 1,00 6 Bút bi cái 0,10 7 Sổ ghi số liệu quyển 0,05*0,10 8 Sổ giao nhận máy cuốn 0,02*0,10 9 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,10 V SEN SƠ ĐO MƯA 1 Xăng lít 0,02 2 Dầu lít 0,01 3 Cồn 90o lít 0,50 4 Nước cất lít 0,50 5 Xà phòng kg 0,01 6 Nước máy lít 50,00 7 Khăn lau 30 * 30cm cái 1,00 8 Bút bi cái 0,10 9 Sổ ghi số liệu cuốn 0,01*0,1 10 Sổ giao nhận máy cuốn 0,02*0,10 11 Quy trình kiểm định cuốn 0,01*0,1 VI SEN SƠ ĐO BỨC XẠ 1 Xăng lít 0,01 2 Dầu máy lít 0,01 3 Cồn lít 0,01 4 Xà phòng kg 0,01 5 Nước máy lít 5,00 6 Bút lông cái 0,10 7 Bút bi cái 0,10 8 Khăn lau 30 * 30cm cái 0,50 9 Sổ ghi số liệu cuốn 0,01*0,1 10 Sổ giao nhận máy cuốn 0,01*0,1 11 Quy trình kiểm định cuốn 0,01*0,1 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,12 3 Kiểm tra đo lường 0,84
Điều 95. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động. TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,04 2 Mực in Lazer hộp 0,01*0,10 3 Ghim kẹp giấy hộp 0,50 4 Bút bi cái 2,00 5 Đĩa CD hoặc USB cái 1,00
Điều 113. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro). Không sử dụng vật liệu.
Điều 114. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro).
TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Xăng lít 1,00 2 Dầu lít 0,50 3 Cồn 90 lít 1,00 4 Nước cất lít 25,00 5 Mỡ bôi trơn kg 0,10 6 Khăn lau 30 * 30cm cái 5,00 7 Giấy ráp tờ 1,00 8 Sổ ghi số liệu quyển 0,05*0,10 9 Sổ giao nhận máy quyển 0,01*0,1 10 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,1 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,06 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,22 3 Kiểm tra đo lường 0,72
Điều 115. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro). TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD hoặc USB cái 1,00
Điều 123. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa. Không sử dụng vật liệu.
Điều 124. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa. TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Xăng lít 0,10 2 Dầu lít 0,01 3 Cồn 90 lít 0,50 4 Nước cất lít 0,50 5 Xà phòng kg 0,01 6 Nước lít 50,00 7 Khăn lau 30 * 30cm cái 2,00 8 Giản đồ Tờ 1,00 9 Bút bi cái 0,02 10 Quy trình kiểm định cuốn 0,01*0,1 11 Sổ ghi số liệu cuốn 0,01*0,1 (1) Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ lượng mưa. (2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,05 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,17 3 Kiểm tra đo lường 0,78
Điều 125. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa. TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD hoặc USB cái 1,00 * Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ mưa.
Điều 133. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng. Không sử dụng vật liệu.
Điều 134. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng.
TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Cồn lít 0,02 2 Dầu máy lít 0,01 3 Xăng lít 0,01 4 Bút lông cái 0,10 5 Bút bi cái 0,02 6 Khăn lau 30 * 30cm cái 0,10 7 Sổ ghi số liệu quyển 0,01*0,1 8 Sổ giao nhận máy quyển 0,01*0,1 9 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,1 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,05 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,15 3 Kiểm tra đo lường 0,80
Điều 135. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng. TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim kẹp giấy hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD hoặc USB cái 1,00
Điều 143. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân. Không sử dụng vật liệu.
Điều 144. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân. TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Xăng lít 0,02 2 Dầu lít 0,01 3 Cồn 90o lít 0,50 4 Nước cất lít 0,50 5 Xà phòng kg 0,01 6 Nước lít 5,00 7 Khăn lau 30 * 30cm cái 1,00 8 Bút bi cái 0,02 9 Băng dính cuộn 0,02 10 Sổ ghi số liệu quyển 0,02*0,10 11 Sổ giao nhận máy cuốn 0,01*0,1 12 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,10 13 Thủy ngân kg 0,05 14 Bảng tính khí áp quyển 0,01*0,10 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,02 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,06 3 Kiểm tra đo lường 0,92
Điều 145. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân. TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim kẹp giấy hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD hoặc USB cái 1,00
Điều 153. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước. Không sử dụng vật liệu.
Điều 154. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước.
TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Xăng lít 1,00 2 Dầu lít 0,10 3 Xà phòng kg 0,10 4 Khăn lau 30*30cm cái 4,00 5 Giản đồ tờ 2,00 6 Bút bi cái 1,00 7 Mỡ công nghiệp kg 0,01 8 Sổ ghi số liệu cuốn 0,01*0,1 9 Sổ giao nhận máy cuốn 0,01*0,1 10 Quy trình kiểm định cuốn 0,01*0,1 (1) Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ mực nước. (2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,01 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,04 3 Kiểm tra đo lường 0,95
Điều 155. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước. TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim kẹp giấy hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD hoặc USB cái 1,00 * Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ mực nước.
Điều 163. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động. Không sử dụng vật liệu.
Điều 164. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động. TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Cồn lít 0,50 2 Dầu máy lít 0,10 3 Xăng lít 0,50 4 Bút lông cái 1,00 5 Bút bi cái 1,00 6 Khăn lau 30 * 30cm cái 3,00 7 Sổ ghi số liệu cuốn 0,01*0,01 8 Sổ giao nhận máy cuốn 0,01*0,01 9 Quy trình kiểm định cuốn 0,01*0,01 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,09 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,21 3 Kiểm tra đo lường 0,70
Điều 165. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động. TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim kẹp giấy hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD cái 1,00