YuITC/Vietnamese-Legal-Documents huggingface dataset:
12) Thiết lập tần số trung tâm fc của RD với giá trị ban đầu fc = fTx + foffset - 2RBW và RBW tương ứng theo Bảng 7. Bật bộ đếm và gán i = 1 13) Đo công suất P1 tương ứng với tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset 14) Tăng giá trị bộ đếm thêm 1. Khi bộ đếm bằng 6, tiếp tục thực hiện bước 17 còn không tiếp tục thực hiện bước 15. 15) Tăng tần số trung tâm fc của RD bằng RBW và đo công suất tín hiệu Pi bằng RD, ghi nhận giá trị đo tương ứng với tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset 16) Lặp lại bước 14 và bước 15. 17) Xác định công suất tín hiệu tổng cộng Ptot bằng cách cộng 5 giá trị công suất tín hiệu Ptot = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 và tính công suất tổng theo đơn vị dBm là Ptot = 10.lg(Ptot / P0) ghi nhận giá trị tính toán tương ứng với tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset 18) Lặp lại từ bước 6 đến bước 17 cho đến khi toàn bộ chuỗi tần số bù ở Bảng 7 được thực hiện xong. 19) Thực hiện từ bước 6 đến bước 18 cho các tần số sóng mang còn lại như trong trong 3.1.3. 20) Trong trường hợp kết hợp riêng giữa tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset giá trị Ptot sẽ được sử dụng cho các ước lượng tiếp sau. 21) Thay thế RTxA bằng LHCP được hiệu chuẩn TSA có độ lợi GTSA và hệ số phản xạ rTSA ở tần số trung tâm fTx như trong 3.1.3. Điều chỉnh vị trí để tâm pha của TSA và RTA nằm trên đường bức xạ cực đại. 22) Kết nối đầu ra của TSA thông qua một balun BLN có suy hao ATNBLN nếu cần và hiệu chuẩn FCCA1 tới MSS1 với suy hao ATNCA1 23) Điều chỉnh tần số của tín hiệu đầu ra MSS1 fc = fTx + foffset với fTx là một trong các giá trị tần số của RSU như trong 3.1.3 và foffset như Bảng 7. 24) Điều chỉnh mức tín hiệu đầu ra của PMSS1 cho đến mức giá trị đo được bởi RD bằng đúng giá trị Ptot tính được ở bước 20 ở cùng trường hợp kết hợp tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset. Ghi nhận mức tín hiệu đầu ra PMSS1 này của MSS1 tương ứng với tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset đang thực hiện đo kiểm. 25) Lặp lại các bước 23 và 24 cho các trường hợp kết hợp còn lại giữa tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset 26) Mặt nạ phổ TSM ở trường hợp kết hợp giữa tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset này sẽ được biểu diễn qua EIRP của RSU bằng công thức sau: Các thông số trong công thức trên tương ứng với các tần số cần đo. Kết quả thu được sẽ tương ứng với từng trường hợp kết hợp giữa tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset và không được vượt quá giới hạn như trong 2.1.3.3.
25) Lặp lại các bước 23 và 24 cho các trường hợp kết hợp còn lại giữa tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset 26) Mặt nạ phổ TSM ở trường hợp kết hợp giữa tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset này sẽ được biểu diễn qua EIRP của RSU bằng công thức sau: Các thông số trong công thức trên tương ứng với các tần số cần đo. Kết quả thu được sẽ tương ứng với từng trường hợp kết hợp giữa tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset và không được vượt quá giới hạn như trong 2.1.3.3. 27) Lặp lại từ bước 4 đến bước 26 cho trường hợp RSU phát ở chế độ có điều chế sử dụng tín hiệu đo TS1. 3.2.1.3.3 Đo dẫn 1) Kết nối đầu ra của RSU vào RD thông qua FCCA đã được hiệu chuẩn. 2) Thiết lập công suất phát của RSU và hệ số điều chế m ở mức tối đa có thể. 3) Thiết lập chế độ hoạt động của RSU ở chế độ phát không điều chế. 4) Thiết lập tần số trung tâm fTx của RSU như trong 3.1.3. 5) Thiết lập RD ở chế độ CW hay còn gọi là chế độ hoạt động zero span, đây là chế độ thiết bị không quét trên toàn bộ băng tần. 6) Chọn một tần số bù foffset ở Bảng 7. Nếu foffset ở khoảng ±1 MHz, ±4 MHz hoặc ±6 MHz, thực hiện tiếp bước 7 nếu không thực hiện bước 12. 7) Thiết lập tần số trung tâm fc của RD với fc = fTx + foffset - RBW / 2 với RBW chọn theo Bảng 7. 8) Đo công suất tín hiệu P1 bằng RD có tính đến toàn bộ các suy hao giữa đầu ra của OBU và đầu vào của RD, ghi nhận giá trị đo tương ứng tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset 9) Thiết lập tần số trung tâm fc của RD với fc = fTx + foffset + RBW/2 với RBW tương ứng như Bảng 7. 10) Đo công suất tín hiệu P2 bằng RD có tính đến toàn bộ các suy hao giữa đầu ra của OBU và đầu vào của RD, ghi nhận giá trị đo tương ứng với tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset 11) Xác định công suất tín hiệu tổng cộng Ptot bằng cách cộng hai giá trị công suất tín hiệu Ptot = P1 + P2 và đổi ra dBm theo công thức Ptot,dBm = 10.lg(Ptot / P0). Ghi nhận giá trị đo tương ứng với tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset. Thực hiện tiếp bước 18. 12) Thiết lập tần số trung tâm fc của RD với fc = fTx + foffset -2RBW, chọn giá trị RBW theo như Bảng 7 và thiết lập bộ đếm i = 1 13) Đo công suất tín hiệu Pi bằng RD có tính đến toàn bộ các suy hao giữa đầu ra của OBU và đầu vào của RD, ghi nhận giá trị đo tương ứng với tần số sóng mang fTx và tần số bù foffset 14) Tăng giá trị bộ đếm lên 1.
Khi bộ đếm bằng 6 thực hiện tiếp bước 18, các trường hợp còn lại tiếp tục thực hiện bước 15. 15) Tăng tần số trung tâm fc của RD bằng RBW và đo công suất tín hiệu Pi bằng RD, ghi nhận giá trị đo tương ứng với tần số sóng mang fTx và tần số bù foffset 16) Lặp lại các bước 14 và 15. 17) Xác định công suất tín hiệu tổng cộng Ptot bằng cách cộng năm giá trị công suất tín hiệu Ptot = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 và đổi ra dBm Ptot,dBm theo công thức Ptot,dBm =10.log(Ptot / P0) ghi nhận giá trị đo tương ứng với tần số sóng mang fTx và tần số bù foffset 18) Lặp lại từ bước 6 đến bước 17 cho toàn bộ các tần số bù trong Bảng 7. 19) Lặp lại từ bước 6 đến bước 18 cho các tần số sóng mang còn lại trong 3.1.3. 20) Đối với trường hợp kết hợp riêng của tần số sóng mang fTx và tần số bù foffset giá trị Ptot được ghi nhận cho các tần số sóng mang phụ khác fs sử dụng cho các ước lượng tiếp theo. 21) Tính công suất tín hiệu PTSM kết hợp với mỗi tần số sóng mang fTx và mỗi tần số bù foffset từ các giá trị công suất tín hiệu tương ứng Ptot có tính đến toàn bộ suy hao của tín hiệu giữa RD và đầu nối ăng ten phát RSU. Ghi nhận toàn bộ giá trị của PTSM tương ứng với tần số sóng mang fTx và tần số bù foffset 22) Mặt nạ phổ TSM của mỗi trường hợp kết hợp của tần số sóng mang fTx và tần số bù foffset biểu diễn bằng EIRP của OBU được tính theo công thức: EIRPTSM = PTSM . GRSU,Tx Các thông số trong công thức trên tương ứng với các tần số f = fTx + foffset. Kết quả thu được sẽ tương ứng với từng trường hợp kết hợp giữa tần số sóng mang fTx và tần số bù foffset. Tất cả các giá trị này đều không được vượt quá giới hạn như trong 2.1.3.3. 23) Lặp lại từ bước 6 đến bước 22 ở chế độ RSU phát có sóng mang điều chế với tín hiệu thử TS1. 3.2.1.4. Phát xạ không mong muốn của máy phát 3.2.1.4.1. Tổng quát Độc lập với các thông số môi trường được đưa ra bởi nhà sản xuất, quá trình đo kiểm chỉ thực hiện ở điều kiện bình thường như định nghĩa ở trong 3.1.1. Hình 1 - Mô hình đo bức xạ không mong muốn máy phát Các yêu cầu cơ bản và hướng dẫn đo như trong Phụ lục A, Phụ lục B. Các thông số mô tả và giới hạn (xem 2.1.4). Quá trình đo kiểm được thực hiện bằng đo bức xạ ở tất cả các băng tần tương ứng với trạng thái hoạt động như Bảng 2. Cần biết trước các tần số trung tâm fTx của RSU như trong 3.1.3. Hình 1 mô tả các vị trí đo khác nhau MT0, MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6 và MT7 tương ứng với các góc khác nhau khi tiến hành đo kiểm. 3.2.1.4.2.
Đo bức xạ Quá trình sau đây áp dụng cho các phát xạ giả đồng thời và phát xạ ngoài băng từ ăng ten phát của RSU. 1) Thiết lập trình tự đo chi tiết như trong B.6.1. 2) Thay thế RTxA bằng ăng ten phân cực dọc TSA để tâm pha của các ăng ten nằm trên đường bức xạ cực đại. 3) Ăng ten phân cực dọc TSA phải phù hợp với băng tần sóng mang fTx như trong trong 3.1.3. 4) Ăng ten phân cực dọc RTA cũng phải phù hợp với băng tần sóng mang fTx như trong trong 3.1.3. 5) Di chuyển bàn xoay ở vị trí MTO như trong Hình 1. 6) Đối với toàn bộ các tần số ở trong các băng được đề cập trong 2.1.4, xem Bảng 2 mục “trạng thái hoạt động” và băng tần thực hiện, điều chỉnh công suất đầu ra của MSS1 để EIRP của TSA bằng với giới hạn phát xạ giả và phát xạ ngoài băng được chỉ ra trong Bảng 2 ở “trạng thái hoạt động”, tiến hành đo công suất bằng RD có RBW bằng giá trị băng thông máy đo tương ứng Bảng 2. Ghi nhận kết quả đo công suất bằng đơn vị W. 7) Thay thế TSA bằng RTxA điều chỉnh để tâm pha của ăng ten RSU và TSA nằm trên đường bức xạ cực đại. Đầu ra của máy phát của RSU được nối với một kết cuối có trở kháng đặc tính danh định có VSWR nhỏ hơn 1,5 để tránh bức xạ. Khoảng cách giữa bất kỳ phần nào của máy phát của RSU với trần và sàn tối thiểu là 0,5 m. 8) Thiết lập chế độ hoạt động cho RSU ở chế độ phát tín hiệu thử. 9) Thiết lập công suất phát của RSU tối đa với hệ số điều chế m. 10) Chọn băng tần đầu tiên để đo kiểm như Bảng 2. 11) Thiết lập tần số trung tâm fTx của RSU như trong 3.1.3. 12) Thiết lập vị trí đo MT0 như Hình 1. 13) Độ phân giải băng thông của RD sử dụng để đo công suất tín hiệu bằng giá trị băng thông máy đo như trong Bảng 6. Đo phổ công suất Ppol bằng RD, khi đó Ppol = Pv trong trường hợp phân cực dọc và Ppol = Ph trong trường hợp phân cực ngang của RTA. Ghi nhận giá trị đo và thực hiện tiếp bước 18. Lặp lại các bước trên cho các vị trí còn lại MT1, ..., MT7 như trong Hình 1. 14) Lặp lại bước 12 và bước 13 cho các tần số sóng mang fTx khác như trong 3.1.3. 15) Lặp lại bước 11 đến bước 14 cho tất cả băng tần được đề cập trong 2.1.4, xem Bảng 2 đối với “chế độ hoạt động” của RSU và băng tần thực hiện. 16) Xoay RTA để có phân cực ngang mà không thay đổi vị trí tâm pha của RTA và hướng bức xạ cực đại. 17) Lặp lại bước 10 đến bước 15. 18) Tính toán kết quả công suất phát xạ giả Pspurious = Pv + Ph và so sánh với đường giới hạn.
Công suất phát xạ giả không được vượt quá giới hạn ước lượng ở bước 6 cho toàn bộ các tần số. 19) Thay thế RSU bằng RTxA sao cho tâm pha RSU trùng với tâm pha RTxA, các điểm bức xạ của RTxA sẽ hướng đến tâm pha của RTA. Kết nối đầu ra máy phát của RSU vào RTxA. 20) Lặp lại các bước 8 đến bước 18 ngoại trừ bước 12 và không thực hiện lặp lại quá trình đo ở các vị trí khác trong bước 13. 3.2.1.5. Phát xạ giả máy thu 3.2.1.5.1. Tổng quát Độc lập với các thông số môi trường được đưa ra bởi nhà sản xuất, quá trình đo kiểm chỉ thực hiện ở điều kiện bình thường như định nghĩa trong 3.1.1. Quá trình đo kiểm được thực hiện bằng đo bức xạ ở tất cả các băng tần tương ứng với trạng thái chờ (xem Bảng 2). Các yêu cầu cơ bản và hướng dẫn đo như Phụ lục A, Phụ lục B. Các thông số mô tả và giới hạn (xem 2.1.5). Cần biết trước các tần số trung tâm fTx của RSU như trong 3.1.3. Hình 1 mô tả các vị trí đo khác nhau MT0, MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6 và MT7 tương ứng với các góc khác nhau khi tiến hành đo kiểm. Quá trình đo được thực hiện ở phòng tiêu âm hoặc ở một không gian đo mở. Mô hình thiết lập đo được mô tả ở Hình 1 và Hình 3. 3.2.1.5.2. Đo bức xạ Mô hình đo bức xạ giả phần thu được mô tả ở Hình 1 và Hình 3, thủ tục đo bức xạ giả và phát xạ ngoài băng như trong 3.2.1.2. 2 với các bước sau: 1) RSU phải hoạt động ở chế độ thu. 2) Nếu RSU chỉ hoạt động đơn thuần ở chế độ thu, có thể áp dụng giới hạn và băng thông dải như Bảng 2 ở chế độ chờ. 3) Nếu RSU ở chế độ thu vẫn phát sóng mang, áp dụng giới hạn và băng thông dải như Bảng 2 ở chế độ hoạt động. 3.2.2. Phương pháp đo thiết bị OBU 3.2.2.1. Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương cực đại 3.2.2.1.1. Tổng quát - Phép đo này được thực hiện bằng phép đo bức xạ hoặc phép đo dẫn. - Những yêu cầu cơ bản và các hướng dẫn cho phép đo được mô tả trong Phụ lục A, Phụ lục B. - Mô tả và giới hạn của các tham số (xem 2.2.1). - Để xác định công suất tín hiệu tới Pinc mà tại đó xác định được E.I.R.P cực đại, một quy trình quét sẽ được thực hiện. Phép đo sẽ được lặp lại tại giá trị Pinc = Pinc,scan của công suất tín hiệu tới và kết quả được ghi nhận cùng với công suất tín hiệu tới này. 3.2.2.1.2. Đo bức xạ Thủ tục đo như sau: 1) Chuẩn bị vị trí đo được chọn từ Phụ lục B. Sắp xếp ban đầu của OBU như điều kiện cần trong bước 4 phải được dựa trên hướng M0 như trong Hình 2, nghĩa là hướng trục của OBU phải hướng thẳng đến phần trung tâm của ăng ten đo kiểm.
Hình 2 - Các hướng Mi của OBU 2) Bật tín hiệu đầu ra đơn tần của MSS1, điều chỉnh tới tần số fTx được xác định cho kênh 1 (xem Bảng 6). 3) Điều chỉnh công suất đầu ra của MSS1 sao cho công suất PRSA được đo bởi máy đo công suất PM1 tương đương với giá trị: PRSA = Pinc x GRSA x ( 1-|rRSA|2) 4) Thay thế RSA bằng OBU sao cho tâm pha Mc của OBU càng trùng với trục xoay của bàn xoay càng tốt. Nếu không biết được tâm pha Mc của OBU và không có ăng ten nào là khả kiến thì tâm của OBU sẽ được chọn thay thế. Chỉnh hướng trục của OBU như được yêu cầu. 5) Thiết lập OBU sang chế độ đo kiểm sao cho OBU phát lại tín hiệu đo TS2 với tần số sóng mang phụ fs. 6) Đo giá trị lớn hơn của mức công suất Pmax trong hai dải băng từ thiết bị nhận, sử dụng giá trị băng thông dải 100 kHz và ghi lại giá trị Pmax cùng với hướng của OBU Mi (i = 0,1,2,3,4) và giá trị của fs và fTx 7) Lặp lại bước 6 cho giá trị khác của tần số sóng mang phụ fs. 8) Lặp lại từ bước 3 đến bước 7 cho tần số trung tâm fTx xác định cho kênh 4 theo Bảng 6. 9) Trường hợp OBU loại B thì tiếp tục tới bước 10, nếu không thì chuyển sang bước 11. 10) Lặp lại bước 1 tới bước 8 cho tất cả các hướng OBU còn lại được biểu thị bởi M1, M2, M3, và M4 trong Hình 2 để xác định tham số U4a. 11) Thay OBU bằng ăng ten phụ phát TSA được hiệu chuẩn phân cực tròn bên trái với độ lợi GTSA và hệ số phản xạ rTSA tại đầu nối của ăng ten phù hợp với khoảng tần số trung tâm fTx được liệt kê trong Bảng 6 sao cho tâm pha của ăng ten trùng với tâm pha của ăng ten phát OBU. Nếu sử dụng bài đo với 1 ăng ten, hướng trục của TSA phải hướng thẳng đến tâm pha của ăng ten đo phát. Nếu sử dụng bài đo với 2 ăng ten, hướng trục của TSA phải hướng thẳng đến vị trí trung tâm Mcentre của ăng ten đo phát và ăng ten đo thu. 12) Kết nối đầu ra của TSA thông qua một balun BLN có suy hao ATNBLM, cáp đồng trục Ferit 1 có suy hao ATNCA1 đến nguồn tín hiệu MSS2 được hiệu chuẩn. Nguồn tín hiệu này được điều chỉnh đến tần số bằng với tổng của tần số trung tâm fTx và tần số sóng mang phụ fs được xác định tại bước 6. 13) Điều chỉnh mức tín hiệu đầu ra của MSS2 cho đến mức được xác định trên RD sao cho bằng với Pmax ghi nhận được ở bước 6 cho nhóm giá trị của fTx, fs và Mi. Mức tín hiệu đầu ra PMSS2 này từ tín hiệu MSS2 sẽ được ghi nhận lại. 14) Công suất e.i.r.p của OBU được xác định bởi: Trong đó: tất cả tham số trong công thức trên được liên hệ xác định bằng các tần số đo kiểm tương ứng.
15) Lặp lại từ bước 12 đến bước 14 cho các bộ giá trị còn tại của fTx, fs và Mi. 3.2.2.1.3. Đo dẫn: Thủ tục đo như sau: 1) Chuẩn bị vị trí đo được chọn từ Phụ lục B. 2) Thực hiện dò tần số tín hiệu đầu ra của MSS1 đến tần số trung tâm fTx được xác định cho kênh 1 (xem Bảng 6). 3) Thay máy thu của OBU bằng máy đo công suất PM1. 4) Điều chỉnh công suất của MSS1 sao cho công suất đo được bởi PM1 khớp với công suất tới tham khảo đã được xác định trong Bảng 7 và được tăng lên bởi độ lợi của ăng ten thu OBU do nhà sản xuất khai báo. 5) Thay máy đo công suất PM1 bằng máy thu của OBU. 6) Điều chỉnh OBU sang chế độ đo sao cho OBU phát lại tín hiệu đo TS2 bằng tần số sóng mang phụ fs. 7) Thực hiện việc đo công suất tín hiệu trong từng dải của hai dải băng bằng thiết bị thu RD, sử dụng băng thông dải 100 kHz và tính toán công suất tín hiệu tương ứng tại đầu nối của ăng ten phát của OBU, trong đó có tính đến suy hao tín hiệu giữa đầu nối đầu ra của OBU và đầu nối đầu vào của thiết bị thu RD. Xác định được giá trị lớn nhất trong 2 giá trị này, gọi là Pmax. 8) Lặp lại bước 7 cho tần số sóng mang phụ còn lại. 9) Lặp lại từ bước 3 đến bước 8 cho tần số trung tâm fTx được xác định cho kênh 4 (xem Bảng 6). 10) Xác định giá trị e.i.r.p tương ứng cho tất cả giá trị công suất Pmax trong bước 7, sử dụng công thức: EIRPOBU = Pmax x GOBU,Tx (Mi) Trong đó: GOBU,Tx (Mi) là độ lợi ăng ten phát OBU trong các hướng từ M0 đến M5 được đề cập trong Hình 2. Trong trường hợp OBU loại A, chỉ có hướng M0 là phù hợp cho bài đo. 3.2.2.2. Sai số tần số 3.2.2.2.1. Tổng quan - Phép đo này sẽ được thực hiện bằng phép đo bức xạ hoặc phép đo dẫn. - Những yêu cầu cơ bản và các hướng dẫn cho phép đo được mô tả trong Phụ lục A, Phụ lục B. - Mô tả và giới hạn của các tham số (xem 2.2.2) 3.2.2.2.2. Đo bức xạ Thủ tục đo kiểm như sau: 1) Chuẩn bị vị trí đo kiểm theo hướng dẫn ở Phụ lục B. 2) Bật tín hiệu đầu ra đơn tần của MSS1, điều chỉnh MSS1 tới tần số trung tâm fTx được xác định cho kênh 1 (xem Bảng 6) và điều chỉnh mức công suất đầu ra của MSS1 tới mức công suất tín hiệu tới. 3) Thay thế RSA bằng OBU sao cho tâm pha Mc của OBU càng trùng với trục xoay của bàn xoay càng tốt. Nếu không biết được tâm pha Mc của OBU và không có ăng ten nào là khả kiến thì tâm của OBU sẽ được chọn thay thế. Hướng trục của OBU sẽ hướng thẳng đến tâm pha của ăng ten đo kiểm.
4) Thiết lập độ phân giải băng thông RBW của thiết bị thu RD được sử dụng cho việc đo kiểm tần số đến giá trị ≤ 1 kHz 5) Thiết lập OBU sang chế độ đo kiểm với tín hiệu TS2 và tần số sóng mang phụ fs 6) Tạm thời kết nối đầu ra của nguồn tín hiệu MSS1 với thiết bị thu và đo kiểm tần số sóng mang thực tế fTx,actual của tín hiệu đường xuống. Kết nối lại đầu ra của nguồn MSS1. 7) Dùng thiết bị thu để đo tần số trung tâm thực tế của tín hiệu đường lên tương ứng với một trong 2 dải biên mà thuận tiện nhất. 8) Tính toán độ sai lệnh tần số sóng mang phụ thực tế: và biểu thị kết quả dưới dạng phần trăm (%). Giá trị này không được phép vượt quá giới hạn trong 2.2.2 9) Lặp lại từ bước 6 đến bước 8 đối với tần số sóng mang phụ fs còn lại. 3.2.2.2.3. Đo dẫn Thủ tục đo như sau 1) Chuẩn bị vị trí đo kiểm theo hướng dẫn của Phụ lục B. 2) Dò tần số của tín hiệu đầu ra MSS1 đến tần số trung tâm fTx đã được xác định cho kênh 1 (xem Bảng 6). 3) Thay máy thu của OBU bằng máy đo công suất PM1. 4) Điều chỉnh công suất đầu ra của MSS1 sao cho công suất đo được bởi máy đo công suất PM1 nằm trong dải động của OBU (giới hạn công suất OBU cho loại A: - 17 dBm, loại B: -24 dBm). 5) Thay máy đo công suất PM1 bằng máy thu của OBU. 6) Thiết lập độ phân giải băng thông RBW của thiết bị thu RD được sử dụng cho việc đo kiểm tần số đến giá trị ≤ 1 kHz. 7) Thiết lập OBU sang chế độ đo với tín hiệu TS2 và tần số sóng mang phụ fs 8) Tạm thời kết nối đầu ra của nguồn tín hiệu MSS1 với thiết bị thu và đo kiểm tần số sóng mang thực sự fTx,actual của tín hiệu đường xuống. Kết nối lại đầu ra của nguồn MSS1. 9) Dùng thiết bị thu để đo tần số trung tâm thực tế của tín hiệu đường lên tương ứng với một trong 2 dải biên mà thuận tiện nhất. 10) Tính toán độ sai lệnh tần số sóng mang phụ thực tế và biểu thị kết quả dưới dạng phần trăm (%). Giá trị này không được phép vượt quá giới hạn trong 2.2.2. 11) Lặp lại từ bước 6 đến bước 8 đối với tần số sóng mang phụ fs còn lại. 3.2.2.3. Mặt nạ phổ 3.2.2.3.1. Tổng quan - Phép đo này sẽ được thực hiện bằng phép đo bức xạ hoặc phép đo dẫn. - Những yêu cầu cơ bản và các hướng dẫn cho phép đo được mô tả trong Phụ lục A, Phụ lục B. - Mô tả và giới hạn của các tham số (xem 2.2.3). - Với phép đo này, công suất tín hiệu tới Pinc sẽ được điều chỉnh sao cho giá trị công suất đo được trong phép đo là cực đại. Một giá trị thích hợp của Pinc là giá trị Pinc,scan được mô tả trong 3.2.2.1.
Bảng 8 - Các tần số bù và băng thông dải để đo kiểm Mặt nạ phổ của OBU foffset / MHz -1 +1 -1,5 +1,5 -2 +2 -3 +3 -3,5 +3,5 -4 +4 -6,5 +6,5 -7 +7 RBW 30 kHz 100 Khz 30 kHz 100 kHz 3.2.2.3.2. Đo bức xạ Thủ tục đo như sau 1) Chuẩn bị vị trí đo kiểm như Phụ lục B. 2) Bật tín hiệu đầu ra đơn tần của MSS1, điều chỉnh MSS1 tới tần số trung tâm fTx được xác định cho kênh 1 (xem Bảng 6). 3) Chỉnh công suất đầu ra của MSS1 sao cho công suất PRSA được đo bởi máy đo công suất PM1 tương đương với giá trị: PRSA = Pinc x GRSA x (1-|rRSA|2). 4) Thay thế RSA bằng OBU sao cho tâm pha Mc của OBU càng trùng với trục xoay của bàn xoay càng tốt. Nếu không biết được tâm pha Mc của OBU và không có ăng ten nào là khả kiến thì tâm của OBU sẽ được chọn thay thế. Hướng trục của OBU sẽ hướng thẳng đến tâm pha của ăng ten đo kiểm. 5) Thiết lập RD ở chế độ CW hay còn gọi là chế độ hoạt động zero span, đây là chế độ thiết bị không quét trên toàn bộ băng tần. 6) Thiết bị OBU phải được hoạt động với tần số sóng mang phụ fs trong chế độ đo kiểm sao cho thiết bị OBU phát tín hiệu đo kiểm TS1. 7) Chọn 1 trong các giá trị tần số foffset từ Bảng 8. Nếu giá trị tuyệt đối của tần số bằng với giá trị của tần số sóng mang phụ fs được sử dụng thực tế, nghĩa là foffset = ±1,5 MHz hoặc foffset = ± 2,0 MHz thì giá trị này không hợp lệ cho bài đo này. Nếu giá trị foffset = 1 MHz hoặc foffset = 4 MHz thì thực hiện tiếp bước 8, các trường hợp còn lại thì thực hiện tiếp bước 13. 8) Thiết lập tần số trung tâm fc của thiết bị thu đến giá trị fc = fTx + foffset - RBW/2, với giá trị RBW được chọn theo Bảng 8. 9) Đo công suất tín hiệu P1 từ thiết bị thu và ghi nhận giá trị này cùng với tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset có liên quan. 10) Thiết lập tần số fc của thiết bị nhận đến giá trị fc = fTx + foffset + RBW/2, với giá trị RBW được chọn theo Bảng 8. 11) Đo công suất tín hiệu P2 từ thiết bị thu và ghi lại giá trị này cùng với giá trị tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset. 12) Xác định công suất tín hiệu tổng Ptot bằng công thức Ptot = P1 + P2, và biểu thị giá trị này dưới dạng dBm theo công thức Ptot,dBm = 10 x lg(Ptot/P0). Ghi nhận giá trị này cùng với tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset có liên quan. Sau đó, thực hiện tiếp bước 19.
13) Thiết lập tần số trung tâm fc của thiết bị thu đến giá trị ban đầu fc = fTx + foffset - 2RBW, với giá trị RBW được chọn theo Bảng 8 và đặt giá trị i = 1 14) Đo công suất tín hiệu Pi từ thiết bị thu và ghi lại giá trị này cùng với tần số trung tâm fTx và tần số foffset. 15) Tăng giá trị bộ đếm lên 1 đơn vị và thực hiện theo bước 16, khi giá trị bộ đếm bằng 6 thì chuyển sang bước 18. 16) Tăng tần số trung tâm fc của thiết bị thu bằng cách thay đổi RBW, đo công suất tín hiệu Pi từ thiết bị thu rồi ghi lại giá trị này cùng với giá trị tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset vào kết quả đo kiểm. 17) Lặp lại bước 15 và 16. 18) Xác định công suất tín hiệu tổng Ptot bằng công thức Ptot = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 và biểu thị giá trị này dưới dạng dBm theo công thức Ptot,dBm = 10 x lg(Ptot/P0). Ghi nhận giá trị này cùng với tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset. 19) Lặp lại từ bước 7 tới bước 19 cho toàn bộ các giá trị tần số foffset trong Bảng 8. 20) Lặp lại từ bước 7 tới bước 19 cho tần số sóng mang phụ fs còn lại. 21) Lặp lại bước 1 đến bước 20 đối với tần số trung tâm fTx của kênh 4 theo Bảng 6 22) Với bộ giá trị cụ thể của fTx và foffset, với các tần số sóng mang phụ fs khác nhau, giá trị cực đại của công suất Ptot sẽ được ghi nhận lại và được sử dụng cho việc đánh giá tiếp theo sau. 23) Thay OBU bằng LHCP được hiệu chuẩn TSA có độ lợi GTSA và hệ số phản xạ rTSA tại đầu nối của LHCP phù hợp với các tần số trung tâm fTx trong Bảng 6 sao cho tâm pha của LHCP trùng với tâm pha của ăng ten phát OBU. Nếu sử dụng bài đo với 1 ăng ten, hướng trục của TSA phải hướng thẳng đến tâm pha của ăng ten đo phát. Nếu sử dụng bài đo với 2 ăng ten, hướng trục của TSA phải hướng thẳng đến vị trí trung tâm Mcentre của ăng ten đo phát và ăng ten đo thu. 24) Kết nối đầu ra của TSA thông qua một balun BLN có suy hao ATNBLN, cáp đồng trục Ferit 1 có suy hao ATNCA1 đến nguồn tín hiệu MSS2 được hiệu chuẩn. 25) Chỉnh tần số tín hiệu đầu ra của MSS2 đến giá trị fc = fTx + foffset, với giá trị fTx xác định trong 3.1.3 và foffset xác định theo Bảng 8. 26) Xoay tròn ăng ten TSA 360° cho đến khi mức tối đa được phát hiện bởi thiết bị thu. 27) Điều chỉnh mức tín hiệu đầu ra PMSS2 của MSS2 cho đến khi mức được ghi nhận thông qua thiết bị thu bằng đúng với giá trị Ptot được xác định trong bước 22 với cùng bộ giá trị fTx và foffset.
Giá trị PMSS2 này được ghi nhận cùng với giá trị tần số trung tâm fTx và foffset. 28) Lặp lại từ bước 25 đến bước 27 cho tất cả bộ giá trị fTx và foffset còn lại. 29) Mặt nạ phổ ứng với bộ giá trị fTx và foffset, được biểu thị như là e.i.r.p của OBU sẽ được tính bằng công thức: 3.2.2.3.2. Đo dẫn Thủ tục đo như sau: 1) Chuẩn bị vị trí đo kiểm như Phụ lục B 2) Điều chỉnh tần số của tín hiệu đầu ra MSS1 tới giá trị tần số trung tâm fTx được xác định cho kênh 1 (xem Bảng 2). 3) Thay máy thu của OBU bằng máy đo công suất PM1. 4) Điều chỉnh công suất của MSS1 sao cho công suất đo được bởi máy đo công suất PM1 khớp với công suất tín hiệu tới đã được xác định trong 3.2.2.3 và được tăng lên bởi độ lợi của ăng ten thu OBU do nhà sản xuất khai báo. 5) Thay máy đo công suất PM1 bằng máy thu của OBU. 6) Thiết lập RD ở chế độ CW hay còn gọi là chế độ hoạt động zero span, đây là chế độ thiết bị không quét trên toàn bộ băng tần. 7) Thiết bị OBU phải được hoạt động với tần số sóng mang phụ fs trong chế độ đo kiểm sao cho thiết bị OBU phát tín hiệu đo kiểm TS1 8) Chọn 1 trong các giá trị tần số foffset từ Bảng 8. Nếu giá trị tuyệt đối của tần số bằng với giá trị của tần số sóng mang phụ fs được dùng thực tế, nghĩa là foffset = ±1,5 MHz hoặc foffset = ± 2,0 MHz thì giá trị không hợp lệ cho bài đo này. Nếu giá trị foffset = ±1 MHz hoặc foffset = ±4 MHz thì thực hiện tiếp bước 9, các trường hợp còn lại thì thực hiện tiếp bước 14. 9) Thiết lập tần số trung tâm fc của thiết bị thu đến giá trị fc = fTx + foffset - RBW/2, với giá trị RBW được chọn theo Bảng 8. 10) Đo công suất tín hiệu P1 từ thiết bị thu, có tính đến các suy hao giữa kết nối đầu ra của OBU và kết nối đầu vào của thiết bị thu, ghi nhận giá trị này cùng với tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset. 11) Thiết lập tần số trung tâm fc của thiết bị thu đến giá trị fc = fTx + foffset + RBW/2, với giá trị RBW được chọn theo Bảng 8. 12) Đo công suất tín hiệu P2 từ thiết bị thu, có tính đến các suy hao giữa kết nối đầu ra của OBU và kết nối đầu vào của thiết bị thu và ghi lại giá trị này cùng với giá trị tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset. 13) Xác định công suất tín hiệu tổng Ptot bằng công thức Ptot = P1 + P2, và biểu thị giá trị này dưới dạng dBm theo công thức Ptot,dBm - 10 x lg(Ptot/P0). Ghi nhận giá trị này cùng với tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset. Thực hiện tiếp bước 20.
14) Thiết lập tần số trung tâm fc của thiết bị thu đến giá trị ban đầu fc = fTx + foffset - 2RBW, với giá trị RBW được chọn theo Bảng 8 và đặt giá trị i = 1 15) Đo công suất tín hiệu Pi từ thiết bị thu và ghi lại giá trị này cùng với tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset. 16) Tăng giá trị bộ đếm lên 1 đơn vị và thực hiện theo bước 17, khi giá trị bộ đếm bằng 6 thì chuyển sang bước 19. 17) Tăng tần số trung tâm fc của thiết bị thu bằng cách thay đổi RBW, đo công suất tín hiệu Pi từ thiết bị thu rồi ghi lại giá trị này cùng với giá trị tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset vào kết quả đo kiểm. 18) Lặp lại bước 16 và 17. 19) Xác định công suất tín hiệu tổng Ptot bằng công thức Ptot = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 và biểu thị giá trị này dưới dạng dBm theo công thức Ptot,dBm = 10 x lg(Ptot/P0). Ghi nhận giá trị này cùng với tần số trung tâm fTx và tần số bù foffset. 20) Lặp lại từ bước 8 tới bước 19 cho toàn bộ giá trị tần số foffset trong Bảng 8. 21) Lặp lại từ bước 8 tới bước 20 cho tần số sóng mang phụ fs còn lại. 22) Lặp lại bước 1 đến bước 21 đối với tần số trung tâm fTx của kênh 4 theo Bảng 6. 23) Với bộ giá trị cụ thể của fTx và foffset, với các tần số sóng mang phụ fs khác nhau, giá trị cực đại của công suất Ptot sẽ được ghi nhận lại và được sử dụng cho việc đánh giá tiếp theo sau. 24) Tính toán công suất tín hiệu PTSM gắn với mỗi tần số fTx và foffset từ các giá trị công suất tương ứng Ptot, có tính đến các suy hao trong kết nối giữa thiết bị thu và đầu nối ăng ten phát của OBU. Ghi lại tất cả các giá trị PTSM cùng với các tần số fTx và foffset vào kết quả đo kiểm. 25) Mặt nạ phổ ứng với bộ giá trị fTx và foffeet, được biểu thị như là e.i.r.p của OBU sẽ được tính bằng công thức: EIRPTSM = PTSM x GOBU,Tx 3.2.2.4. Phát xạ không mong muốn của máy phát 3.2.2.4.1. Tổng quan - Phép đo này chỉ được thực hiện trong điều kiện đo kiểm bình thường. - Phép đo sẽ được thực hiện trong phòng câm (phòng không phản xạ) hoặc trong không gian đo mở. Việc mô phỏng được mô tả trong Hình 3 và Hình 4. - Phép đo bức xạ sẽ được thực hiện và đo kiểm trong tất cả các băng tần số được mô tả trong Bảng 2 ứng với trạng thái “hoạt động” của OBU và ngoài băng tần loại trừ. - Những yêu cầu cơ bản và hướng dẫn cho bài đo được mô tả trong Phụ lục A, Phụ lục B. - Mô tả và giới hạn của các tham số (xem 2.2.4).
- Với phép đo này, công suất tín hiệu tới Pinc sẽ được điều chỉnh sao cho giá trị công suất đo được trong phép đo là cực đại. Một giá trị thích hợp của Pinc là giá trị Pinc,scan được mô tả trong 3.2.2.1. Hình 3 - Bố trí đo kiểm phát xạ không mong muốn của OBU (hình chiếu cạnh) Hình 4 - Bố trí đo kiểm phát xạ không mong muốn của OBU (hình chiếu bằng) 3.2.2.4.2. Đo bức xạ Tham chiếu theo Hình 3 và Hình 4, phép đo đồng thời các phát xạ giả và phát xạ ngoài băng được bức xạ bởi ăng ten phát OBU sẽ theo thủ tục như sau: 1) Ăng ten đo phát và ăng ten OBU được hiệu chuẩn theo phân cực tròn bên trái sẽ được bố trí ở khoảng cách cố định 1,0 m theo hướng cố định thông qua một giá đỡ được đặt một bàn xoay. Tâm pha Mc của ăng ten OBU nằm trên trục của bàn xoay. Nếu không biết được tâm pha Mc của OBU và không có ăng ten nào là khả kiến thì tâm của OBU sẽ được chọn thay thế. Hướng trục của OBU sẽ hướng thẳng đến tâm pha của ăng ten đo thu trong trường hợp bàn xoay nằm trong vị trí góc ban đầu MTO như Hình 4. Ăng ten đo phát phải ứng với băng tần số trung tâm fTx được liệt kê trong Bảng 6. 2) Ăng ten đo thu RTA được hiệu chuẩn phân cực đứng sẽ được dành riêng cho băng tần số thực tế được đo kiểm. Các băng tần số khác sẽ được đo kiểm theo Bảng 6. Ăng ten đo thu RTA sẽ được bố trí thẳng đứng. Khoảng cách từ RTA đến trục của bàn xoay đảm bảo cho bàn xoay quay đủ 360°. Độ cao của tâm pha của RTA và ăng ten OBU so với mặt đất sẽ là như nhau. 3) Khoảng cách giữa bất cứ thành phần nào của TTA và ăng ten OBU lần lượt với trần nhà, nền nhà hay tường phải tối thiểu là 0,5 m. 4) Mỗi ăng ten trong việc thiết lập này phải luôn đảm bảo ở trong vùng xa của bất cứ ăng ten khác. 5) Khoảng cách giữa bất cứ phần nào của RTA và trần nhà, nền nhà hoặc tường phải đảm bảo ít nhất là một nửa của chiều dài bước sóng sẽ được đo. 6) RTA được nối với đầu vào của thiết bị thu được hiệu chuẩn, nghĩa là máy phân tích phổ hay bộ thu đo sử dụng cáp đồng trục ferit được hiệu chuẩn. Thiết bị thu sẽ được hiệu chuẩn tới tần số thực tế cần đo. 7) Thay OBU bằng TSA sao cho các tâm pha và hướng trục của OBU lần lượt trùng với nhau. Hướng trục của TSA sẽ hướng thẳng đến tâm pha của RTA. TSA sẽ được kết nối với nguồn tín hiệu MSS2 thông qua cáp đồng trục ferit được hiệu chuẩn. Sự phân cực của TSA phải khớp với sự phân cực của RTA. 8) Với tất cả các tần số trong các băng được chỉ định trong Bảng 2 ứng với trạng thái “hoạt động” của OBU và băng tần loại trừ, điều chỉnh công suất đầu ra của nguồn tín hiệu MSS2 sao cho công suất e.i.r.p của TSA bằng với giới hạn cho các phát xạ giả và phát xạ ngoài băng được nêu trong Bảng 2. Ghi nhận lại giá trị công suất như một hàm của tần số, được tính theo giá trị Watt đo được tại thiết bị thu.
Giá trị này được sử dụng về sau như mức giới hạn. 10) TTA được nối tới nguồn tín hiệu MSS1 được hiệu chuẩn thông qua cáp đồng trục ferit cũng được hiệu chuẩn. 11) Bật tín hiệu đầu ra đơn tần của MSS1, điều chỉnh MSS1 tới tần số trung tâm fTx được xác định cho kênh 1 (xem Bảng 6). 12) Ăng ten phụ RSA phân cực tròn bên trái với độ lợi GRSA sẽ hợp với băng tần số trung tâm fTx được liệt kê trong Bảng 6. Thay TSA bằng ăng ten phụ RSA phân cực tròn bên trái sao cho các tâm pha và hướng trục của OBU lần lượt trùng với nhau. Đầu ra của RSA được kết nối trực tiếp với cảm biến công suất của máy đo công suất PM1 được hiệu chuẩn tới tần số của tín hiệu đơn tần. Điều chỉnh công suất đầu ra của MSS1 sao cho công suất PRSA đo được từ máy đo công suất PM1 tương đương: PRSA = Pinc x GRSA x (1-|rRSA|2) Trong đó: Pinc: Công suất tín hiệu tới được thu bởi ăng ten thu đẳng hướng lý tưởng rRSA: hệ số phản xạ tại đầu nối của RSA 13) Lặp lại bước 1, thay RSA bằng OBU 14) Lựa chọn băng tần số đầu tiên theo Bảng 2 để đo kiểm 15) Thiết lập OBU sang chế độ đo với tín hiệu đo TS1 và tần số sóng mang phụ fs 16) Di chuyển bàn xoay đến vị trí góc ban đầu MT0 theo như Hình 4. 17) Độ phân giải băng thông của thiết bị thu được sử dụng để đo công suất tín hiệu phải được thiết lập bằng với băng thông máy đo được nêu trong Bảng 2. Đo phổ công suất Ppol nhận được từ thiết bị thu RD, với Ppol lần lượt là Pv và Ph tương ứng với RTA được phân cực dọc và phân cực ngang. Ghi nhận giá trị này để phục vụ việc xử lý tiếp trong bước 23. Lặp lại bước 17 cho tất cả các vị trí MT1, MT2, MT3 của bàn xoay theo như Hình 4. 18) Lặp lại bước 16 và 17 đối với tần số sóng mang phụ fs còn lại. 19) Lặp lại bước từ 15 đến 18 cho tần số fTx được xác định cho kênh 4 theo Bảng 6. 20) Lặp lại các bước từ 14 đến 19 cho tất cả băng tần số được đề cập trong Bảng 2 ứng với chế độ “hoạt động” của OBU và băng loại trừ. 21) Xoay RTA sao cho RTA được phân cực dọc mà không thay đổi vị trí của tâm pha và hướng trục. 22) Lặp lại từ bước 14 đến bước 20. 23) Tính toán công suất Pspurious = Pv + Ph và so sánh với mức giới hạn trong bước 9 đối với bất kỳ tần số nào. Nếu giá trị Pspurious vượt quá mức giới hạn trên thì phép đo thất bại. 3.2.2.5. Phát xạ giả phần thu 3.2.2.5.1. Tổng quát - Phép đo này chỉ được thực hiện trong điều kiện đo kiểm bình thường. Phép đo dẫn là không thể thực hiện.
- Phép đo bức xạ sẽ được thực hiện trong trong tất cả băng tần số được mô tả trong Bảng 2 ứng với “trạng thái chờ” của OBU và ở ngoài băng tần loại trừ. - Phép đo được thực hiện trong phòng câm (phòng không phản xạ) hoặc trong không gian đo mở. Việc mô phỏng được mô tả trong Hình 3 và Hình 4. - Những yêu cầu cơ bản và hướng dẫn cho bài đo được mô tả trong Phụ lục A, Phụ lục B. - Mô tả và giới hạn của các tham số (xem 2.2.5). 3.2.2.5.2. Đo bức xạ: Tham chiếu đến Hình 3 và Hình 4, thủ tục đo kiểm các phát xạ giả và phát xạ ngoài băng theo 3.2.2.4 áp dụng một số điều chỉnh như sau: 1) Phép đo sẽ không dùng TTA và MSS1. Vì vậy, sẽ không sử dụng các phép đo liên quan đến tần số trung tâm fTx 2) Phép đo sẽ không sử dụng RSA 3) OBU sẽ không bao giờ phát. Vì vậy, sẽ không sử dụng phép đo liên quan đến tần số sóng mang phụ fs 4) OBU sẽ không bao giờ ở chế độ nghỉ. 5) Các giới hạn và băng thông dải có thể chấp nhận được đề cập trong Bảng 2 áp dụng cho “trạng thái chờ” không phải cho “trạng thái hoạt động”. 3.2.1. Phương pháp đo thiết bị RSU 3.2.1.1. Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương cực đại 3.2.1.1.1. Tổng quát Quá trình đo có thể thực hiện ở chế độ đo bức xạ hoặc chế độ đo dẫn. Các yêu cầu cơ bản và hướng dẫn đo như trong Phụ lục A, Phụ lục B. Các thông số mô tả và giới hạn (xem 2.1.1). Cần biết trước các tần số trung tâm fTx của RSU như đã đề cập trong 3.1.3. Trong trường hợp đo dẫn cần phải biết độ lợi GRSU,Tx của ăng ten phát RSU. 3.2.1.1.2. Đo bức xạ 1) Thiết lập thứ tự đo như trong B.6.1. 2) Thay thế RD bằng máy đo công suất PM1. 3) Thiết lập công suất phát của RSU ở mức lớn nhất có thể hoạt động được. 4) Thiết lập chế độ hoạt động cho RSU ở chế độ phát với sóng mang không điều chế. 5) Thiết lập tần số trung tâm fTx ban đầu cho RSU tương ứng trong 3.1.3 6) Đo công suất PCW bằng PM1 và ghi nhận giá trị tương ứng với tần số sóng mang trung tâm. 7) Lặp lại bước 6 với các tần số trung tâm fTx còn lại được quy định trong 3.1.3. 8) Thay thế ăng ten RTxA bằng ăng ten LHCP TSA với độ lợi GTSA tối đa và hệ số phản xạ ở đầu nối với ăng ten là rTSA và điều chỉnh để độ cao tâm pha của 2 ăng ten nằm trên đường bức xạ cực đại. 9) Kết nối đầu ra của TSA thông qua Balun BLN có suy hao ATNBLN nếu cần thiết và điều chỉnh suy hao ATNCA1 của FCCA kết nối đến MSS1.
- Phép đo bức xạ sẽ được thực hiện trong trong tất cả băng tần số được mô tả trong Bảng 2 ứng với “trạng thái chờ” của OBU và ở ngoài băng tần loại trừ. - Phép đo được thực hiện trong phòng câm (phòng không phản xạ) hoặc trong không gian đo mở. Việc mô phỏng được mô tả trong Hình 3 và Hình 4. - Những yêu cầu cơ bản và hướng dẫn cho bài đo được mô tả trong Phụ lục A, Phụ lục B. - Mô tả và giới hạn của các tham số (xem 2.2.5). 3.2.2.5.2. Đo bức xạ: Tham chiếu đến Hình 3 và Hình 4, thủ tục đo kiểm các phát xạ giả và phát xạ ngoài băng theo 3.2.2.4 áp dụng một số điều chỉnh như sau: 1) Phép đo sẽ không dùng TTA và MSS1. Vì vậy, sẽ không sử dụng các phép đo liên quan đến tần số trung tâm fTx 2) Phép đo sẽ không sử dụng RSA 3) OBU sẽ không bao giờ phát. Vì vậy, sẽ không sử dụng phép đo liên quan đến tần số sóng mang phụ fs 4) OBU sẽ không bao giờ ở chế độ nghỉ. 5) Các giới hạn và băng thông dải có thể chấp nhận được đề cập trong Bảng 2 áp dụng cho “trạng thái chờ” không phải cho “trạng thái hoạt động”.
4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHỤ LỤC A (Quy định) Phép đo dẫn PHỤ LỤC B (Quy định) Phép đo bức xạ THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lời nói đầu QCVN 99:2015/BTTTT được xây dựng trên cơ sở ETSI EN 300 674-1 v1.2.1 (2004-08) của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu. QCVN 99:2015/BTTTT do Cục Viễn thông biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư 37/2015/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2015. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN DỮ LIỆU TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH DẢI TẦN 5,8 GHZ ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI National technical regulation on Medium Data Rate data transmission equipment operating in the 5,8 GHz band use in Road Transport Traffic
Khoản 6.2. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./. PHỤ LỤC A (Quy định) Phép đo dẫn A.1. Bố trí đầu nối một ăng ten Cách thức bố trí phép đo được sử dụng trong trường hợp một đầu nối ăng ten tại thiết bị cần đo. Hình A.1 - Mô hình đo kiểm với một đầu nối ăng ten 6.2. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./. PHỤ LỤC A (Quy định) Phép đo dẫn A.1. Bố trí đầu nối một ăng ten Cách thức bố trí phép đo được sử dụng trong trường hợp một đầu nối ăng ten tại thiết bị cần đo. Hình A.1 - Mô hình đo kiểm với một đầu nối ăng ten
a) đo kiểm các thông số của EUT a) đo kiểm các thông số của EUT a) Đo kiểm các thông số của EUT a) Đo kiểm các thông số của EUT a) Đo kiểm các thông số của EUT a) Đo kiểm các thông số của EUT a) đo kiểm các thông số của EUT a) đo kiểm các thông số của EUT a) Đo kiểm các thông số của EUT a) Đo kiểm các thông số của EUT a) Đo kiểm các thông số của EUT a) Đo kiểm các thông số của EUT
b) điều chỉnh công suất đầu vào EUT b) điều chỉnh công suất đầu vào EUT b) Điều chỉnh công suất tín hiệu tới đến EUT b) Điều chỉnh công suất tín hiệu tới đến EUT b) Điều chỉnh công suất tín hiệu tới đến EUT b) Điều chỉnh công suất tín hiệu tới đến EUT b) điều chỉnh công suất đầu vào EUT b) điều chỉnh công suất đầu vào EUT b) Điều chỉnh công suất tín hiệu tới đến EUT b) Điều chỉnh công suất tín hiệu tới đến EUT b) Điều chỉnh công suất tín hiệu tới đến EUT b) Điều chỉnh công suất tín hiệu tới đến EUT
c) các phép đo sử dụng ăng ten thay thế A.2. Bố trí hai đầu nối ăng ten Cách thức bố trí phép đo được sử dụng trong trường hợp hai đầu nối ăng ten tại thiết bị cần đo Hình A.2 - Mô hình đo kiểm với hai đầu nối ăng ten c) các phép đo sử dụng ăng ten thay thế A.3. Những yêu cầu về vị trí đo kiểm Các phép đo dẫn được thực hiện tại đầu nối ăng ten của thiết bị cần đo. A.4. Chuẩn bị vị trí đo A.4.1. Tín hiệu đơn tần Nếu việc bố trí đo kiểm với một đầu nối ăng ten được sử dụng thì thiết lập bài đo theo Hình A.1 và chuẩn bị vị trí đo như sau: - Nguồn MSS1 đã hiệu chuẩn được kết nối với đầu nối ăng ten của thiết bị đo thông qua bộ chuyển cáp đồng trục có 3 đầu nối đã hiệu chuẩn - Thiết bị thu được kết nối với đầu nối ăng ten của thiết bị đo thông qua đầu nối thứ ba của bộ chuyển cáp đồng trục đã được hiệu chuẩn. Nếu việc bố trí đo kiểm với một đầu nối ăng ten được sử dụng thì thiết lập bài đo theo Hình A.2 và chuẩn bị vị trí đo như sau: - Nguồn MSS1 đã hiệu chuẩn được kết nối với đầu nối ăng ten thu của thiết bị cần đo. - Thiết bị thu được kết nối với đầu nối ăng ten phát của thiết bị cần đo.
A.4.2. Tín hiệu được điều chế Nếu việc bố trí đo kiểm với một đầu nối ăng ten được sử dụng thì thiết lập bài đo theo Hình A.1 và chuẩn bị vị trí đo như sau: - Nguồn SMS1 đã hiệu chuẩn được kết nối với đầu nối ăng ten của thiết bị cần đo thông qua bộ chuyển cáp đồng trục có 3 đầu nối. - Thiết bị thu, có thể là máy thu của RSU hoặc bộ thu đo, được kết nối với đầu nối ăng ten của thiết bị cần đo thông qua đầu nối thứ ba của bộ chuyển cáp đồng trục đã được hiệu chuẩn. Nếu việc bố trí đo kiểm với mô hình 2 đầu nối ăng ten được sử dụng thì thiết lập bài đo theo Hình A.2 và chuẩn bị vị trí đo như sau: - Nguồn SMS1 đã hiệu chuẩn được kết nối với đầu nối ăng ten thu của thiết bị cần đo. - Thiết bị thu, có thể là máy thu của RSU hoặc bộ thu đo, được kết nối với đầu nối ăng ten phát của thiết bị cần đo. PHỤ LỤC B (Quy định) Phép đo bức xạ B.1. Bài đo sử dụng một ăng ten Hình B.1 mô tả mô hình đo sử dụng một ăng ten đo kiểm TA cho việc thu phát tín hiệu từ thiết bị cần đo. Hình B.1: Mô hình đo sử dụng một ăng ten đo c) Quá trình đo sử dụng ăng ten thay thế Hình B.1 - Mô hình đo kiểm với một ăng ten đo c) Quá trình đo sử dụng ăng ten thay thế B.2. Bài đo sử dụng hai ăng ten Hình B.2 mô tả mô hình đo sử dụng hai ăng ten đo kiểm bao gồm TTA và RTA cho việc đo kiểm tín hiệu từ EUT. Hình B.2: Mô hình đo sử dụng hai ăng ten đo. c) Quá trình đo sử dụng ăng ten thay thế Hình B.2 - Mô hình đo kiểm với hai ăng ten đo c) Quá trình đo sử dụng ăng ten thay thế B.3. Các yêu cầu đo kiểm B.3.1. Khoảng cách đo Trong không gian đo mở hay trong phòng câm (phòng không phản xạ) khoảng cách đo d trong Hình B.1 và Hình B.2 phải đảm bảo các ăng ten ở cả hai phía trên đường truyền vô tuyến phải nằm ở trường điện từ vùng xa của ăng ten còn lại. Khoảng cách d này phải thỏa mãn ba điều kiện sau: d > 5 . (D0,TA + D0,EUT) và d> 2. l Với D0,TA, D0,EUT và l là đường kính lớn nhất của ăng ten đo kiểm, ăng ten EUT và bước sóng của tín hiệu vô tuyến. Khoảng cách d là khoảng cách được đo giữa: Tâm khẩu độ của ăng ten đo kiểm TA trong trường hợp là ăng ten loa hoặc điểm tiếp nối trong trường hợp TA là các ăng ten loại khác và Điểm tiếp nối của ăng ten EUT nếu vị trí của ăng ten EUT xác định được hoặc tâm của EUT nếu vị trí ăng ten không xác định được. B.3.2. Truyền sóng trong không gian tự do Trong không gian đo mở hay trong phòng câm (phòng không phản xạ), đường truyền vô tuyến từ ăng ten phát đến ăng ten thu yêu cầu phải có một khoảng không gian trống xung quanh đường truyền trung tâm hay còn gọi là đường truyền trực tiếp qua không gian tự do. Hình B.3 - Vùng Fresnel thứ nhất với đường truyền vô tuyến trực tiếp và phản xạ Vùng trống này phải nằm trong vùng Fresnel.
Như trong Hình B.3, vùng Fresnel thứ nhất chứa đựng tất cả các đường truyền vô tuyến từ ăng ten phát đến ăng ten thu gồm sóng phản xạ với chiều dài truyền dF1 + dF2 và sóng trực tiếp với chiều dài truyền d và hai khoảng cách này không được cách nhau quá một nửa lần bước sóng l hay nói cách khác là không được ngược pha 180° dF1 + dF2 - d ≤ l / 2 B.4. Ăng ten đo kiểm thay thế Ăng ten đo kiểm dùng để phát hiện các bức xạ từ EUT hoặc phát tín hiệu đến EUT. Ăng ten thay thế cùng với máy tạo tín hiệu được sử dụng để thay thế EUT và ăng ten của EUT trong các phép đo thay thế. Ăng ten thay thế dùng để đo kiểm có thể là một trong các loại: LHCP, LP hoặc XP tùy theo yêu cầu trong thủ tục đo kiểm các tham số tương ứng của EUT. Các ăng ten đo thử phân cực chéo yêu cầu XPD>25 dB trong băng tần đo. Ăng ten thay thế dùng để đo kiểm tốt nhất là sử dụng ăng ten định hướng. Nếu có sự không đồng bộ giữa ăng ten thay thế dùng để đo kiểm và cáp nối cần phải thêm vào một mạch đồng bộ hay còn gọi là balun giữa đầu ra ăng ten và đầu vào cáp nối. Suy hao phản xạ ở đầu cuối của ăng ten thay thế dùng để đo kiểm không được vượt quá 15 dB trong bảng tần đo kiểm. Khi tín hiệu đo ở trong băng tần lên đến 1 GHz, ăng ten thay thế dùng để đo kiểm phải: - Lưỡng cực nửa bước sóng, cộng hưởng ở băng tần đo, hoặc - Lưỡng cực ngắn, được hiệu chuẩn lưỡng cực nửa bước sóng, hoặc - Ăng ten hình nón kép. Khi đo tần số từ 1 GHz đến 4 GHz: - Lưỡng cực nửa bước sóng, hoặc - Ăng ten hình nón kép, hoặc - Có thể sử dụng bức xạ ăng ten loa. Khi đo tín hiệu ở băng tần trên 4 GHz chỉ sử dụng ăng ten loa Loại ăng ten thay thế dùng để đo kiểm phải được đưa vào trong kết quả đo kiểm. B.5. Đo OBU B.5.1. Tín hiệu đơn tần Nếu sử dụng quá trình đo kiểm với một ăng ten đo, mô hình đo áp dụng như Hình B.1 và thứ tự thực hiện như sau: 1) LHCP dùng để hiệu chuẩn ăng ten đo (TA, TTA: tuyến phát, RTA: tuyến thu) phải tương ứng với băng tần số trung tâm fTx theo như Bảng 6. LHCP phải được gắn trên một cột thẳng đứng trong phòng câm (phòng không phản xạ). Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của TA và trần, sàn, tường tối thiểu là 0,5m. Chiều cao của tâm pha so với sàn của TA và CA phải bằng nhau. CA là một trong hai ăng ten của OBU (EUT) hay RSA. Đường bức xạ cực đại của TTA phải hướng đến tâm pha của CA. 2) TA kết nối thông qua CC có ba kết cuối (ba cổng) đến MSS1 hiệu chuẩn bằng cáp FCCA hiệu chuẩn. Cổng còn lại của bộ xoay vòng phải được kết nối bằng cáp FCCA hiệu chuẩn đến đầu vào của RD đã hiệu chuẩn, đó là các máy phân tích phổ hoặc máy đo thu. Việc hiệu chuẩn được thực hiện ở các tần số tín hiệu đơn tần. Cần lưu ý đến sự quá tải khi đưa tín hiệu đến đầu vào RD.
Tín hiệu đơn tần Nếu sử dụng quá trình đo kiểm với một ăng ten đo, mô hình đo áp dụng như Hình B.1 và thứ tự thực hiện như sau: 1) LHCP dùng để hiệu chuẩn ăng ten đo (TA, TTA: tuyến phát, RTA: tuyến thu) phải tương ứng với băng tần số trung tâm fTx theo như Bảng 6. LHCP phải được gắn trên một cột thẳng đứng trong phòng câm (phòng không phản xạ). Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của TA và trần, sàn, tường tối thiểu là 0,5m. Chiều cao của tâm pha so với sàn của TA và CA phải bằng nhau. CA là một trong hai ăng ten của OBU (EUT) hay RSA. Đường bức xạ cực đại của TTA phải hướng đến tâm pha của CA. 2) TA kết nối thông qua CC có ba kết cuối (ba cổng) đến MSS1 hiệu chuẩn bằng cáp FCCA hiệu chuẩn. Cổng còn lại của bộ xoay vòng phải được kết nối bằng cáp FCCA hiệu chuẩn đến đầu vào của RD đã hiệu chuẩn, đó là các máy phân tích phổ hoặc máy đo thu. Việc hiệu chuẩn được thực hiện ở các tần số tín hiệu đơn tần. Cần lưu ý đến sự quá tải khi đưa tín hiệu đến đầu vào RD. 3) LHCP dùng để hiệu chuẩn RSA có độ GRSA phải tương ứng với các tần số trung tâm fTx như trong Bảng 6. LHCP phải được gắn trên một cột thẳng đứng trong vùng lặng ở đầu còn lại của phòng câm (phòng không phản xạ). Cột này phải được đặt trên một bàn xoay cho phép xoay tâm pha của RSA xung quanh trục đứng. Khoảng cách giữa bất kỳ bộ phận nào của RSA đến trần, sàn, tường tối thiểu là 0,5 m. Ngoài ra khoảng cách d giữa TTA và RSA phải đảm bảo hai ăng ten này nằm trong vùng trường điện từ xa của nhau theo B.3.1. Đường bức xạ cực đại của RSA phải hướng đến tâm pha của TA. Đầu ra của RSA phải được kết nối trực tiếp đến cảm biến công suất của máy đo công suất PM1 đã được hiệu chuẩn tại tín hiệu đơn tần cần đo. Nếu sử dụng quá trình đo kiểm với hai ăng ten đo, mô hình đo áp dụng như Hình B.2 và thứ tự thực hiện như sau: 1) LHCP dùng để hiệu chuẩn RSA và RTA phải tương ứng với các tần số trung tâm fTx như trong 3.1.3. LHCP phải được đặt trong phòng câm (phòng không phản xạ) trên một cột đứng. Hai ăng ten có thể dịch chuyển được theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc. Ăng ten TTA và RTA phân cực dọc sẽ được di chuyển theo chiều dọc còn ăng ten TTA và RTA phân cực ngang sẽ di chuyển theo chiều ngang. Tâm pha của TTA được đặt ở vị trí so với tâm pha của RTA ra một khoảng ddisplace với suy hao ghép giữa hai ăng ten lớn hơn 30 dB. Độ không đảm bảo đo phải tuân thủ theo như Bảng 5. Suy hao ghép thực sự và khoảng cách ddisplace giữa TTA và RTA phải được đưa vào trong kết quả đo kiểm. Gọi vị trí giữa hai tâm pha là Mcenter. Khoảng cách từ bất kì phần nào của TTA và RTA với trần, sàn, tường tối thiểu phải đạt 0,5m. Chiều cao của Mcenter và tâm pha của CA so với sàn phải bằng nhau. CA là một trong các ăng ten của OBU hoặc RSU.