e-ISSN 2745-7265 p-ISSN 2088-5555 EXPERT Vol. 13 No. 1

## Mommy Care: Inovasi Cerdas untuk Monitor Kondisi Ibu Hamil dengan Mikrokontroler dan Aplikasi
Erlangga 1 , Delfita Sari 1 *, Angga Saputra 1 , Ayu Kartika Puspa 1 , Yuthsi Aprilinda 2 1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar Lampung 2 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar Lampung Lampung, Indonesia
1 erlangga@ubl.ac.id, 1 * delfitasari97@gmail.com, 1 syaputrhaangga@gmail.com, 1 ayukartikapuspa@ubl.ac.id , 2 yuthsi.aprilinda@ubl.ac.id
ABSTRACT – Pregnancy is an important moment in a woman’s life. Therefore, monitoring the health of pregnant women is very important. This study aims to develop an application called Mommy Care that can make it easier for pregnant  women  to  perform  health  checks  quickly  and  gradually  without  being  limited  by  space  and  time.  This application is integrated with a microcontroller equipped with temperature, blood pressure, and heart rate sensors. The test results show that the designed device can work well and provide accurate health information. Thus, it can be said that the designed device can be used well and reliably. This study contributes to the development of e-health technology that can improve the quality of life and health of pregnant women in Indonesia.
Keywords: Android-based e-health system; Heart rate body temperature blood pressure measurement; Microcontroller-based health monitoring; Real-time data transmission and display; Wireless sensor network for maternal health.
ABSTRAK – Kehamilan merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan seorang wanita. Oleh karena itu, pemantauan  kesehatan  ibu  hamil  menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk  dilakukan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengembangkan  sebuah  aplikasi  bernama  Mommy  Care  yang  dapat  memudahkan  ibu  hamil  dalam  melakukan pemeriksaan  kesehatan  secara cepat  dan  bertahap  tanpa  terbatas  ruang  dan  waktu.  Aplikasi  ini  terintegrasi  dengan mikrokontroler yang dilengkapi dengan sensor suhu, tekanan darah, dan detak jantung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa  alat  yang  telah  dirancang  dapat  bekerja  dengan  baik  dan  memberikan  keterangan  kesehatan  dengan  tepat. Sehingga dapat dikatakan bahwa alat yang telah dirancang dapat digunakan dengan baik dan dipercaya. Penelitian ini memberikan  kontribusi  dalam  pengembangan  teknologi  e-health  yang  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  dan kesehatan ibu hamil di Indonesia.
Kata Kunci: Jaringan sensor nirkabel untuk kesehatan ibu hamil; Pemantauan kesehatan berbasis mikrokontroler; Pengukuran detak jantung suhu tubuh tekanan darah; Sistem e-health berbasis Android; Transmisi dan tampilan data secara real-time.

## 1. PENDAHULUAN
Kehamilan  merupakan  suatu  keadaan  yang  dapat merubah  bentuk  fisik  dan  psikologi  sosial  pada  tubuh perempuan disebabkan adanya pertumbuhan janin pada kandungannya [1] . Pada masa kehamilan, kesehatan ibu dan  anak  menjadi  hal  penting  untuk  mendapatkan pemeriksaan  serta  pengecekan  secara  rutin  untuk memastikan  kehamilan  berkembang  secara  normal  dan sehat. Keadaan ibu hamil yang sehat dapat memberikan pengaruh  terhadap  perkembangan  janin  di  dalam kandungannya.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan pengecekan yang dilakukan secara rutin dan berkala untuk melihat perkembangan kehamilannya. Beberapa hal yang perlu  diperiksa  antara  lain  suhu  tubuh,  tekanan  darah, jantung  dan  pernafasan [2]  [3]  [4] .  Selain  itu,  informasi usia  kehamilan  juga  sangat  penting  untuk  melihat perkembangan yang terjadi pada kehamilan [5] . State  of  the  art:  Beberapa  penelitian  sebelumnya telah  mengembangkan  sistem  monitoring  kesehatan
pasien  secara  wireless [6] ,  monitoring  suhu  tubuh manusia  berbasis  O.S  Android  menggunakan  koneksi Bluetooth [7] , serta perancangan alat ukur detak jantung dengan bantuan Pulse heart sensor berbasis Arduino Uno R3 yang terintegrasi dengan Bluetooth [8] .
Gap  analysis:  Meskipun  telah  ada  beberapa penelitian  tentang  monitoring  kesehatan  pasien,  namun belum  ada  penelitian  yang  secara  spesifik  membahas tentang  monitoring  kesehatan  ibu  hamil  dengan menggunakan  alat  dan  aplikasi  yang  terintegrasi.  Belum ada  penelitian  yang  menggabungkan  semua  fungsi tersebut dalam satu alat dan aplikasi untuk memudahkan pengecekan kesehatan ibu hamil.
Novelty:  Penelitian  ini  merupakan  penelitian pertama  yang  menggabungkan  fungsi  monitoring  suhu tubuh,  detak  jantung,  tekanan  darah,  serta  informasi terkait kehamilan lainnya dalam satu alat dan aplikasi yang bernama Mommy Care. Dengan adanya alat serta aplikasi ini  diharapkan  dapat  memberikan  kemudahan  bagi  ibu hamil  dalam  melakukan  pengecekan  kesehatan  serta
e-ISSN 2745-7265 p-ISSN 2088-5555 EXPERT Vol. 13 No. 1 June 30, 2023 – Hal. 57
dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai perkembangan  kehamilan  secara  langsung.  Hal  ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa  penggunaan  alat  pengukur  suhu  tubuh,  tekanan darah,  dan  detak  jantung  berbasis  mikrokontroler Arduino  dengan  menggunakan  sensor  dan  terintegrasi dengan smartphone dapat memberikan hasil yang akurat dan mudah digunakan oleh ibu hamil [9] [10] [11] .

## 2. METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode  Design  and Creation  yang  mengembangkan  sebuah  produk berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Produk yang  dikembangkan  adalah  sistem  e-health  berbasis Android  dan  Arduino  untuk  memantau  kesehatan  ibu hamil  secara  real-time.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data tanda organ vital ibu hamil yang diperoleh  dengan  metode  wawancara  di  klinik  pratama bersalin dan rumah bidan desa. Data pendukung lainnya berasal dari jurnal dan internet.
Perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 .  Perangkat  lunak  dibagi  menjadi  tiga  kelompok,  yaitu untuk aplikasi Android, untuk Arduino, dan untuk server. Perangkat  keras  dibagi  menjadi  dua  kelompok,  yaitu untuk Arduino dan untuk pengguna.
Tabel 1 . Perangkat Lunak Kelompok  Nama Fungsi Aplikasi Android Adobe Dreamweaver 2014 Membuat antarmuka aplikasi Aplikasi Android PHP Menyambungkan antara HTML dan MySQL Aplikasi Android MySQL Membuat database Arduino Arduino IDE Memasukkan kode perintah ke mikrokontroler Server Windows 7 Sistem operasi Server Xampp Control Panel Application Versi 5.3.8 Server yang berdiri sendiri Tabel 2 . Perangkat Keras Kelompok Nama Fungsi Arduino Arduino Staterkyt R3 Pengontrol sensor Arduino Sensor Mlx90614 Pengukur suhu tubuh Arduino Pulse Heart Sensor Pengukur detak jantung Arduino Sensor Mpx5050Gp Pengukur tekanan darah Arduino Modul wifi ESP8266 Pengirim data nirkabel Pengguna LCD 12x6 Penampil hasil sensor di Arduino Pengguna Motor DC; Selenoid Valve; Handcuff; Stetoskope; Multimeter Digital; Spygmomanometer; Relay; Converter DC- DC; Kabel-kabel penghubung Alat bantu pengukuran tekanan darah
Alur  kerja  sistem  dapat  dilihat  pada Gambar  2 . Sensor  detak  jantung,  suhu  tubuh,  dan  tekanan  darah dipasang pada jari telunjuk pasien. Data sensor diproses oleh Arduino Uno dan dikirim secara nirkabel ke server melalui modul ESP8266. Server menyimpan data sensor pada database MySQL. Aplikasi Android mengambil data sensor dari server dan menampilkannya secara grafis pada antarmuka  aplikasi.  Aplikasi  Android  juga  memberikan saran kesehatan sesuai dengan kondisi pasien.
Untuk mengetahui perkiraan usia kehamilan dan hari perkiraan lahir (HPL) berdasar hari pertama haid terakhir (HPHT)  pada  aplikasi  digunakan  rumus  Neagele [12] . Rumus Neagele adalah sebagai berikut [13] : HPHT pada bulan Januari – Maret HPL = (tHPHT+7) – (bHPHT+9) – (tHPHT). HPHT pada bulan April – Desember HPL = (tHPHT+7) – (bHPHT-3) – (tHPHT+1).
Dimana tHPHT adalah tanggal HPHT, bHPHT adalah bulan HPHT, dan tHPHT adalah tahun HPHT.
Untuk  menguji  kinerja  sistem,  digunakan  metode analisis data yang meliputi statistik deskriptif, uji validitas, uji  reliabilitas,  dan  uji  hipotesis.  Statistik  deskriptif digunakan  untuk  menggambarkan  karakteristik  data secara  umum.  Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur seberapa  valid  data  yang  diperoleh  dari  sensor.  Uji reliabilitas  digunakan  untuk  mengukur  seberapa konsisten data yang diperoleh dari sensor. Uji  hipotesis digunakan  untuk  menguji  apakah  ada  perbedaan signifikan antara data sensor dengan data standar.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Instalasi Alat
Instalasi  menggunakan  mikrokontroler  ( Gambar  1 ) dengan platform komputasi  fisik  ( Physical  Computing ) open source sederhana yang disebut sebagai Arduino. Kemudian dipasang pulse  heart sensor , yang  digunakan  untuk mendeteksi denyut jantung yang dibuat untuk Arduino. Sensor  ini  mempermudah  pengukuran  detak  jantung dengan  menghubungkannya  ke  sebuah  aplikasi  dengan suatu pengembangan. Pulse heart sensor mencakup sebuah aplikasi  monitoring  yang  bersifat open  source [14] . Komponen  selanjutnya  yaitu    sensor  suhu  MLX90614 yang  dapat  bekerja  tanpa  melakukan  kontak  pisik langsung. Sensor ini dilengkapi dengan  inframerah untuk mengukur atau mendeteksi radiasi panas (thermal) pada benda [15] . Terakhir sensor yang digunakan yaitu sensor MPX5050GP untuk mengukur tekanan darah. Sensor ini menunjukkan  output  yang  sebanding  dengan  tekanan yang  diperoleh  sehingga  sensor  ini  dikenal  dengan keakuratannya.  Sensor  tekanan  terintegrasi    50  kPa  ini menghasilkan suatu tekanan mencakup antara 0 mmHg hingga  375  mmHg  yang  dilengkapi  dengan  penguat operasional  internal  untuk  tujuan  pengendalian  sinyal [16] .  Output  dari  semua  sensor  akan  ditampilkan  pada LCD dan modul wifi. Pada Gambar 1 inputan berasal dari sensor  suhu,  tekanan  darah  dan  jantung  kemudian mikrokontroler  Arduino  mengolah  data  dari  semua sensor,  kemudian  di  transfer  ke  LCD  sebagai  alat monitoring dan data ditransfer ke aplikasi dengan modul
e-ISSN 2745-7265 p-ISSN 2088-5555 EXPERT Vol. 13 No. 1 June 30, 2023 – Hal. 58
wifi  sehingga  data  pasien  bisa  dilihat  oleh  dokter  yang menangani melalui aplikasi yang telah disediakan.
B. Tahapan Pengoperasian Alat
Tahapan pengoperasian alat yang telah dibuat dapat dilakukan  dengan  proses  awal  yaitu  user  menempelkan alat  ke  pergelangan  tangan  dengan  posisi  alat  masing- masing  sesuai  dengan  objek  yang  akan  diperiksa.
Kemudian setelah ditekan tombol menyala , sensor yang dipasang  otomatis  akan  mulai  menghitung  data  yang dibutuhkan  kemudian  diproses  dengan  Arduino  untuk kemudian dikirim ke database dengan bantuan nodemcu untuk menghubungkan ke internet kemudian data akan dikirim ke Android dan menampilkan hasil pemeriksaan pasien, Gambar 2 .
Gambar 1. Komponen Instalasi Sistem Mommy Care
Gambar 2. Desain Proses dan Alur Kerja Sistem Mommy Care
Hasil perancangan sensor alat pada tubuh dipasang pada pergelangan tangan yang dilengkapi dengan sensor suhu dan sensor tekanan darah serta alat pemompa guna memompa aliran darah untuk mengecek tekanan darah, kemudian sensor jantung diletakkan pada ujung jari agar hasil  pengecekan  dapat  terbaca  dengan  baik,  hasil pemeriksaan kemudian akan ditampilkan melalui layar lcd dan masuk ke aplikasi yang ada pada  Android. Aplikasi pada  android  ini  diberi  nama  aplikasi  “ Mommy  C are”. Sementara  hasil  instalasi  alat  yang  telah  dibuat  dan
dilakukan  uji  coba  pengguna  kepada  pasien  ibu  hamil pada Gambar 3 . Hasil dari pengecekan ditampilkan pada Gambar  4 .  Sensor  bekerja  dengan  mendeteksi  sebuah radiasi  dari  suatu  objek  yang  di  ujikan.  Sensor  ini dilengkapi  adanya  ADC  yang  berfungsi  menghasilkan data  dalam  bentuk  digital.  Kemudian  pada  LCD  juga dilengkapi  dengan  adanya  modul  i2C  yang  berfungsi untuk menghemat penggunaan pin pada Arduino. LCD ini menampilkan hasil pengecekan suhu secara langsung saat sensor dijalankan.
e-ISSN 2745-7265 p-ISSN 2088-5555 EXPERT Vol. 13 No. 1
Gambar 3. Proses Penggunaan Alat
(a) (b)
(c)
Gambar 4. Tampilan (a) Hasil Suhu Badan, (b) Cek Jantung, dan (c) Pengecekan Tekanan Darah C. Tampilan Aplikasi
Pada halaman home aplikasi  ( Gambar 5 ) terdiri dari beberapa menu, yaitu Cek Jantung, Cek Suhu, Cek Tensi Darah,  Trimester,  Keluhan,  HPL,  Artikel,  Riwayat Pengecekan , Logout , dan juga Profil User. Pada menu Cek Jantung, Cek Suhu dan Cek Tekanan Darah merupakan menu  yang  menampilkan  hasil  dari  pengecekan  yang dilakukan  dengan  menggunakan  alat  yang  telah  dibuat, pada menu ini pasien dapat melihat hasil pengecekan serta keterangan  kondisi  kesehatan  pasien  yang  dapat membantu pasien untuk melakukan tindakan selanjutnya jika  hasil  pengecekan  menunjukkan  tanda-tanda  yang berbahaya pada kondisi kesehatan ibu hamil. Pada menu
Trimester,  berisi  tentang  informasi  tentang  beberapa keluhan  yang  terjadi  pada  setiap  ibu  hamil  di  tiap trimester,  juga  dilengkapi  dengan  beberapa  tips  dan informasi  nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Pada menu  HPL,  terdapat  informasi  tentang  hari  perkiraan lahir,  HPL  diketahui  dengan  menginput  HPHT  (Hari pertama  haid  terakhir)  pada  saat  proses  pendaftaran. Penentuan  HPL  menggunakan  Rumus  Neagle.  Menu Artikel  menampilkan  beberapa  artikel  yang  dibutuhkan oleh  ibu  hamil  serta  informasi  yang  berkaitan  dengan kehamilan  yang  akan  diperbaharui  setiap  harinya  guna memberikan informasi lebih keada ibu hamil.
Gambar 5. Tampilan Home Aplikasi Mommy Care Android App.
e-ISSN 2745-7265 p-ISSN 2088-5555 EXPERT Vol. 13 No. 1
D. Hasil Pengujian Sensor Tekanan Darah Pada pengujian sensor tekanan darah, digunakan alat Spygmomanometer  sebagai  alat  perbandingan  dengan alat  yang  telah  dirancang. Tabel  3 merupakan  tabel perbandingan  status  kondisi  kesehatan  pasien berdasarkan  pengujian  alat  yang  telah  dilakukan sebelumnya. Tabel  3 dibuat  guna  mencocokkan  hasil penggunaan  Spygmomanometer  dengan  alat  yang  telah dirrancang menggunakan sensor MPX5050GP. Hasil dari pengujian  ini  menunjukkan  bahwa  sensor  MPX5050G berjalan dengan baik.
E. Hasil Pengujian Sensor Suhu MLX90614 Pada  pengujian  sensor  suhu,  digunakan  alat termometer sebagai alat perbandingan dengan alat yang telah dirancang. Tabel 4 merupakan tabel perbandingan status  kondisi  kesehatan  pasien  berdasarkan  pengujian alat yang telh dilakukan sebelumnya. Tabel 4 dibuat guna mencocokkan hasil penggunaan termometer dengan alat
yang  telah  dirancang  menggunakan  sensor  suhu MLX90614. Hasil yang didapat pada percobaan ini aitu yaitu  terlihat  hasil  pengukuran  dengan  menggunakan termometer dan Sensor Suhu MLX90614 menunjukkan angka  yang  didapat  tidak  jauh  berbeda  sehingga  dapat dikatakan sensor ini bekerja dengan sangat baik.

## F. Hasil Pengujian Pulse Heart Sensor
Pada  pengujian  sensor  jantung,  digunakan  alat termometer sebagai alat perbandingan dengan alat yang telah dirancang. Tabel 5 merupakan tabel perbandingan status  kondisi  kesehatan  pasien  berdasarkan  pengujian alat yang telah dilakukan sebelumnya. Tabel 5 dibuat guna mencocok kan hasil penggunaan termometer dengan alat yang telah dirancang menggunakan sensor jantung pulse heart  sensor.  Hasil  yang  diproleh  yaitu  perhitungan angkanya tidak jauh berbeda dengan alat yang sudah ada namun keefektifannya dapat dikatakan sangat baik.
Tabel 3. Perbandingan Status Uji Coba Alat Sensor MPX5050G No  Usia Hasil Pengukuran Sphygmomanometer Status Hasil Pengukuran Rancangan Alat Status S D S D 1 25 110 80 Normal 121 67 Normal 2 30 120 80 Normal 126 81 Normal 3 45 140 90 Darah Tinggi 133 72 Darah Tinggi 4 28 120 80 Normal 116 83 Normal Tabel 4. Perbandingan Status Uji Coba Alat Sensor Suhu MLX90614 No Usia Hasil Pengukuran Termometer ( ℃ ) Status Hasil Pengukuran Rancangan Alat ( ℃ ) Status 1 25 36 Normal 37.6 Normal 2 30 38 Normal 36.9 Normal 3 45 39 Demam 40.3 Demam 4 28 37 Normal 38.2 Normal Tabel 5. Tabel Perbandingan Status Uji Coba Alat Sensor Detak Jantung Pulse Heart Sensor No Usia Hasil Pengukuran Termometer (BPM) Status Hasil Pengukuran Rancangan Alat (BPM) Status 1 25 36 Baik 37.6 Baik 2 30 38 Baik 36.9 Baik 3 45 39 Kurang Baik 40.3 Kurang Baik 4 28 37 Baik 38.2 Baik
Dengan  demikian,  hasil  pengujian  alat  yang  telah dilakukan menunjukkan bahwa alat yang telah dirancang dapat  bekerja  dengan  baik  dan  memberikan  keterangan kesehatan  dengan  tepat.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan penelitian yang ingin membuat alat pemantau kesehatan ibu hamil yang mudah digunakan dan akurat. Alat ini juga memberikan kontribusi bagi bidang kesehatan ibu hamil dengan  mengintegrasikan  sensor-sensor  dan  aplikasi android  yang  dapat  memudahkan  ibu  hamil  dalam melakukan  pemeriksaan  kesehatan  secara  mandiri  dan terhubung  dengan  dokter  yang  menanganinya.  Sebagai langkah  selanjutnya,  alat  ini  dapat  dikembangkan  lebih lanjut  dengan  menambahkan  fitur-fitur  lain  yang  dapat
meningkatkan  kenyamanan  dan  keamanan  ibu  hamil dalam menggunakan alat ini.

## 4. KESIMPULAN
Dan  berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa alat dan aplikasi Mommy Care  yang  dirancang  untuk  pantau  kesehatan  ibu  hamil menjadi  solusi  yang  mampu  mempermudah  ibu  hamil dalam  melakukan  pemeriksaan  kesehatan  secara  cepat dan  bertahap  tanpa  terbatas  ruang  dan  waktu. Pemeriksaan  yang  dapat  dilakukan  adalah  cek  suhu badan, detak jantung, dan tekanan darah. Pengintegrasian ini  menjadikan  ibu  hamil  terhubung  dengan  dokter
e-ISSN 2745-7265 p-ISSN 2088-5555 EXPERT Vol. 13 No. 1
sehingga  dapat  dipantau  langsung  oleh  dokter  yang menanganinya.  Alat  dan  aplikasi  ini  juga  menyediakan saran-saran  untuk  dilakukan  ibu  hamil  guna mempertahankan  kesehatan,  artikel  dan  informasi  Hari Perkiraan Lahir (HPL) untuk membantu ibu hamil dalam mengetahui  informasi  kelahiran  dan  informasi  penting lainnya  untuk  mengurangi  kekhawatiran  ketika mengalami perubahan pada setiap trimester kehamilan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] O. Yayat , M. R. Dwijayanti, “Hubungan Pengetahuan Suami dengan Partisipasi Suami Terhadap Kehamilan di Balai Pengobatan Sumber Sehat Marga Asih Kabupaten Bandung,” STIKES A. Yani Cimahi, 2010.
[2] Ariani, “Pendeteksian ECG, Heart Rate dan Suhu Tubuh Menggunakan Mikrokontroler,” Proyek Akhir, D3 Teknik Elektronika, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2007.
[3] M. A. Amiruddin, V. R. Danes, F. Lintong, “Analisa Hasil Pengukuran Tekanan Darah Antara Posisi Duduk dan Posisi Berdiri pada Mahasiswa Semester VII (Tujuh) TA. 2014/2015 Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi,” 2015.
[4] E. Riyanto, “Perancangan P engukur Detak Jantung dan Suhu Tubuh Berbasis Arduino serta Smartphone Android,” Skripsi, Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
[5] Hasnawati, “Aplikasi Penghitung Kalender Menstruasi Otomatis Berdasarkan Hari Pertama Haid Terakhir dengan Platform Android,” UIN Alauddin Makassar, 2013.
[6] R. Pamungkas, “Perancangan Sistem Monitoring Sinyal Kelistrikan Jantung,” eProceedings of Engineering, vol. 2, 2015.
[7] M. F. R. Fikri, Ya’umar, Suyanto, “Rancang Bangun Prototipe Monitoring Suhu Tubuh Manusia Berbasis O.S Android Menggunakan Koneksi Bluetooth,” Jurnal Teknik ITS, vol. 2,
2013.
[8] G. W. Wohingati, A. Subari, “Alat Pengukur Detak Jantung Menggunakan Pulse Sensor Berbasis Arduino Uno R3 yang Diintegrasikan dengan Bluetooth,” Gema Teknologi, vol. 17, 2013.
[9] J. Runkle et al., “Use of wearable sensors for pregnancy health and environmental monitoring: Descriptive findings from the perspective of patients and providers,” Digital Health, vol. 5, pp. 1-14, 2019.
[10] K. Grym et al., “Feasibility of smart wristbands for continuous monitoring during pregnancy and one month after birth,” BMC Pregnancy and Childbirth, vol. 19, no. 34, 2019.
[11] M. A. S. Alves et al., “Vir tual reality applications to assist pregnant women: a scoping review,” BMC Pregnancy and Childbirth, vol. 21, no. 281, 2021.
[12] B. R. Stright, “ Panduan Belajar Keperawatan Ibu- Bayi Baru Lahir,” Jakarta: EGC, 2005.
[13] K. J. Leveno, “Obstetri Williams: Panduan Ringkas,” Jakarta: EGC, 2009.
[14] Sudirman, “Aplikasi Panduan dan Monitoring Ibu Hamil Berbasis Android,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
[15] R. S. V. Simbar, A. Syahrin, “Prototype Sistem Monitoring Temperatur Menggunakan Arduino Uno R3 dengan Komunikasi Wireless,” Jurnal Teknik Mesin, vol. 05, 2016.
[16] E. Elviyana, A. E. Fahrudin, I. Sugriwan, “Pengukur Tekanan Darah Otomatis Berbasis Android,” Jurnal Fisika FLUX, vol. 13, 2016.