## Perbandingan Metode Kalibrasi Sistem Celup Dan Chamber Untuk
Vibrating Wire Piezometer In Situ
Mochamad Rovik 1*) , Imam Wahyudi 2) , Rinda Karlinasari 3)
1, 2,3) Fakultas Teknik, Program Magister Teknik Sipil, Universitas Sultan Agung, Semarang, Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112;
Email: *rovanimovic@gmail.com, mts@unissula.ac.id

## Abstrak
Piezometer  merupakan  instrumen  pemantauan  geoteknik  yang  umumnya  digunakan  untuk  mendapatkan  nilai tekanan air pori atau ketinggian air tanah. Piezometer yang paling populer adalah jenis elektrik ( vibrating wire ). Cara kerja piezometer jenis ini adalah Tekanan air pori yang bekerja pada diafragma menyebabkannya perubahan tegangan dan resonansi pada kawat getar. Dari resonansi kawat getar tersebut akan mengeluarkan frekwensi yang akan di rekam  oleh  unit alat baca. Perubahan tenakan air ini yang akan mempengarui besarnya frekwensi  yang terbaca di unit alat baca. Selain itu, pola rembesan, zona perpipaan yang mungkin, dan efektivitas pengendalian rembesan yang digunakan dapat dievaluasi dengan bantuan alat ini. Saat ini piezometer banyak digunakan untuk Pemantauan stabilitas dan keamanan tanggul, Mengukur beban air di belakang dinding penahan tanah, Menilai konsolidasi  tanah, Pengukuran tekanan pengangkatan yang bekerja pada fondasi  struktural, Verifikasi  pola dan model  rembesan,  Pemantauan  stabilitas  lereng,  Pemantauan  ketinggian  air  untuk  pengendalian  lingkungan, Penilaian  pengaruh  pasang  surut,  Pengujian  Pompa.  Karena  pentingnya  instrumen  tersebut  dan  mempunyai sensifitas yang tinggi, maka sebelum dilakukan pemasangan perlu dilakukan kalibrasi untuk memastikan peralatan berfungsi  dengan baik  dan akurat. Beberapa metode pelaksanaan kalibrasi  insitu yang sering  digunakan adalah dengan metode celup dan metode chamber atau cell yang bertekanan. Dalam studi ini akan membandingkan kedua metode  tersebut  sejauh  mana  tingkat  keakuratan  pelaksanaan  kalibrasi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bahan pertimbangan  untuk  penerimaan  instrumen  dari  pabrikan  tertentu.  Berdasarkan  dari  penelitian  yang  telah dilakukan maka kalibrasi dengan metode chamber lebih akurat dan bisa diterima setelah dilakukan analisa. Karena dalam pelaksanaannya bisa lebih teliti dan tidak banyak gangguan eksternal seperti pada metode kalibrasi metode celup yang dilaksanakan di danau atau waduk yang banyak terjadi gangguan dari luar.
Kata kunci: Piezometer, Vibrating wire , Metode Kalibrasi.

## Abstract
Piezometers  are  geotechnical  monitoring  instruments  commonly  used  to  obtain  pore  water  pressure  or groundwater level values. The most popular piezometer is the electric type (vibrating wire). The way this type of piezometer  works  is  that  the  pore  water  pressure  acting  on  the  diaphragm  causes  a  change  in  voltage  and resonance  on  the  vibrating  wire.  From  the  resonance  of  the  vibrating  wire  will  issue  a  frequency  that  will  be recorded by the reading unit. This change in water force will affect the magnitude of the frequency read in the reading unit. In addition, seepage patterns, possible piping zones, and the effectiveness of seepage control used can be evaluated with the help of this tool. Currently piezometers are widely used for Monitoring embankment stability and safety, Measuring water load behind retaining walls, Assessing soil consolidation, Measurement of uplift pressure acting on structural foundations, Verification of seepage patterns and models, Monitoring slope stability, Monitoring water levels for environmental control, Assessment of tidal influence, Pump testing. Due to the importance of these instruments and their high sensitivity, it is necessary to calibrate them before installation to ensure that the equipment functions properly and accurately. Some methods of conducting in-situ calibration that are often used are the dip method and the pressurized chamber or cell method. This study will compare the two methods to determine the accuracy of the calibration implementation that can be used as a consideration for the acceptance of instruments from certain manufacturers. Based on the research that has been done, calibration with the chamber method is more accurate and acceptable after analysis. Because in its implementation it can be more thorough and there is not much external disturbance as in the dip method calibration method carried out in lakes or reservoirs where there is a lot of external disturbance..
Keywords: Piezometer, Vibrating Wire, Calibration Method.

## Copyright © 2024 The Author(s)
This is an open access article under the CC -NC-SA license.
Volume 6, No 1, Juni 2024, pp 15-22

## 1. PENDAHULUAN
Piezometer  merupakan  instrumen  pemantauan geoteknik  yang  umumnya  digunakan  untuk mendapatkan  nilai  tekanan  air  pori  atau ketinggian  air  tanah.  Piezometer  yang  paling populer  adalah  jenis  kawat  getar  ( vibrating wire ).  Cara  kerja  piezometer  jenis  ini  adalah Tekanan  air  pori  yang bekerja  pada  diafragma menyebabkannya  perubahan  tegangan  dan resonansi pada kawat getar.
Saat  ini  piezometer  banyak  digunakan  untuk Pemantauan  stabilitas  dan  keamanan  tanggul, Mengukur  beban  air  di  belakang  dinding penahan  tanah,  Menilai  konsolidasi  tanah, Pengukuran tekanan pengangkatan yang bekerja pada fondasi struktural, Verifikasi pola dan  model  rembesan,  Pemantauan  stabilitas lereng,  Pemantauan  ketinggian  air  untuk pengendalian  lingkungan,  Penilaian  pengaruh pasang surut, Pengujian Pompa.
Kalibrasi  instrumentasi  piezometer  adalah  hal penting  yang  harus  diperhatikan,  tergantung pada  jenisnya. Piezometer  jenis vibrating  wire biasanya telah dikalibrasi di pabrik pembuatnya,  dan  sertifikat  kalibrasi  biasanya disertakan dengan manual dan paket dokumen.
Namun,  penting  untuk  memastikan  bahwa peralatan  dalam  kondisi  baik  dan  kalibrasinya tidak berubah selama perjalanan dari pabrik ke lokasi  proyek.  Saat  alat  tiba  di  lokasi pemesanan, kalibrasi ulang harus dilakukan.
Penting  untuk  memeriksa  semua  peralatan dalam  pengiriman  sesegera  mungkin  setelah menerima  pengiriman  dan  sebelum  instalasi akan dilakukan. Periksa bahwa semua komponen  yang  dirinci  pada  dokumen  sudah termasuk dalam pengiriman. Pastikan peralatan belum  rusak  secara  fisik.  Vibrating  Wire Piezometer  adalah  peralatan  yang  sangat sensitif  sehingga  dalam  proses  penyimpanan, transportasi  dan  pemasangannya  harus  selalu ditangani dengan hati-hati.
Untuk  pelaksanaan  kalibrasi  di site dapat dilakukan  dengan  2  metode  yaitu  dengan metode  celup  dimana  mata  piezometer dicelupkan  pada  kedalaman  air  tertentu  dan dilakukan  analisa  hasil  bacaan  alat  dan dibandingkan  dengan  tekanan  terukur  yang diterima  mata  piezometer.  Sedangkan  metode yang  kedua  adalah  metode  chamber  (cell bertekanan) yaitu dimana mata piezometer akan ditempatkan  dalam  chamber  atau  cell  yang
berisi  air  dan  diberi  tekanan  tertentu  sesuai dengan  kebutuhan  kemudian  hasil  analisa bacaan alat dibandingkan dengan tekanan yang telah diberikan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk membandingkan tingkat ketelitian, keakurasian dan  kemudahan  pada  pelaksanaan  kalibrasi ulang  setelah  unit  diterima  di  lokasi  proyek. Sehingga  unit  peralatan  yang  diterima  layak untuk dipasang sesuai dengan lokasi penempatan yang telah direncanakan

## 2. METODE

## Bahan dan Alat
Peralatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini untuk metode celup adalah Tips Piezometer tipe W9 vibrating  wire  piezometer  (SN  078205) , unit  alat  baca  AVW200  data  logger  yang diproduksi  oleh Soil  instrument  limited , meteran  bandul  untuk  cek  kedalaman  air, perahu  boat,  dan  perlatan  penunjang  lainnya yang  dibutuhkan.  Untuk  pelaksanaan  kalibrasi ulang ini adalah di Waduk Jatiluhur Jawa Barat.
Sedangkan  untuk  peralatan  pada  metode chamber  adalah  Tips  Piezometer  tipe  W9 vibrating  wire  piezometer  (SN  078205) ,  unit alat baca AVW200 data logger yang diproduksi oleh Soil  instrument  limited ,  unit  peralatan chamber  untuk  tempat  pengetesan  tips, Pressure  Gauge  Digital tipe  DY600  yang diproduksi oleh HangZhou DongYa Instrument (yang disertai sertifikat kalibrasi), pompa untuk pengaturan tekanan, serta peralatan pendukung lainnya.  Lokasi  pelaksanaan  adalah  di  kantor direksi Pembangunan Bendungan Jragung.
Gambar 1. Tips Piezometer
Gambar 3. Peralatan Chamber (Cell bertekanan)

## Metode penelitian
Sebelum  pelaksanaan  kalibrasi,  kita  perlu menetapkan pembacaan nol awal ( zero reading ) tanpa penerapan beban. Pemeriksaan berikut ini diperlukan untuk mendapatkan pembacaan nol awal yang akurat (Soil Instruments Ltd., 2022):
1. Apakah suhu badan piezometer kawat getar telah  mencapai  kesetimbangan  termal penuh?
Variasi  suhu  di  seluruh  massa  badan piezometer dapat mengakibatkan pembacaan  suhu  yang  tidak  konsisten dengan  seluruh  instrumen  kawat  getar. Ketidakkonsistenan ini akan mengakibatkan kesalahan pada tekanan yang dihitung yang dibaca  oleh  sensor kawat  getar.  Biarkan 20 hingga 30 menit agar suhu piezometer kawat getar  menjadi  seimbang.  Sumber  fluktuasi suhu,  seperti  aliran  air,  mungkin  harus dihilangkan.
2. Apakah batu filter sudah jenuh?
Efek  tegangan  permukaan  di  dalam  ruang pori-pori filter dapat mempengaruhi pembacaan  nol  jika  batu  filter  hanya  jenuh sebagian.  Hal  ini  dapat  menjadi  masalah terutama  pada  tekanan  rendah  (kurang  dari 350  kPa).  Lepaskan  batu  filter  untuk memungkinkan  koneksi  atmosfer  langsung dengan  diafragma  transduser  jika  ada  tidak yakin dengan kejenuhan batu filter.
Untuk  pelaksanaan  kalibrasi  metode  celup dapat dilakukan sebagai berikut dibawah ini:
1. Kalibrasi  dapat  dilaksanakan  di  waduk dengan  mencari  kedalaman  yang  sesuai dengan kebutuhan maksimum tekanan yang akan digunakan dengan cara dicelupkan.
2. Sambungkan  setiap  tips  piezometer  ke  unit alat bacanya ( data logger ).
3. Masukkan tips atau mata pisometer ke dalam air    dengan  sampai  kedalaman  tertentu (dianjurkan  setiap  1  m)  dan  catat  hasil bacaan  dari data  logger setiap  interval kedalaman air.
4. Setelah mencapai kedalaman yang diinginkan dan  dilakukan pembacaan  maka angkat  tips  pisometer  dengan  interval tertentu  dan  catat  hasil  bacaan  dengan interval yang sama pada saat celup.
5. Ploting  hasil  bacaan data  logger dan dilakukan analisa.
Sedangkan untuk pelaksanaan kalibrasi dengan metode chamber ( cell bertekanan)  dilakukan seperti tersebut dibawah ini:
1. Masukkan Tips piezometer (setelah dirangkai/  dihubungkan  ke data  logger )  ke dalam chamber (cell bertekanan).
2. Isi  chamber  dengan  air  melalui  saluran pemberian yang telah disediakan.
3. Setelah  chamber  terisi  air  penuh  tanpa  ada gelembung  udara,  matikan  kran  dan persiapkan  untuk  pemberian  tekanan  pada chamber.
4. Berikan  tekanan  pada  sel  secara  bertahap, yaitu  dengan  peningkatan  setiap  10  kPa (sesuai dengan ketelitian alat ukurnya), dan catat tekanan dari unit data logger. Teruskan meningkatkan  tekanan  pada  chamber  dan catat  kembali  sampai  tekanan  maksimum yang dibutuhkan (tergantung dengan kapasitas setiap tips piezometer) tercapai.
5. Pencatatan  harus  dilakukan  pada  setiap kondisi  pemberian  tekanan  naik  dan  turun dengan interval tertentu.
6. Ploting  hasil  bacaan data  logger dan dilakukan analisa.
Gambar 4. Skema kalibrasi metode chamber
Volume 6, No 1, Juni 2024, pp 15-22
Unit  pengukuran  tekanan  air  pori  dapat diturunkan dari unit data logger adalah berbasis frekuensi  (f 2 /1000)  yang  diukur  dengan pembacaan  kawat  getar  ( vibrating  wire ).  Dari satuan 'periode' dan dari satuan 'linier' (f2/1000) menggunakan  dua  metode,  persamaan  linier sederhana  atau  persamaan  polinomial.  Pada penelitian ini diterapkan persamaan 'polinomial' berikut  dibawah  ini  untuk  menghitung  satuan kPa dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi.
E = (AR1^2 + BR1 + C)...............................(1)
Di mana;
E : unit engineering yang dihasilkan A, B dan C adalah faktor pengukur polinomial A, B dan C, (diambil dari sertifikat kalibrasi) R1: pembacaan saat ini.
Nilai  'C'  adalah  nilai offset dan  berhubungan dengan  nilai  nol  yang  dibaca  oleh  transduser pada saat kalibrasi. Nilai tersebut harus dihitung ulang  pada  waktu  pemasangan  dengan persamaan sebagai berikut;
C = - (AR0^2 + BR0).................................(2)
Dimana:
A dan B adalah seperti di atas R0  adalah  basis  linier  instalasi  atau pembacaan nol ( zero reading ).
Harap diperhatikan bahwa nilai C yang dihitung ulang harus sama dengan nilai asli C, jadi jika nilai  aslinya  negatif  maka  nilai  yang  dihitung ulang juga harus negatif.
Hasil  pelaksanaan  kalibrasi  yang  telah  dicatat dalam  form  kalibrasi  selanjutnya  dilakukan Analisa apakah tips piezometer (mata piezometer)  bisa  diterima  untuk  dilakukan pemasangan  atau  harus  diganti  dengan  yang baru  yang  sesuai  dengan  spesifikasi  teknis. Selanjutnya  dilakukan  perhitungan  akurasinya dengan persamaan berikut dibawah ini:
%FS Error = 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒−𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑥 100 . ........(3)
%FS Error adalah  persentasi kesalahan dari range tips piezometer
Calculated  Pressure adalah  Pembacaan  (f 2 /1000)  yang dikonversi  ke  unit  satuan  tekanan  dengan  menggunakan persamaan faktor ABC.
Test Pressure adalah Tekanan yang diterapkan pada tips piezometer.
Range adalah  Rentang  jangkauan  kapasitas  tekanan  tips piezometer.
Gambar 5. Spesifikasi Tips Piezometer

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  dibawah  ini  adalah  sertifikat  kalibrasi dan data hasil pelaksanaan kalibrasi ulang yang telah  dilaksanakan  di  Bendungan  Jatiluhur, untuk  Analisa  data  ini  menggunakan  tips piezometer  merk  Soil  Instrument  tipe W9 Vibrating wire SN 078205 dengan kapasitas 0 sampai dengan 700 kPa.
Gambar 6. Sertifikat kalibrasi Tips Piezometer SN 078205
Tabel 1. Hasil Bacaan kalibrasi ulang metode celup di Bendungan Jatiluhur SN 078205 Kedala- man air Reading Temp Kedala- man air Reading Temp (m air) (f 2 /1000) T  ( 0 C) (m air) (f 2 /1000) T ( 0 C) 0
6647.8 29.0 67 5549.3 27.0 1 6630.7 28.8 66 5565.9 27.0 2 6614.2 28.8 65 5582.2 27.0 3 6598.1 28.7 64 5599.6 27.0 4 6582.2 28.6 63 5615.9 27.0 5 6565.4 28.6 62 5632.5 27.0 6 6549.2 28.6 61 5648.9 27.0 7 6533.4 28.6 60 5665.2 27.0 8 6516.6 28.5 59 5682.5 27.0
Volume 6, No 1, Juni 2024, pp 15-22
Kedala- man air Reading Temp Kedala- man air Reading Temp
(m air) (f 2 /1000) T  ( 0 C) (m air) (f 2 /1000) T ( 0 C) 9 6500.2 28.5 58 5699.6 27.0 10 6484.0 28.4 57 5716.1 27.1 11 6467.5 28.4 56 5732.3 27.0 12 6450.9 28.4 55 5748.6 27.0 13 6433.9 28.3 54 5765.5 27.0 14 6416.5 28.2 53 5782.0 27.0 15 6399.7 28.2 52 5798.5 27.0 16 6382.7 28.1 51 5815.1 27.0 17 6366.6 28.1 50 5831.7 27.0 18 6350.8 28.0 49 5848.1 27.0 19 6334.7 27.9 48 5865.8 27.0 20 6317.9 27.9 47 5878.4 27.0 21 6302.2 27.8 46 5895.8 27.0 22 6285.5 27.8 45 5914.6 27.0 23 6269.8 27.7 44 5931.6 27.0 24 6254.3 27.7 43 5946.9 27.0 25 6236.9 27.6 42 5964.9 27.0 26 6220.3 27.6 41 5981.3 27.0 27 6204.7 27.6 40 5996.5 27.0 28 6188.1 27.5 39 6013.9 27.0 29 6171.7 27.5 38 6030.5 27.0 30 6155.3 27.5 37 6047.4 27.0 31 6139.3 27.4 36 6063.6 27.1 32 6123.0 27.4 35 6079.8 27.1 33 6106.9 27.4 34 6096.2 27.1 34 6090.3 27.4 33 6113.4 27.1 35 6074.0 27.4 32 6129.3 27.1 36 6057.5 27.4 31 6146.0 27.1 37 6041.9 27.3 30 6162.4 27.1 38 6025.1 27.3 29 6179.2 27.1 39 6009.0 27.3 28 6195.4 27.1 40 5992.2 27.2 27 6212.3 27.1 41 5975.8 27.2 26 6228.4 27.1 42 5959.9 27.2 25 6245.3 27.2 43 5943.6 27.2 24 6261.3 27.2 44 5927.2 27.2 23 6278.3 27.2 45 5910.3 27.2 22 6295.0 27.2 46 5894.2 27.2 21 6311.1 27.2 47 5878.0 27.1 20 6327.3 27.2 48 5861.8 27.1 19 6344.3 27.2 49 5845.3 27.1 18 6360.0 27.3 50 5828.4 27.1 17 6376.9 27.3 51 5812.0 27.1 16 6392.7 27.3 52 5795.5 27.1 15 6408.8 27.3 53 5779.4 27.1 14 6424.7 27.3 54 5763.0 27.1 13 6440.5 27.3 55 5746.5 27.1 12 6459.3 27.4 56 5729.9 27.1 11 6476.6 27.4 57 5713.8 27.0 10 6493.8 27.5 58 5697.2 27.0 9 6510.7 27.5 59 5681.0 27.0 8 6524.9 27.6 60 5663.8 27.0 7 6543.7 27.7 61 5647.9 27.0 6 6559.8 27.8 62 5631.4 27.0 5 6575.7 27.8 63 5615.2 27.0 4 6592.0 27.9 64 5603.2 27.0 3 6608.2 28.0 65 5582.1 27.0 2 6625.2 28.0 66 5565.7 27.0 1 6641.1 28.1 67 5549.1 27.0 0 6656.4 28.2
Selanjutnya dihitung tekanan air dengan rumus:
E = (AR1^2 + BR1 + C)
C = - (AR0^2 + BR0)
Dari sertifikat kalibrasi didapatkan nilai:
A = -0.000003687164 B = -0.5508391 Bacaan zero reading di lokasi R0 = 6647,8 Hz dengan bacaan suhu T = 29 o C Dengan rumus diatas nilai C adalah: C = - ((-0.5508391*6647,8^2)+( -0.5508391*6647,8)) = 3824.816 Contoh  perhitungan  tekanan  (E)  pada  aplikasi tekanan  1  mH 2 O  =  9,8  kPa  bacaan  yang
didapatkan dari data logger adalah R1 = 6630.7 Hz T = 28,8 o C maka nilai: E = (-0.000003687164*6630.7 ^2 + - 0.5508391*6630.7 + 3824.816) =  10.257 kPa Selanjutnya dilakukan perhitungan Nilai akurasinya  yaitu  Persentase Full  Scale  Error (%FS Error):
%FS Error = 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒−𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑥 100 %FS Error = 10.257 − 9,8 700 𝑥 100 = 0,07 % < 0,1 % (Syarat sesuai Spek)
Perhitungan  diatas  dilakukan  pada  setiap pemberian  tekanan  yang  diberikan  sesuai dengan  interval  yang  telah  dilaksanakan  dari R1,  R2,  R3,  dst  sampai  nilai  maksimum  atau sesuai dengan kapasitas dari tips piezometer .
Langkah  selanjutnya  adalah  analisa  nilai Histeresis yaitu  dengan  membandingkan tips piezometer adalah  perbedaan  nilai  yang didapatkan  pada  saat  pemberian  tekanan  yang meningkat  dengan  pemberian  tekanan  yang menurun.  Karena  Instrumen  dengan  histeresis yang  besar  tidak  cocok  untuk  pengukuran parameter yang berubah dengan cepat. Adapun persamaan yang digunakan adalah:
%FS Error = 𝐶𝑎𝑙.  𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑈𝑝 − 𝐶𝑎𝑙.  𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 𝐷𝑜𝑤𝑛
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑥 100
Berikut  dibawah  adalah  contoh  perhitungan nilai Histeresis pada  pemberian  tekanan  1 mH 2 O dengan menggunakan persamaan diatas:
%FS Error = 10,257 − 9,178 700 𝑥 100 = 0,15 % < 0,1 % (tidak memenuhi syarat sesuai Spek)
Seperti halnya pada analisa akurasi, perhitungan dilakukan setiap pemberian tekanan  yang  diberikan  sesuai  dengan  interval yang  telah  dilaksanakan  dari  R1,  R2,  R3,  dst sampai  nilai  maksimum  atau  sesuai  dengan kapasitas dari tips piezometer .
Dari  perhitungan  diatas  kemudian  di  ploting pada  grafik  dan  tabel  hasil  perhitungan  secara keseluruhan  seperti  pada  gambar  dan  tabel dibawah ini:
Gambar 6. Grafik kalibrasi Tips Piezometer
SN 078205
Tabel 2. Hasil perhitungan kalibrasi ulang metode celup di SN 078205
Terlihat  dari  grafik  diatas  untuk  nilai  regresi adalah  0,99  yang  artinya  adanya  keterkaitan yang baik antar setiap pemberian tekanan yang diberikan. Akan tetapi pada analisa akurasi dan
histeresis  terdapat  beberapa  hasil  yang  tidak memenuhi  syarat  sesuai  dengan  spesifikasi yang  telah  ditentukan  oleh  pabrikan  pembuat alat.
Berikut  dibawah  ini  adalah  data  hasil  bacaan kalibrasi  ulang  dengan  metode chamber yang dilaksanakan  di  kantor  direksi  Pembangunan Bendungan Jragung.
Tabel  3.  Hasil  Bacaan  kalibrasi  ulang  metode chamber di Bendungan Jragung SN 078205
Applied  Calculated Accuracy Remark Applied  Calculated Accuracy Remark Remark (Kpa) Kpa (%) FS FS < ±0.1% (Kpa) Kpa (%) FS FS < ±0.1% Selisih Bacaan Naik dan Turun Error % FS FS < ±0.1% 0 0.00 0.00 DITERIMA 0 0.00 0.00 DITERIMA 0.00 0 DITERIMA 9.78 10.257 0.07 DITERIMA 10 9.178 0.09 DITERIMA 1.08 0.154 DITOLAK 19.57 20.15 0.08 DITERIMA 20 18.71 0.12 DITOLAK 1.44 0.205 DITOLAK 29 29.80 0.06 DITERIMA 29 28.91 0.06 DITERIMA 0.90 0.128 DITOLAK 39 39.34 0.03 DITERIMA 39 38.62 0.07 DITERIMA 0.72 0.102 DITOLAK 49 49.40 0.07 DITERIMA 49 48.39 0.08 DITERIMA 1.01 0.145 DITOLAK 59 59.11 0.06 DITERIMA 59 57.92 0.11 DITOLAK 1.19 0.170 DITOLAK 68 68.58 0.01 DITERIMA 68 67.56 0.13 DITOLAK 1.01 0.144 DITOLAK 78 78.64 0.05 DITERIMA 78 78.83 0.08 DITERIMA -0.19 0.027 DITERIMA 88 88.46 0.06 DITERIMA 88 87.33 0.10 DITOLAK 1.13 0.161 DITOLAK 98 98.16 0.04 DITERIMA 98 97.45 0.06 DITERIMA 0.71 0.101 DITOLAK 108 108.04 0.06 DITERIMA 108 107.75 0.02 DITERIMA 0.29 0.041 DITERIMA 117 117.97 0.08 DITERIMA 117 118.10 0.10 DITERIMA -0.13 0.019 DITERIMA 127 128.14 0.13 DITOLAK 127 129.35 0.31 DITOLAK -1.21 0.173 DITOLAK 137 138.55 0.22 DITOLAK 137 138.80 0.26 DITOLAK -0.25 0.036 DITERIMA 147 148.60 0.26 DITOLAK 147 148.32 0.22 DITOLAK 0.28 0.040 DITERIMA 157 158.76 0.32 DITOLAK 157 157.94 0.20 DITOLAK 0.82 0.117 DITOLAK 166 168.39 0.29 DITOLAK 166 167.39 0.15 DITOLAK 1.00 0.143 DITOLAK 176 177.83 0.24 DITOLAK 176 177.49 0.20 DITOLAK 0.34 0.049 DITERIMA 186 187.46 0.22 DITOLAK 186 186.88 0.14 DITERIMA 0.58 0.083 DITERIMA 196 197.49 0.26 DITOLAK 196 197.04 0.19 DITOLAK 0.46 0.065 DITERIMA 205 206.87 0.20 DITOLAK 205 206.71 0.18 DITOLAK 0.16 0.022 DITERIMA 215 216.85 0.23 DITOLAK 215 216.33 0.15 DITOLAK 0.51 0.074 DITERIMA 225 226.22 0.17 DITOLAK 225 226.30 0.18 DITOLAK -0.08 0.012 DITERIMA 235 235.47 0.09 DITERIMA 235 236.46 0.23 DITOLAK -0.98 0.140 DITOLAK 245 245.86 0.18 DITOLAK 245 246.01 0.20 DITOLAK -0.15 0.021 DITERIMA 254 255.77 0.19 DITOLAK 254 256.09 0.24 DITOLAK -0.33 0.046 DITERIMA 264 265.07 0.13 DITOLAK 264 265.70 0.22 DITOLAK -0.62 0.089 DITERIMA 274 274.98 0.14 DITOLAK 274 275.78 0.26 DITOLAK -0.80 0.115 DITOLAK 284 284.76 0.14 DITOLAK 284 285.44 0.24 DITOLAK -0.69 0.098 DITERIMA 294 294.54 0.14 DITOLAK 294 295.46 0.27 DITOLAK -0.93 0.132 DITOLAK 303 304.08 0.11 DITOLAK 303 305.24 0.27 DITOLAK -1.16 0.166 DITOLAK 313 313.79 0.10 DITERIMA 313 315.20 0.30 DITOLAK -1.40 0.201 DITOLAK 323 323.39 0.07 DITERIMA 323 324.67 0.25 DITOLAK -1.29 0.184 DITOLAK 333 333.28 0.09 DITERIMA 333 334.92 0.32 DITOLAK -1.64 0.235 DITOLAK 342 342.99 0.07 DITERIMA 342 344.69 0.32 DITOLAK -1.70 0.243 DITOLAK 352 352.81 0.08 DITERIMA 352 354.34 0.30 DITOLAK -1.53 0.218 DITOLAK 362 362.10 0.01 DITERIMA 362 363.99 0.28 DITOLAK -1.88 0.269 DITOLAK 372 372.10 0.04 DITERIMA 372 374.05 0.32 DITOLAK -1.94 0.278 DITOLAK 382 381.69 0.01 DITERIMA 382 383.93 0.33 DITOLAK -2.24 0.320 DITOLAK 391 391.68 0.04 DITERIMA 391 394.29 0.41 DITOLAK -2.60 0.371 DITOLAK 401 401.44 0.04 DITERIMA 401 403.33 0.31 DITOLAK -1.89 0.270 DITOLAK 411 410.90 0.01 DITERIMA 411 413.09 0.30 DITOLAK -2.19 0.312 DITOLAK 421 420.59 0.02 DITERIMA 421 423.79 0.44 DITOLAK -3.20 0.457 DITOLAK 431 430.35 0.03 DITERIMA 431 432.89 0.34 DITOLAK -2.54 0.363 DITOLAK 440 440.39 0.01 DITERIMA 440 443.00 0.38 DITOLAK -2.60 0.372 DITOLAK 450 449.96 0.02 DITERIMA 450 454.17 0.58 DITOLAK -4.21 0.601 DITOLAK 460 459.59 0.04 DITERIMA 460 464.51 0.66 DITOLAK -4.92 0.703 DITOLAK 470 469.21 0.06 DITERIMA 470 472.00 0.33 DITOLAK -2.78 0.398 DITOLAK 479 479.01 0.06 DITERIMA 479 482.51 0.44 DITOLAK -3.50 0.499 DITOLAK 489 489.05 0.03 DITERIMA 489 492.25 0.43 DITOLAK -3.20 0.457 DITOLAK 499 498.79 0.03 DITERIMA 499 502.11 0.44 DITOLAK -3.32 0.474 DITOLAK 509 508.58 0.03 DITERIMA 509 511.96 0.45 DITOLAK -3.38 0.483 DITOLAK 519 518.14 0.06 DITERIMA 519 521.76 0.45 DITOLAK -3.62 0.517 DITOLAK 528 527.87 0.07 DITERIMA 528 531.55 0.45 DITOLAK -3.68 0.525 DITOLAK 538 537.66 0.07 DITERIMA 538 541.57 0.49 DITOLAK -3.91 0.559 DITOLAK 548 547.51 0.06 DITERIMA 548 551.24 0.47 DITOLAK -3.74 0.534 DITOLAK 558 557.05 0.10 DITERIMA 558 560.85 0.45 DITOLAK -3.80 0.542 DITOLAK 568 566.90 0.09 DITERIMA 568 570.63 0.45 DITOLAK -3.74 0.534 DITOLAK 577 576.50 0.11 DITOLAK 577 580.77 0.50 DITOLAK -4.27 0.610 DITOLAK 587 586.69 0.06 DITERIMA 587 591.02 0.56 DITOLAK -4.33 0.618 DITOLAK 597 596.12 0.11 DITOLAK 597 600.68 0.54 DITOLAK -4.57 0.652 DITOLAK 607 605.89 0.11 DITOLAK 607 610.40 0.53 DITOLAK -4.51 0.644 DITOLAK 616 615.49 0.14 DITOLAK 616 620.23 0.54 DITOLAK -4.74 0.678 DITOLAK
626 622.59 0.52 DITOLAK 626 629.88 0.52 DITOLAK -7.29 1.042 DITOLAK 636 635.09 0.13 DITOLAK 636 640.19 0.60 DITOLAK -5.10 0.729 DITOLAK 646 644.79 0.14 DITOLAK 646 649.83 0.58 DITOLAK -5.04 0.720 DITOLAK 656 654.62 0.14 DITOLAK 656 659.66 0.58 DITOLAK -5.04 0.720 DITOLAK
Histerisys Analisys
Applied Reading Temp Applied Reading Temp
Up (Kpa) L 1 (f 2 /1000) T  ( 0 C) Down (Kpa) L 1 (f 2 /1000) T  ( 0 C)
10.08 6638.7 29.7 10.08 6638.3 32.9 20.00 6622.2 29.7 20.00 6621.7 32.9 30.08 6605.4 29.8 30.08 6604.8 32.9 40.00 6588.8 29.8 40.00 6588.4 32.9 50.08 6571.9 29.8 50.08 6571.7 32.9 60.00 6555.0 29.8 60.00 6554.8 32.9 70.08 6538.4 29.9 70.08 6538.7 32.9 80.00 6521.9 29.9 80.00 6521.8 32.9 90.08 6504.9 29.9 90.08 6505.0 32.9 100.00 6488.4 30.0 100.00 6488.4 32.9 110.08 6471.8 30.0 110.08 6471.7 32.8 120.00 6455.0 30.0 120.00 6455.1 32.8 130.08 6438.1 30.0 130.08 6438.7 32.8 140.00 6421.7 30.1 140.00 6422.0 32.8 150.08 6405.0 30.1 150.08 6405.3 32.8 160.00 6388.2 30.1 160.00 6388.5 32.8 170.08 6371.5 30.1 170.08 6371.9 32.8 180.00 6354.9 30.1 180.00 6355.3 32.8 190.08 6338.1 30.2 190.08 6338.3 32.8 200.00 6321.3 30.2 200.00 6321.6 32.7 210.08 6304.4 30.2 210.08 6304.9 32.7 220.00 6287.6 30.2 220.00 6288.1 32.7 230.08 6271.1 30.3 230.08 6271.4 32.7 240.00 6254.2 30.3 240.00 6254.7 32.6 250.08 6237.4 30.3 250.08 6237.9 32.6 260.00 6220.7 30.3 260.00 6220.5 32.6 270.08 6203.6 30.3 270.08 6204.2 32.6 280.00 6186.9 30.4 280.00 6187.5 32.6 290.08 6170.1 30.4 290.08 6170.8 32.6 300.00 6153.2 30.4 300.00 6153.8 32.6 310.08 6136.1 30.4 310.08 6136.8 32.6 320.00 6119.5 30.4 320.00 6119.5 32.6 330.08 6102.7 30.5 330.08 6103.0 32.6 340.00 6085.9 30.5 340.00 6086.1 32.6 350.08 6068.8 30.6 350.08 6069.1 32.6 360.00 6052.4 30.6 360.00 6052.8 32.5 370.08 6035.3 30.7 370.08 6035.6 32.5 380.00 6018.7 30.7 380.00 6019.4 32.5 390.08 6001.5 30.8 390.08 6002.0 32.5 400.00 5986.6 30.9 400.00 5986.0 32.5 410.08 5967.8 30.9 410.08 5967.9 32.5 420.00 5951.5 31.0 420.00 5951.7 32.5 430.08 5934.8 31.0 430.08 5934.5 32.5 440.00 5917.9 31.1 440.00 5917.4 32.4 450.08 5900.8 31.1 450.08 5900.9 32.4 460.00 5883.8 31.1 460.00 5883.6 32.4 470.08 5866.7 31.2 470.08 5867.4 32.4 480.00 5849.9 31.2 480.00 5849.9 32.4 490.08 5833.2 31.2 490.08 5832.9 32.4 500.00 5816.2 31.2 500.00 5816.9 32.4 510.08 5799.9 31.3 510.08 5799.9 32.4 520.00 5782.5 31.3 520.00 5782.9 32.4 530.00 5765.7 31.3 530.08 5766.2 32.4 540.00 5748.8 31.4 540.00 5749.2 32.3 550.08 5731.9 31.4 550.08 5731.9 32.3 560.00 5715.2 31.4 560.00 5715.8 32.3 570.08 5698.2 31.5 570.08 5698.6 32.3 580.00 5681.5 31.5 580.00 5682.0 32.3 590.08 5664.4 31.6 590.08 5664.9 32.3 600.00 5647.8 31.6 600.00 5648.2 32.2 610.08 5630.7 31.7 610.08 5630.8 32.2 620.00 5614.7 31.7 620.00 5614.4 32.2 630.08 5598.9 31.7 630.08 5598.4 32.2 640.00 5581.6 31.8 640.00 5581.7 32.2 650.08 5563.6 31.8 650.08 5563.9 32.2 660.00 5547.1 31.8 660.00 5547.0 32.2 670.08 5529.9 31.9 670.08 5529.8 32.1 680.00 5514.2 31.9 680.00 5514.2 32.1 690.08 5497.4 32.0 690.08 5497.2 32.1 700.00 5479.9 32.0 700.00 5479.9 32.0
Dari  data  hasil  bacaan  tersebut  dilakukan analisa  perhitungan  dengan  persamaan  yang sama  seperti  persamaan  yang  digunakan  pada metode  celup  dan  berikut  dibawah  ini  adalah tabel hasil analisa perhitungannya:
Tabel 2. Hasil perhit ungan kalibrasi ulang metode chamber SN 078205
Dari  hasil  Analisa  akurasi  kalibrasi  ulang dengan  metode  cell  bertekanan  didapatkan akurasi yang baik sesuai dengan spesifikasi alat yaitu  dengan  ketelitian  0,1%  FS  (skala kapasitas)  yang  telah  ditentukan  dari  pabrikan pembuat alat. Dan peralatan bisa digunakan dan dipasang  sesuai  dengan  lokasi  yang  telah ditetapkan.
Dari  kedua  metode  kalibrasi  yang  telah dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  metode kalibrasi  dengan  metode  chamber  (cell bertekanan) lebih baik dan akurat dibandingkan dengan  pelaksanaan  kalibrasi  metode  celup, dengan catatan alat ukur tekanan yang dipasang pada  cell  bertekanan  haruslah  mempunyai sertifikat  layak  pakai  dari  badan  sertifikasi nasional.
Penyebab  kurang akurat dan ketelitian pelaksanaan  kalibrasi  metode  celup  adalah banyaknya  faktor  gangguan  ekternal  yang terjadi  pada  saat  pelaksanaan  di  waduk  yang antara  lain:  adanya  gangguan  faktor  angin, sehingga kapal menjadi goyang, dan faktor arus bawah  kondisi  waduk  (dimana  pada  saat pencelupan  semakin  kebawah  maka  akibat pengaruh arus maka posisi kabel unit tidak akan lurus terhadap tekanan air).

## 4. SIMPULAN
Dari  pelaksanaan  dan  analisa  perhitungan  dua metode  kalibrai  ulang  yang  telah  dilakukan pada  tips  piezometer  dengan  nomor  seri  dan juga  data  logger  yang  sama  maka  dapat disimpulkan bahwa metode chamber lebih baik dan akurat dari pada metode celup. Sedangkan dari  segi  biaya  akan  lebih  murah  karena  bisa dilaksanakan  disemua  tempat.  Untuk  metode celup memerlukan biaya yang relatif mahal dan hanya  bisa  dilaksanakan  di  tempat  tertentu menyesuikan  dengan  kebutuhan  tekanan  yang akan diterapkan.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  tujukan  kepada  BBWS Pemali Juana selaku pemilik pekerjaan, PT. CIP selaku vendor pengadaan instrumen piezometer,  berbagai  pihak  yang  membantu pelaksanaan penelitian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Balai Teknik Bendungan (2022). Bimbingan Teknis Pemeriksaan  Besar,  Modul  2  Evaluasi Instrumentasi
CDSO.  (2016). Guidelines  for  Instrumentation  of Large Dams Guidelines for Instrumentation of Large  Dams  Central  Water  Commission Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation
Government of India . Book, September 2016.
Geosense. (2021). Application Guide – Piezometers. Retrieved  from https://www.geosense.co.uk/ wp-content/uploads/2021/05/Piezometers- Application-Guide-V1.1.pdf
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat,  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia,  Pusat  Pendidikan  Dan  Pelatihan Sumber  Daya  Air  Dan  Konstruksi  (2017). Modul  Instrumentasi  Bendungan  Urugan Pelatihan  Perencanaan  Bendungan  Tingkat Dasar. Jakarta.
Applied Calculated UP Accuracy Remark Calculated Down Accuracy Remark Remark Up (Kpa) E (kPa) % FS FS < ±0.1% E (kPa) % FS FS < ±0.1% Selisih Bacaan Naik dan Turun Error % FS < ±0.1% 10.08 9.84 0.035 DITERIMA 10.08 0.000 DITERIMA 0.4 0.057 DITERIMA 20.00 19.73 0.038 DITERIMA 20.03 0.005 DITERIMA 0.5 0.071 DITERIMA 30.08 29.81 0.039 DITERIMA 30.17 0.012 DITERIMA 0.6 0.086 DITERIMA 40.00 39.76 0.035 DITERIMA 40.00 0.000 DITERIMA 0.4 0.057 DITERIMA 50.08 49.89 0.028 DITERIMA 50.01 0.010 DITERIMA 0.2 0.029 DITERIMA 60.00 60.01 0.002 DITERIMA 60.13 0.019 DITERIMA 0.2 0.029 DITERIMA 70.08 69.96 0.017 DITERIMA 69.78 0.043 DITERIMA 0.3 0.043 DITERIMA 80.00 79.84 0.022 DITERIMA 79.90 0.014 DITERIMA 0.1 0.014 DITERIMA 90.08 90.02 0.008 DITERIMA 89.96 0.017 DITERIMA 0.1 0.014 DITERIMA 100.00 99.90 0.014 DITERIMA 99.90 0.014 DITERIMA 0.0 0.000 DITERIMA 110.08 109.84 0.034 DITERIMA 109.90 0.026 DITERIMA 0.1 0.014 DITERIMA 120.00 119.90 0.015 DITERIMA 119.84 0.023 DITERIMA 0.1 0.014 DITERIMA 130.08 130.01 0.010 DITERIMA 129.65 0.062 DITERIMA 0.6 0.086 DITERIMA 140.00 139.82 0.026 DITERIMA 139.64 0.051 DITERIMA 0.3 0.043 DITERIMA 150.08 149.81 0.039 DITERIMA 149.63 0.064 DITERIMA 0.3 0.043 DITERIMA 160.00 159.85 0.021 DITERIMA 159.68 0.046 DITERIMA 0.3 0.043 DITERIMA 170.08 169.84 0.034 DITERIMA 169.60 0.069 DITERIMA 0.4 0.057 DITERIMA 180.00 179.76 0.034 DITERIMA 179.52 0.068 DITERIMA 0.4 0.057 DITERIMA 190.08 189.80 0.040 DITERIMA 189.68 0.057 DITERIMA 0.2 0.029 DITERIMA 200.00 199.84 0.023 DITERIMA 199.66 0.048 DITERIMA 0.3 0.043 DITERIMA 210.08 209.94 0.020 DITERIMA 209.64 0.063 DITERIMA 0.5 0.071 DITERIMA 220.00 219.97 0.004 DITERIMA 219.67 0.047 DITERIMA 0.5 0.071 DITERIMA 230.08 229.82 0.037 DITERIMA 229.64 0.062 DITERIMA 0.3 0.043 DITERIMA 240.00 239.91 0.012 DITERIMA 239.62 0.055 DITERIMA 0.5 0.071 DITERIMA 250.08 249.94 0.020 DITERIMA 249.64 0.062 DITERIMA 0.5 0.071 DITERIMA 260.00 259.91 0.013 DITERIMA 260.03 0.004 DITERIMA 0.2 0.029 DITERIMA 270.08 270.11 0.004 DITERIMA 269.75 0.047 DITERIMA 0.6 0.086 DITERIMA 280.00 280.07 0.010 DITERIMA 279.71 0.041 DITERIMA 0.6 0.086 DITERIMA 290.08 290.09 0.002 DITERIMA 289.67 0.058 DITERIMA 0.7 0.100 DITERIMA 300.00 300.17 0.024 DITERIMA 299.81 0.027 DITERIMA 0.6 0.086 DITERIMA 310.08 310.36 0.040 DITERIMA 309.95 0.019 DITERIMA 0.7 0.100 DITERIMA 320.00 320.26 0.037 DITERIMA 320.26 0.037 DITERIMA 0.0 0.000 DITERIMA 330.08 330.27 0.027 DITERIMA 330.09 0.001 DITERIMA 0.3 0.043 DITERIMA 340.00 340.28 0.040 DITERIMA 340.16 0.023 DITERIMA 0.2 0.029 DITERIMA 350.08 350.46 0.055 DITERIMA 350.28 0.029 DITERIMA 0.3 0.043 DITERIMA 360.00 360.23 0.033 DITERIMA 359.99 0.001 DITERIMA 0.4 0.057 DITERIMA 370.08 370.41 0.047 DITERIMA 370.23 0.022 DITERIMA 0.3 0.043 DITERIMA 380.00 380.29 0.042 DITERIMA 379.88 0.018 DITERIMA 0.7 0.100 DITERIMA 390.08 390.53 0.064 DITERIMA 390.23 0.022 DITERIMA 0.5 0.071 DITERIMA 400.00 399.40 0.086 DITERIMA 399.75 0.035 DITERIMA 0.6 0.086 DITERIMA 410.08 410.58 0.072 DITERIMA 410.52 0.063 DITERIMA 0.1 0.014 DITERIMA 420.00 420.28 0.039 DITERIMA 420.16 0.022 DITERIMA 0.2 0.029 DITERIMA 430.08 430.21 0.018 DITERIMA 430.38 0.044 DITERIMA 0.3 0.043 DITERIMA 440.00 440.25 0.036 DITERIMA 440.55 0.079 DITERIMA 0.5 0.071 DITERIMA 450.08 450.42 0.048 DITERIMA 450.36 0.040 DITERIMA 0.1 0.014 DITERIMA 460.00 460.52 0.075 DITERIMA 460.64 0.092 DITERIMA 0.2 0.029 DITERIMA 470.08 470.68 0.086 DITERIMA 470.27 0.027 DITERIMA 0.7 0.100 DITERIMA 480.00 480.66 0.095 DITERIMA 480.66 0.095 DITERIMA 0.0 0.000 DITERIMA 490.08 490.58 0.071 DITERIMA 490.76 0.097 DITERIMA 0.3 0.043 DITERIMA 500.00 500.67 0.096 DITERIMA 500.26 0.037 DITERIMA 0.7 0.100 DITERIMA 510.08 510.35 0.039 DITERIMA 510.35 0.039 DITERIMA 0.0 0.000 DITERIMA 520.00 520.68 0.097 DITERIMA 520.44 0.063 DITERIMA 0.4 0.057 DITERIMA 530.00 530.65 0.093 DITERIMA 530.35 0.039 DITERIMA 0.5 0.071 DITERIMA 540.00 540.68 0.096 DITERIMA 540.44 0.063 DITERIMA 0.4 0.057 DITERIMA 550.08 550.70 0.089 DITERIMA 550.70 0.089 DITERIMA 0.0 0.000 DITERIMA 560.00 560.60 0.086 DITERIMA 560.25 0.035 DITERIMA 0.6 0.086 DITERIMA 570.08 570.68 0.086 DITERIMA 570.45 0.052 DITERIMA 0.4 0.057 DITERIMA 580.00 580.58 0.083 DITERIMA 580.29 0.041 DITERIMA 0.5 0.071 DITERIMA 590.08 590.72 0.091 DITERIMA 590.42 0.049 DITERIMA 0.5 0.071 DITERIMA 600.00 600.55 0.079 DITERIMA 600.32 0.045 DITERIMA 0.4 0.057 DITERIMA 610.08 610.68 0.086 DITERIMA 610.63 0.078 DITERIMA 0.1 0.014 DITERIMA 620.00 620.16 0.023 DITERIMA 620.34 0.048 DITERIMA 0.3 0.043 DITERIMA 630.08 629.52 0.080 DITERIMA 629.81 0.038 DITERIMA 0.5 0.071 DITERIMA 640.00 639.76 0.034 DITERIMA 639.70 0.043 DITERIMA 0.1 0.014 DITERIMA 650.08 650.42 0.048 DITERIMA 650.24 0.023 DITERIMA 0.3 0.043 DITERIMA 660.00 660.18 0.026 DITERIMA 660.24 0.034 DITERIMA 0.1 0.014 DITERIMA 670.08 670.36 0.040 DITERIMA 670.42 0.048 DITERIMA 0.1 0.014 DITERIMA 680.00 679.64 0.051 DITERIMA 679.64 0.051 DITERIMA 0.0 0.000 DITERIMA 690.08 689.58 0.071 DITERIMA 689.70 0.054 DITERIMA 0.2 0.029 DITERIMA 700.00 699.93 0.010 DITERIMA 699.93 0.010 DITERIMA 0.0 0.000 DITERIMA Histerisys Analisys
Volume 6, No 1, Juni 2024, pp 15-22
Prasad,  R.,  &  Dixit,  M.  (2020). Performance Monitoring Of Dams through Piezometers - A Case Study. International Journal of Engineering and Applied Sciences , 2, 1–8.
RST  Instruments  Ltd.  (2020). Vibrating  Wire
Piezometer Instruction Manual.
Soil  Instruments  Limited.  (2022). User  Manual Heavy Duty Vibrating Wire Piezometer