## Alat Ukur Portabel Kadar Logam Mangan dan Besi dalam Air Menggunakan Prinsip Spektrofotometer
1 Vebi Nadhira, 2 Endang Juliastuti, 3 Lidzikri Ilham Fauzy, 4 Rizky Tri Widodo
1,2 Kelompok Keahlian Instrumentasi Kontrol Institut Teknologi Bandung
3,4 Program Studi D3 Metrologi Dan Instrumentasi Institut Teknologi Bandung
1 vebi@tf.itb.ac.id
2 yuliast@tf.itb.ac.id

## Abstrak
Ketersediaan  air  bersih  yang  layak  dikonsumsi  di  berbagai  daerah  semakin  menurun.  Hal  tersebut mendorong berbagai pihak untuk mengolah air sehingga layak dikonsumsi. Pada dasarnya, beberapa parameter  yang  menunjukan  kelayakan  air  untuk  dikonsumsi  dapat  dideteksi  secara  langsung. Parameter tersebut diantaranya tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Akan tetapi, terdapat parameter  lain  yang  menentukan  kualitas  air  minum,  yaitu  tidak  mengandung  mikroorganisme berbahaya  serta  tidak  mengandung  logam  berat.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  keberadaan mikoorganisme dapat diatasi dengan memasak air. Sementara itu, kadar logam berat pada air tidak dapat dideteksi secara langsung. Oleh karena itu penulis mengembangkan alat ukur portabel kadar logam  berat  yang  terkandung  pada  air  berdasarkan  prinsip  spektrofotometer.  Alat  ukur  ini  mampu menganalisis  kadar  logam  secara  lebih  praktis  dan  cepat.  Rancang  bangun  alat  ini  tersusun  dari sumber  cahaya  yaitu  lampu  halogen,  monokromator,  fotodetektor  yaitu  berupa  fototransistor, mikroprosesor,  modul  penampil  hasil  pengukuran  serta  catu  daya.  Prinsip  kerja  alat  ini  adalah mengukur  besaran  transmisi  cahaya  menggunakan  fotodetektor.  Dalam  hal  ini,  semakin  banyak logam yang terkandung pada air maka akan semakin banyak pula cahaya yang diabsorbsi, sehingga cahaya yang ditransmisikan menjadi lebih kecil dan tegangan keluaran dari detektor akan semakin kecil pula. Pada penelitian ini terdapat dua logam berat yang diukur, yaitu Mangan dan Besi. Cahaya dengan panjang gelombang 521 nm ± 20 nm digunakan untuk pengukuran kadar Mangan dan 500 nm ± 20 nm untuk pengukuran kadar Besi. Hasil pengujian karakteristik alat untuk mengukur kadar Mangan  menunjukan  nilai  akurasi  sebesar  84,80%,  nilai  presisi  sebesar  80,23%,  dan    nilai kesalahan sebesar  15,20%. Adapun pada hasil pengujian karakteristik alat untuk mengukur kadar Besi, didapatkan nilai akurasi sebesar 90,75%, presisi 79,16%, dan  nilai kesalahan 9,25%. Keywords: spektrofotometer, kadar Mangan dan Besi, air minum, portabel, absorbsi, monokromator

## 1 Pendahuluan
Sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengkonsumsi air sumur, air danau ataupun air  sungai.  Untuk  menjamin  kualitas  air  yang  layak  konsumsi,  diperlukan  adanya  upaya pengolahan  yang  baik  serta  pemantauan  secara  berkala.  Oleh  karena  itu,  proses  uji kelayakan  air  untuk  dikonsumsi  sangat  dibutuhkan  oleh  lembaga  penguji  maupun masyarakat.  Saat  ini,  umumnya  dilakukan  pengujian  kelayakan  air  di  laboratorium.  Pada proses tersebut pengambilan sampel dilakukan di lokasi uji, kemudian proses pengukuran dilakukan  di  laboratorium.  Proses  ini  memerlukan  waktu  serta  biaya  yang  relatif  mahal. Oleh karena itu, perlu dikembangkan alat uji kelayakan air konsumsi yang portable.
Beberapa  parameter  yang  menentukan  kualitas  air  layak  konsumsi  adalah  tidak  berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme serta tidak mengandung logam berat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Departemen Kesehatan Indonesia [1]. Dari kelima  parameter  tersebut,  tiga  parameter  pertama  dapat  diukur  secara  subjektif, sedangkan  untuk  parameter  tidak  mengandung  mikroorganisme  dapat  diatasi  dengan
proses  perebusan  air.  Sementara  itu,  parameter  tidak  mengandung  logam  berat  sangat sulit  untuk  dideteksi.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pada  penelitian  ini  dilakukan pengembangan alat ukur portable untuk mengukur kadar logam dalam air.
Salah  satu  alat  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  kadar  logam  dalam  air  adalah spektrofotometer  [2,  3,  4].  Alat  ini  mampu  mengukur  kadar  logam  dalam  air  seperti Mangan  (Mn),  Logam  Besi  (Fe),  Seng  (Sn)  dan  sejenisnya[5].  Untuk  saat  ini, Spektrofotometer belum diproduksi di Indonesia dan apabila impor diperlukan biaya yang relatif  mahal.  Oleh  karena  itu,  pada  penelitian  ini  dibuat  sebuah  prototipe  alat  ukur portabel yang sederhana dan murah untuk mengukur kadar logam dalam air menggunakan prinsip  Spektrofotometer.  Terkait  hal  tersebut,  pada  penelitian  ini  hanya  dilakukan pengukuran pada dua jenis logam berat yaitu Mn dan Fe.

## 2 Teori Dasar
Spektrofotometer  adalah  suatu  alat  ukur  yang  digunakan  untuk  mendeteksi  konsentrasi suatu  zat  berdasarkan  absorbansi  cahaya  pada  panjang  gelombang  tertentu.  Pada spektrofotometer,  cahaya  dengan  rentang  gelombang  tertentu  akan  ditembakan  kepada kuvet  yang  berisi  sampel.  Kemudian  nilai  absorbansi  dari  cahaya  yang  diserap  akan dikonversi sebagai konsentrasi larutan pada kuvet tersebut.
Prinsip kerja alat ukur ini adalah berdasarkan hukum  Lambert-Beer, yaitu hubungan linier antara absorbansi dengan konsentrasi suatu zat yang menyerap cahaya. Hukum ini berlaku apabila cahaya yang ditembakan tidak memicu reaksi kimia ataupun proses fisis pada zat yang dilewati. Hukum Lambert-Beer dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:
I=T x I o (1)
Dimana I adalah  intensitas  berkas  cahaya  keluar, I 0 adalah  intensitas  berkas  cahaya datang, sedangkan T adalah transmitansi. Berdasarkan nilai transmitansi dapat diperoleh nilai  konsentrasi  senyawa  dalam  larutan  tersebut,  seperti  yang  dinyatakan  pada persamaan  2.  Dengan  kata  lain,  konsentrasi  atau  kadar  logam  pada  air  dapat  diukur berdasarkan hukum ini [6].
T %= I/I o x 100 = exp (- ε c l ) (2)
dimana
ε
: absorbtivitas molar (ml mol -1 cm -1 )
l : tebal kuvet (cm)
c : konsentrasi senyawa dalam larutan (mol/ml)
Komponen  terpenting  pada  spektrofotometer  adalah  monokromator  yang  berfungsi sebagai  pemecah  cahaya  polikromatis  menjadi  cahaya  monokromatis  [7].  Hal  ini dikarenakan  setiap  senyawa  memiliki  spektrum  absorbansi  cahaya  yang  berbeda. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada spektrofotometer penggunaan cahaya dengan panjang gelombang tertentu akan menyatakan kadar senyawa tertentu.
Salah  satu  monokromator  yang  umum  dan  juga  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah monokromator kisi, atau dikenal dengan istilah kisi difraksi seperti yang diperlihatkan pada Gambar  1.  Monokromator  kisi  ini  memiliki  kemampuan  pengurai  warna  yang  lebih  baik
dibanding monokromator prisma yang umum digunakan. Hal tersebut tercapai karena kisi memiliki guratan yang sangat banyak dalam ukuran mikroskopis [8].
Gambar 1. Pemecahan cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis menggunakan kisi difraksi

## 3 Rancangan Alat Ukur
Pada  perancangan  alat  ukur  portabel  kadar  logam  Mn  dan  Fe  ini  terdapat  beberapa komponen  utama,  yaitu  lampu  halogen,  monokromator,  motor  penggerak,  kuvet  sebagai wadah sampel, sensor, perangkat komputasi berupa mikroprosesor, layar, tombol masukan serta  catu  daya,  seperti  yang  diperlihatkan  pada  Gambar  2.  Cara  kerja  alat  ini  adalah dengan menembakan cahaya polikromatis yang dihasilkan lampu halogen ke dalam celah masukan  pada  monokromator.  Lampu  halogen  digunakan  sebagai  sumber  cahaya polikromatis  karena  mampu  menghasilkan  cahaya  tampak  dengan  spektrum  warna  yang luas. Skema  rinci mengenai monokromator  yang dirancang dapat dilihat pada  Gambar 3. Pada  Gambar  3  dapat  dilihat  bahwa  cahaya  monokromatis  yang  telah  didifraksi menggunakan  kisi  akan  melalui  celah  sempit.  Celah  sempit  keluaran  ini  berfungsi  untuk menapis  panjang  gelombang  tertentu,  sehingga  hanya  panjang  gelombang  yang dibutuhkan  saja yang akan keluar melalui celah. Pengaturan panjang gelombang cahaya keluaran  diatur  dengan  menggunakan  motor  untuk  menggerakan  kisi  difraksi  cahaya, seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  2.  Putaran  kisi  diffraksi  adalah  sebesar  0,175  derajat setiap  5  step,  dalam  hal  ini  panjang  gelombang  yang  keluar  dari  celah  akan  bergeser sebesar  23  nm  ±  15  nm  dari  posisi  sebelumnya.  Untuk  mengukur  kadar  Mn  dalam  air digunakan cahaya dengan panjang gelombang sebesar 521 nm sesuai nilai absorbansi Mn setelah  bereaksi  dengan  reagen  berupa  senyawa  fenantrolin  [9].  Sementara  itu,  untuk pengukuran kadar Fe digunakan panjang gelombang 500 nm[10].
Gambar 2. Skema alat ukur
Gambar 3. Skema monokromator
Tombol  masukan  pada  Gambar  2  berfungsi  untuk  mengatur  panjang  gelombang  yang dilewatkan  melalui  celah kecil.  Sebagian  cahaya  tersebut akan  diserap oleh sampel yang ditempatkan  pada  wadah  kuvet,  kemudian  cahaya  yang  telah  diabsorbsi  akan  dideteksi menggunakan  fotodetektor  sederhana.  Fotodetektor  ini  akan  mengirimkan  sinyal  berupa tegangan, yang kemudian akan dikonversi menjadi kadar logam berdasarkan program yang sudah  disusun  pada  mikroprosesor.  Selanjutnya,  nilai  kadar  logam  terlarut  akan ditampilkan pada layar LCD berukuran 16 x 2.

## 4 Hasil dan Pembahasan
Gambar 4. Rancang bangun alat ukur kadar logam Fe dan Mn Setelah dilakukan pembuatan rancang bangun alat ukur kadar logam Fe dan Mn pada air, maka  diperlukan  adanya  pengujian.  Pengujian  ini  dilakukan  untuk  membuktikan  bahwa alat  ukur  ini  dapat  digunakan  dengan  baik  dan  dapat  menampilkan  hasil  yang  sesuai. Pengujian  yang  dilakukan  adalah  pengujian  linearitas  serta  pengujian  karakteristik  alat ukur. Pengujian karakteristik tersebut meliputi perhitungan nilai  akurasi, nilai presisi, bias dan kesalahan dari alat ukur.

## 4.1 Pengujian karakteristik alat ukur kadar logam Mn dan Fe
Pengujian karakteristik alat ukur kadar logam Mn dan Fe ini dilakukan untuk mengetahui nilai akurasi, nilai presisi, bias dan kesalahan yang dihasilkan oleh alat ukur kadar logam Mn dan Fe ini. Berdasarkan nilai-nilai tersebut dapat diketahui performansi dari alat ukur kadar logam Mn dan Fe ini.

## 4.1.1 Hasil pengujian linearitas
Sampel  yang  digunakan  adalah  air  murni  ( aquadest )  yang  sudah  terkondisi  dengan tambahan Mn dan Fe secara terpisah. Untuk pengujian karakteristik alat dalam mengukur kadar Mn, digunakan 5 buah sampel dengan kadar sebesar 0,05; 0,2; 0,5; 0,7; 1,0 mg/L. Sedangkan untuk pengujian karakteristik alat dalam mengukur kadar Fe digunakan 6 buah sampel  dengan  kadar  sebesar  0,01;  0,1;  0,2;  0,5;  1,0;  2,0  mg/L.  Data  hasil  pengujian karakteristik alat ukur yang sudah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Table 1 Data hasil pengujian karakteristik alat ukur untuk mendeteksi kadar Mn
Kadar Mn (mg/L) Tegangan Keluaran Sensor (mV) Rata rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,05 0,69 0,72 0,68 0,7 0,72 0,68 0,7 0,71 0,67 0,71 0,698 0,2 0,62 0,62 0,65 0,62 0,62 0,65 0,62 0,62 0,65 0,62 0,629 0,5 0,61 0,59 0,58 0,60 0,62 0,61 0,59 0,59 0,61 0,62 0,602 1,0 0,57 0,57 0,57 0,58 0,57 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,572 Table 2 Data hasil pengujian karakteristik alat ukur untuk mendeteksi kadar Fe Kadar Fe (mg/L) Tegangan Keluaran Sensor (mV) Rata rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,01 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,31 0,31 0,305 0,1 0,27 0,27 0,28 0,27 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,272 0,2 0,23 0,24 0,23 0,23 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,24 0,234 1,0 0,18 0,18 0,18 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,181 2,0 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,072
Berdasarkan data pada Tabel 1 dan Tabel 2 maka didapat grafik hubungan antara kadar logam dengan tegangan keluaran dari sensor, yang diperlihatkan pada Grafik 1 dan Grafik 2.
Grafik 1 Grafik hubungan antara kadar Mangan (Mn) dengan tegangan keluaran sensor
y = -0,1314x + 0,6902 R² = 0,9148 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Te ga ng an K el ua ran S en so r ( mV )
Kadar Mn (mg/L)
Grafik 2 Grafik hubungan antara kadar besi (Fe) dengan tegangan keluaran sensor Grafik  1  dan  Grafik  2  menunjukan  bahwa  hasil  pengujian  memiliki  linearitas  yang  cukup baik.  Hal  ini  diperlihatkan  melalui  nilai  koefisien  korelasi  (R 2 )  sebesar  0,9148  untuk pengujian  logam  Mn  dan  0,9606  untuk  logam  Fe.  Selain  itu,  hubungan  antara  masukan dan  keluaran yang  ditunjukkan  Grafik  1  dan  Grafik  2  memperlihatkan  bahwa  semakin besar  kadar  logam  maka  nilai  absorbsi  cahaya  juga  semakin  besar.  Dengan  kata  lain, cahaya  yang  ditransmisikan  dari  sampel  ke  sensor  semakin  kecil,  sehingga  tegangan keluaran  sensor  juga  semakin  kecil.  Selain  itu,  berdasarkan  kedua  grafik  tersebut diperoleh  persamaan  regresi linier yang menyatakan  hubungan  kadar mangan  dan  kadar besi dengan tegangan keluaran sensor, sebagai berikut:
x 1 = ( y - 0,6902)/ -0,1314 x 2 = ( y - 0,2827)/ -0,1059 (1) (2) dimana y : Tegangan keluaran sensor (mV) x 1 : Kadar Mn (mg/L) x 2 : Kadar Fe (mg/L)
Persamaan  (1)  dan  (2)  ini  digunakan  untuk  mengonversi  dari  tegangan  menjadi  kadar logam  Mn  dan  Fe.  Proses  konversi  dilakukan  dengan  menuliskan  persamaan  tersebut dalam bentuk program  pada  mikroprosesor. Selanjutnya,  alat ukur kadar logam ini dapat langsung menampilkan hasil persentase kadar logam  Mn atau Fe dalam satuan miligram per Liter (mg/L).

## 4.1.2 Hasil pengujian linearitas
Pengujian  akurasi  dan  presisi  dilakukan  dengan  melakukan  pengukuran  pada  beberapa titik  di kuvet.  Dalam pengujian  ini dipilih  satu  sampel air  untuk masing-masing kadar Mn dan  Fe  sebesar  0,7  mg/L  dan  0,5  mg/L,  dimana  nilai  kadar  ini  diperoleh  dengan melakukan  pengukuran  menggunakan  alat  standar.  Kemudian,  masing-masing  sampel diukur menggunakan alat ukur yang telah dibangun dengan pengulangan sebanyak 10 kali.
Berdasarkan data yang ditunjukkan pada kolom kedua dan ketiga dari Tabel 3 dan Tabel 4, dilakukan perhitungan nilai akurasi alat ukur menggunakan persamaan (3). Nilai akurasi ini menyatakan kedekatan nilai penunjukan alat ukur dengan nilai yang sebenarnya.
( )
(3)
y = -0,1059x + 0,2827 R² = 0,9606 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Te ga ngan (m V)
Kadar Fe (mg/L)
dimana σ : standar deviasi Bias
: selisih rata-rata hasil pengukuran dengan nilai pengukuran benar
X benar : nilai yang dianggap benar
Selanjutnya  dilakukan  perhitungan  nilai  presisi.  Nilai  ini  menunjukkan  kemampuan  alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada saat dilakukan pengukuran berulang. Penentuan nilai presisi dihitung menggunakan persamaan (4).
(4) dimana Ẍ : rata-rata hasil pengukuran
Selain itu, dilakukan perhitungan nilai kesalahan yang merupakan perbedaan antara hasil pengukuran  dengan  nilai  yang  dianggap  benar.  Penentuan  nilai  kesalahan  dihitung menggunakan persamaan (5).
( ) (5) Table 3 Pengujian Sampel Kadar Mn Pengujian Ke- Hasil Pengujian Alat (mg/L) Kadar Sampel Benar (mg/L) Bias Akurasi (%) Presisi (%) Kesalahan (%) 1 0,762 0,7 -0,039 84,80
80,23
15,20 2 0,610 3 0,686 4 0,762 5 0,762 6 0,762 7 0,762 8 0,762 9 0,762 10 0,762
P         ( σ x )
Table 4 Pengujian Sampel Kadar Fe
Pengujian Ke- Hasil Pengujian Alat (mg/L) Kadar Sampel Benar (mg/L) Bias Akurasi (%) Presisi (%) Kesalahan (%) 1 0,592 0,5 -0,073 90,75 79,16 9,25 2 0,592 3 0,592 4 0,592 5 0,497 6 0,592 7 0,592 8 0,497 9 0,592 10 0,592
Berdasarkan  data  yang  tertera  pada  Tabel  3,  untuk  pengukuran  sampel  kadar  mangan sebesar  0,7  mg/L,  diperoleh  nilai  akurasi  sebesar  84,80%,  sedangkan  nilai  presisinya adalah  80,23%  dan  nilai  kesalahannya  adalah  15,20%.  Sementara  pada  Tabel  4,  untuk pengukuran sampel kadar besi sebesar 0,5 mg/L, diperoleh nilai akurasi sebesar 90,75%, nilai presisi sebesar 79,16% dan nilai kesalahannya adalah 9,25%. Kesalahan yang terjadi kemungkinan  disebabkan  oleh  lebar  pita  panjang  gelombang  cahaya  yang  digunakan masih  terlalu  lebar,  yaitu  sekitar  40  nm.  Hal  ini  mungkin  mengakibatkan  terjadinya penyerapan  oleh  senyawa  lain.  Apabila  dibandingkan  antara  nilai  akurasi,  presisi,  dan kesalahan antara hasil pengujian Fe dibanding Mn, terlihat bahwa pengujian Fe jauh lebih baik  daripada  pengujian  Mn.  Hal  ini  kemungkinan  dikarenakan  Mn  lebih  mudah teroksidasi.

## 5 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa alat ukur ini mampu mengukur kadar Mn dan Fe pada air, meskipun masih memiliki kesalahan pengukuran yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya akan digunakan filter  celah  dengan  ukuran  keluaran  yang  lebih  sempit.  Diharapkan  dengan  penggunaan celah  filter  yang  lebih  sempit,  maka  proses  absorbsi  oleh  senyawa  lain  dapat  dihindari, sehingga  kehandalan  alat  ukur  dapat  ditingkatkan.  Sebagai  kesimpulan  akhir,  alat  ini sangat menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam mengukur kadar logam Mn, Fe serta jenis lain yang terkandung dalam air.

## 6 Daftar Pustaka
[1] http://pppl.depkes.go.id/_asset/_regulasi/53_Permenkes%20492.pdf,  diakses  pada tanggal 11 Februari 2016.
[2] Jesús  Anzano  et.al.,  Developing  an  Environmental  Analysis  of  Soils  and  Water  by Spectrochemical  Techniques  for  Undergraduate  Students  of  Chemistry,  Journal  of Laboratory Chemical Education 2014, 2(1): 4-9
[3] Kefa K. Onchoke and Salomey A. Sasu, Determination of Hexavalent Chromium (Cr(VI))
Concentrations  via  Ion  Chromatography  and  UV-Vis  Spectrophotometry  in  Samples Collected from Nacogdoches Wastewater Treatment Plant, East Texas (USA), Advances in Environmental Chemistry. 2016, Article ID 3468635, 9 pages
[4] P.  Nagaraj,  N.  Aradhana,  A.  Shivakumar,  A.  K.  Shrestha,  and  A.  K.  Gowda, “Spectrophotometric method for the determination of chromium (VI) in water samples,” Environmental Monitoring and Assessment, vol. 157, no. 1, pp. 575–582, 2009.
[5] D.G. Marbaniang, Spectrophotometric Determination of Manganese in Ground Water in Shillong  City  Using  Bismuthate  Oxidation  Method,  International  Journal  of Environmental Protection, 2015.
[6] D. W. Ball, Field Guide to Spectroscopy , SPIE Press, Bellingham, WA, 2006.
[7] Adolf  Cortel  and  Luis  Fernandez,  A  simple  diffraction  grating  spectroscope:  Its construction and uses, J. Chem. Educ., , 63 (4), p 348, 1986.
[8] Juliastuti,  Endang.  1983.  Pembuatan  Monokromator  Sederhana.  Bandung  :  Institut Teknologi Bandung.
[9] Hideo  Akaiwa,  Hiroshi  Kawamoto,  Shoji  Kogure,  Spectrophotometric  determination  of manganese(II)  with  dithizone  and  ο-phenanthroline,  Bunseki  Kagaku,  Vol.  28  (1979) No. 8 P 498-500
[10] Dragica  Lazic,  Branko  Škundric,  Jelena  Penavin-Škundric,  Slavica  Sladojevic,  Ljubica Vasiljevic,  Dragana  Blagojevic,  Zoran  Obrenovic,  Stability  Of  Tris-1,10–Phenanthroline Iron  (Ii)  Complex  In  Different  Composites,  Chemical  Industry  &  Chemical  Engineering Quarterly 16 (2) 193-198 (2010)