## Pemantauan Suhu dan Kelembaban di Laboratorium Kalibrasi Tekanan dan Volume Berbasis Web Secara Real Time
Syafrina Idha Jumaila, Sarah Maulida D3 Metrologi dan Instrumentasi - ITB
Bandung, Indonesia

## Abstrak
Suhu dan kelembaban di laboratorium kalibrasi merupakan suatu besaran yang  penting  dan harus terpantau, terkendali, serta terekam data hasil pengukuran di setiap harinya. Hal itu dilakukan untuk menjaga  kinerja  instrumen  yang  sensitif  terhadap  perubahan  kondisi  akomodasi  dan  lingkungan khususnya  perubahan  suhu    dan  kelembaban  yang  terdapat  di  laboratorium  kalibrasi  tersebut. Pemantauan rutin yang biasa dilakukan saat ini adalah pemantauan langsung oleh operator dengan cara memasuki laboratorium kalibrasi untuk membaca alat ukur suhu dan kelembaban yang ada di dalamnya. Keluar masuknya operator dapat mempengaruhi nilai pengukuran suhu dan kelembaban. Beberapa laboratorium kalibrasi tidak memiliki ruang perantara sehingga kondisi lingkungan dari luar merupakan gangguan yang  menjadi salah satu faktor kesalahan hasil pengukuran. Pada  penelitian ini  telah  dirancang  sebuah  sistem  pemantauan  suhu  dan  kelembaban  berbasis  web  yang  dapat mengurangi faktor kesalahan pengukuran yang diakibatkan oleh operator dan lingkungan, sehingga hasil pengukuran lebih dapat dipercaya. Sistem ini juga dapat menunjang skalabillitas karena sistem tersebut  akan  memudahkan  proses  pemantauan  dengan  jumlah  laboratorium  kalibrasi  lebih  dari satu.  Perancangan  sistem  pemantauan  hasil  pengukuran  ini  ditunjang  oleh  perancangan  dua purwarupa pengukur suhu dan kelembaban yang kemudian diuji secara bersamaan. Hasil pengujian dianalisis  berdasarkan  karakteristik  statik  pengukuran  dan  pendekatan  distribusi  normal  standar dengan  kesimpulan  bahwa  nilai  akurasi  dan  presisi  kedua  purwarupa  lebih  besar  dari  90%  untuk pengukuran suhu dan nilai batas kesalahan beragam untuk setiap titik acuan pengukuran pada suhu dan  kelembaban.  Sedangkan  untuk  kelembaban,  karakteristik  statik  pengukurannya  tidak  dapat disimpulkan  karena  pengujian  kelembaban  tidak  dilakukan.  Sistem  yang  dibuat  mampu  mengukur suhu  dari  -40oC  sampai  80oC  dengan  ketelitian  ±0,1oC  dan  kelembaban  dari    0%  sampai  100% dengan ketelitian ±5%. Pengukuran dicuplik tiap 1 menit dan dikirim ke basis data di server. Aplikasi web  yang  dibuat  mampu  menampilkan  hasil  pengukuran  secara  online,  melihat  histori  data  yang sudah lalu serta menampilkan data dalam bentuk table. Aplikasi dapat diakses secara online melalui web browser.
Kata kunci : arduino, kelembaban, pengukuran, purwarupa, suhu, web

## 1 Pendahuluan
Suhu  dan  kelembaban  udara  merupakan  parameter  pengukuran  yang  penting  dalam laboratorium  kalibrasi.  Suhu  dan  kelembaban  pada  laboratorium  kalibrasi  merupakan salah  satu  faktor  yang  perubahannya  harus  terpantau,  terkendali,  dan    terekam  sesuai dengan  persyaratannya.  Rekaman  suhu  dan  kelembaban  harus  dapat  dibaca,  disimpan, dan mudah didapat bila diperlukan kembali serta dipelihara agar tidak hilang.
Dalam  laboratorium  kalibrasi  pemantauan  suhu  dan  kelembaban  diperlukan  untuk menjaga  kinerja  instrumen  yang  sensitif  terhadap  perubahan  kondisi  akomodasi  dan lingkungan.  Pemantauan  suhu  dan  kelembaban  di  laboratorium  kalibrasi  selama  ini dilakukan  secara  manual,  operator  harus  keluar  masuk  laboratorium  kalibrasi  untuk mengambil data suhu dan kelembaban setiap 3 kali sehari (pagi, siang, dan sore). Manusia merupakan  sumber  kalor  dan  air  (misalnya  keringat)  yang  dapat  memberikan  kontribusi
kalor  sehingga  mempengaruhi  nilai  pengukuran  suhu  dan  kelembaban.  Beberapa laboratorium  kalibrasi  tidak  memiliki  ruang  perantara  sehingga  membuat  kondisi lingkungan  luar  berpengaruh  pada  laboratorium  kalibrasi  tersebut.  Hal  itu  akan berpengaruh pada data pemantauan suhu dan kelembaban. Maka dari itu dibuat alat ukur tanpa  campur  tangan  manusia  agar  manusia  tidak  harus  hadir  dalam  laboratorium kalibrasi yang suhu dan kelembabannya diukur.
Untuk  mengatasi  masalah  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  kami  mengusulkan pengembangan  dalam  sistem  pemantauan  suhu  dan  kelembaban  di  Laboratorium Kalibrasi  Tekanan  dan  Volume  yang  akan  diimplementasikan  di  Direktorat  Metrologi Bandung terintegrasikan dengan sistem pemantauan suhu dan kelembaban berbasis web yang  bisa  mendukung  skalabilitas.  Hal  tersebut  memungkinkan  pemantauan  suhu  dan kelembaban dalam satu gedung yang memiliki beberapa laboratorium kalibrasi yang dapat terpantau pada jarak jauh.
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat purwarupa alat pengukur suhu dan kelembaban yang  bersifat  otomatis  dan  dapat  diintegrasikan  dengan  sistem  pemantauan  suhu  dan kelembaban  berbasis  web.  Diharapkan    sistem  pemantauan  suhu  dan  kelembaban berbasis  web  tersebut  dapat  menunjang  skalabilitas  sehingga  pemantauan  akan  lebih efektif dan efisien..

## 2 Deskripsi Sistem
Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 2.1 Arsitektur Perangkat Keras
Perangkat  keras  yang  digunakan  pada  purwarupa  pengujian  suhu  dan  kelembaban menggunakan sensor DHT22, Arduino Uno dan Ethernet Shield. Dalam Arsitektur perangkat keras dirancang blok diagram pengukuran suhu dan kelembaban seperti Gambar 1.
Gambar 1. Arsitektur Perangkat Keras Pengukur Suhu dan Kelembaban Berbasis Web
Dari blok diagram diatas, berikut ini penjelasan masing masing bagian.
1. Catu Daya
Bagian  ini  digunakan  untuk  mencatu  seluruh  rangkaian.  Catu  daya  yang  digunakan pada perangkat ini berupa adaptor AC/DC dengan tegangan keluaran 5 volt dan arus sebesar 2A. Adaptor ini dihubungkan dengan konektor DC pada microcontroller.
2. Modul Sensor Suhu dan Kelembaban (DHT22)
Komponen  ini  digunakan  untuk  mengukur  suhu  dan  kelembaban  dalam  satu  waktu. Keunggulan  dari  sensor  ini  memiliki  sinyal  keluaran  digital  yang  dapat  langsung diproses oleh microcontroller utama.
3. Microcontroller Utama
Microcontroller  utama  adalah  gabungan  antara  Arduino  Uno  dengan  Ethernet  Shield. Bagian  ini  digunakan  untuk  mengendalikan  seluruh  rangkaian  dan  menyimpan program  yang  akan  digunakan.  Komponen  ini    bekerja    pada    tegangan    operasi    5 volt. Microcontroller ini memiliki jumlah pin sebanyak 28 buah yang cukup digunakan untuk rangkaian minimum.
4. LCD (Liquid Crystal Display)
LCD  yang digunakan  yaitu  LCD  16 x 2. Komponen  ini digunakan  untuk menampilkan karakter tampilan berupa hasil suhu pada baris pertama dan hasil kelembaban pada baris  kedua.  LCD  ini  terhubung  dengan  microcontrolller  pada  port  B  pin  2  sampai  5 dan port D pin 8 dan 9.
5. Switch
Komponen  ini  merupakan  penghubung  antar  alat  yang  disambungkan  dengan  kabel ethernet. Switch berfungsi sebagai pembagi sinyal dan penguat sinyal pada komputer. Switch memiliki banyak port yang memungkinkan beberapa komputer dapat terhubung sehingga switch digunakan untuk jaringan LAN (Local Area Network).
6. Server
Bagian  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dalam  pengembangan  jaringan  komputer.  Server bertindak  sebagai  sebuah  embedded  web  server, yang  menyimpan  halaman  web sederhana    digunakan  untuk  menampilkan  hasil  pengukuran  suhu  dan  kelembaban yang dikirim oleh microcontroller.
7. Client
Client  akan  menampilkan  hasil  pengukuran  suhu  dan  kelembaban  dengan  meminta kepada server. Client juga disebut sebagai workstation yaitu komputer yang digunakan oleh penggunannya untuk bekerja.

## 2.2 Arsitektur Perangkat Lunak
Perangkat lunak  purwarupa uji suhu dan  kelembaban  ini  menggunakan berbagai  macam instruksi, antara lain instruksi untuk menyalakan sensor DHT22, menampilkan data suhu dan kelembaban di web dan menampilkan data suhu dan kelembaban di LCD. Alur Kerja program adalah seperti pada Gambar 2.
Gambar 2 Flowchart Cara Kerja Perangkat Lunak Berikut ini penjelasan untuk masing-masing bagian instruksi dari alur kerja program dalam pengukuran suhu dan kelembaban:
1. Inisiasi program Mikropengendali  akan  melakukan  inisialisasi  meliputi  nilai-nilai  awal  variabel,  fungsi serta pengaturan berbagai perangkat.
2. Mengambil data suhu dan kelembaban dari sensor Microcontroller akan meminta secara berulang sensor untuk membaca nilai suhu dan kelembaban
3. Memeriksa Arduino Terhubung ke Web Server Pada tahap ini jika arduino terhubung ke web server maka arduino akan mengirim data suhu dan kelembaban ke web server, jika tidak terhubung maka akan dipaksa kembali ke tahap sebelumnya untuk mengambil data suhu dan kelembaban.
4. Mengirim Data Suhu dan Kelembaban ke Web Server Arduino akan mengirim data suhu dan kelembaban ke web server sehingga data suhu dan kelembaban dapat ditampilakan di web server
5. Menampilkan data suhu dan kelembaban di LCD Suhu dan Kelembaban kemudian ditampilkan di LCD, dengan format: Suhu : T = (Nilai_Suhu) C Kelembaban : H = (Nilai_Kelembaban) % 6. Delay
Delay  merupakan  waktu  tunda  yang  di  atur  untuk  mengirim  data  suhu  dan kelembaban ke web server dan LCD.

## 3 Hasil dan Pembahasan
Pengujian alat ukur uji dilakukan dalam 5 titik pengukuran dengan data yang diambil tiap titik sebanyak 40. Titik pengujian yang digunakan adalah 24 o C, 22 o C, 20 o C, 18 o C, dan 16 o C.  Kelima  titik  tersebut  dipilih  dengan  mempertimbangkan  batas  suhu  maksimum  dan
minimum suhu laboratorium kalibrasi tekanan dan volume yang bernilai 22 o C dan  18 o C. Dari kedua batas suhu tersebut, diambil suhu tengah yang bernilai 20 o C serta dua buah titik  pengujian  yang  berada  di  luar  suhu  batas  yaitu  24 o C  dan  16 o C.  Hasil  pengujian kemudian dianalisis untuk mendapatkan karakteristik statik dari alat ukur berupa ketelitian (akurasi),  ketepatan  (presisi),  bias,  kesalahan.  Pengujian  dilakukan  dengan  metode menurunkan  suhu  dimulai  dari  24 o C  sampai  16 o C  dengan  pengolahan  data  hasil pengujian yang dikelompokkan sebagai berikut:

## 3.1 Hasil Pengujian Purwarupa dan Analisis
3.1.1 Pengujian dengan Titik Acuan bernilai 24 o C
Tabel 1 Hasil Pengolahan Data Pengukuran dengan Titik Acuan bernilai 24 o C PURWARUPA I PURWARUPA II STANDAR o C %RH o C %RH o C %RH µ 23,4 83 23,7 79 24,2 84 Σ 0,152 6,9 0,098 7,1 0,141 3,9 σ 2 0,023 47,8 0,009 50,2 0,019 15,3 Akurasi 95% 74% 97% 68% Presisi 98% 75% 99% 73% Bias 0,8 0,7 0,5 5,7 Kesalahan 5% 26% 3% 32% Toleransi ± 0.5 ± 21 ± 0.3 ± 21 3.1.2 Pengujian dengan Titik Acuan Bernilai 22 o C
Tabel 1 Hasil Pengolahan Data Pengukuran dengan Titik Acuan bernilai 22 o C PURWARUPA I PURWARUPA II STANDAR o C %RH
o C %RH o C %RH µ 21,8 75 22,1 71 22.4 78 σ 0,149 9,9 0,130 9,3 0,120 6,1 σ 2 0,022 97,4 0,017 85,9 0,014 37,4 Akurasi 96% 59% 97% 55% Presisi 98% 61% 98% 61% Bias 0,5 2,4 0,2 7,1 Kesalahan 4% 41% 3% 45% Toleransi ± 0.4 ± 30 ± 0.4 ± 28

## 3.1.3
Pengujian dengan Titik Acuan Bernilai 20 o C
Tabel 2 Hasil Pengolahan Data Pengukuran dengan Titik Acuan bernilai 20 o C PURWARUPA I PURWARUPA II STANDAR o C %RH o C %RH o C %RH µ 19,9 76 20,2 70 20.3 77 σ 0,160 10,0 0,118 9,8 0,115 5,5 σ 2 0,025 99,0 0,014 96,5 0,013 30,6 Akurasi 96% 59% 97% 52% Presisi 98% 61% 98% 58% Bias 0,4 1,7 0,2 7,8 Kesalahan 4% 41% 3% 48% Toleransi ± 0.5 ± 30 ± 0.4 ± 28 3.1.4 Pengujian dengan Titik Acuan Bernilai 18 o C
Tabel 3 Hasil Pengolahan Data Pengukuran dengan Titik Acuan bernilai 18 o C PURWARUPA I PURWARUPA II STANDAR o C %RH o C %RH o C %RH µ 18,2 67 18,4 62 18,5 75 σ 0,219 12,5 0,159 11,7 0,148 6,8 σ 2 0,048 157,5 0,025 136,9 0,022 46,6 Akurasi 94% 40% 97% 36% Presisi 96% 44% 97% 44% Bias 0,4 7,6 0,1 12,6 Kesalahan 6% 60% 3% 64% Toleransi ± 0.7 ± 40 ± 0.5 ± 35
3.1.5 Pengujian dengan Titik Acuan Bernilai 16 o C
Tabel 4 Hasil Pengolahan Data Pengukuran dengan Titik Acuan bernilai 16 o C PURWARUPA I PURWARUPA II STANDAR o C %RH o C %RH o C %RH µ 16,2 66 16,4 61 16,5 74 σ 0,233 13,2 0,163 12,9 0,136 8,0 σ 2 0,054 174,7 0,026 166,2 0,018 63,8 Akurasi 94% 36% 97% 30% Presisi 96% 40% 97% 36% Bias 0,3 7,4 0,1 12,9 Kesalahan 6% 64% 3% 70% Toleransi ± 0.7 ± 40 ± 0.5 ± 39
Hasil  pengujian  pun  dapat  didekati  secara  kualitatif  bila  dibuat  rentang  asumsi  yang merepresentasikan  nilai  kualtitatif  yang  didapat.  Bila  nilai  yang  lebih  besar  dari  90% dianggap  memiliki  hasil  kualitatif  yang  baik,  maka  tingkat  akurasi  dari  kedua  purwarupa dapat dikatakan baik dalam mengukur besaran suhu. Selanjutnya bila nilai lebih kecil dari 75%  dianggap  memiliki  hasil  kualitatif  yang  buruk,  maka  tingkat  presisi  dari  kedua purwarupa dapat dikatakan buruk untuk mengukur besaran kelembaban.
Dalam  pengolahan  data  hasil  pengujian  berdasarkan  karakteristik  statik  tersebut, dilakukan  pula  analisis  menengai  nilai  toleransi  yang  merupakan  batas  kesalahan  yang dimiliki  alat  untuk  setiap  titik  pengukuran  yang  berbeda.  Analisis  mengenai  batas kesalahan  tersebut  dilakukan  melalui  pendekatan  distribusi  normal  standar  dengan ketentuan data sampel harus berjumlah lebih besar dari 30 sampel.
Dengan menggunakan nilai rata-rata dan standar deviasi dari 40 sampel hasil pengukuran tiap  titik  acuan,  analisis  dapat  dilakukan  melalui  pendekatan  distribusi  normal  standar sehingga  diperoleh  tingkat  kepercayaan  hasil  pengukuran  sebesar  99,73%  dengan ketentuan  interval  hasil  pengukuran  ±3σ.  Sehingga  dapat  disimpulkan,  bahwa  tiap  titik pengukuran memiliki sebaran seperti pada Gambar 3.
Gambar 3 Sebaran Pengukuran dengan Tingkat Kepercayaan 99,73%
Ketentuan  interval  hasil  pengukuran  ±3σ  tersebut  merupakan  juga  nilai  dari  batas kesalahan alat uji, yang dapat dikatakan pula nilai toleransi seperti yang terlihat pada tabel pengolahan data dan hasil pengujian. Sehingga hasil pengukuran untuk setiap titik acuan dapat ditulis dengan µ ± 3σ.
Analisis  kesalahan  hasil  pengukuran  yang  terjadi  pada  proses  pengujian  adalah  sebagai berikut:
1. Kesalahan yang berasal dari alat ukur (sistemik)
Sebagai  alat  ukur  elektronik  yang  menampilkan  hasil  ukur  secara  digital,  kesalahan hasil  pengukuran  pun  dapat  dipengaruhi  oleh  rangkaian  elektronik  elektronika  di dalam alat ukur yang bersangkutan. Pada rangkaian elektronik yang diberi daya listrik, akan  dimungkinkan  terjadinya  perpindahan  kalor  sehingga  menyumbang  faktor kesalahan  untuk  pengukuran,  terutama  pengukuran  suhu.  Untuk  pengukuran kelembaban,  sangat  dipengaruhi  oleh  usia  alat,  karena  semakin  tua  suatu  alat  ukur kelembaban,  akan  semakin  memberikan  penyimpangan  terhadap  hasil  ukur kelembabannya.  Penggunaan  dalam  jangka  panjang  pun  dapat  menurunkan performansi alat yang berkaitan pula dengan hasil pengukuran.
2. Kesalahan yang berasal dari operator (paralaks)
Dua  orang  yang  melakukan  pengukuran  secara  bergantian  dengan  alat  ukur  dan kondisi  ukur  yang  sama  mungkin  akan  menghasilkan  data  ukur  yang  berbeda. Kesalahan pun dapat terjadi ketika alat ukur standar menunjukkan hasil pengukuran secara cepat dan tidak stabil, sehingga operator harus memutuskan sendiri nilai untuk hasil pengukuran yang dianggap benar tersebut. Pengujian ini dilakukan dalam rentang waktu satu menit yang memungkinkan terjadinya beda waktu pencatatan
3. Kesalahan random
Kesalahan  random  merupakan  kesalahan  dari  berbagai  sebab  yang  tidak  dapat dihindarkan. Kesalahan random tidak dapat dihilangkan tetapi dapat dikurangi dengan penggunaan  metode  yang  tepat  dan  pengondisian  yang  telah  diperhitungkan.  Salah satu contoh kesalahan random saat pengujian adalah didapatkannya hasil pengukuran yang  menyimpang  jauh  dari  rangkaian  data  hasil  ukur  sebelumnya,  data  seperti  ini biasa disebut data outliers .

## 3.2 Hasil Pengukuran Berbasis Web
Web merupakan  perangkat  lunak  yang  digunakan  untuk  memantau  hasil  pengukuran secara real  time dan  dalam  jarak  jauh. Web ini  memiliki  beberapa  fitur  penunjang  yang memberi kemudahan di setiap halaman web nya. Halaman kerja pada web ini berjumlah 4, terdiri  dari  halaman  masuk,  halaman  utama,  halaman  grafik  pengukuran,  dan  halaman tabulasi hasil pengukuran.
Halaman  masuk  merupakan  halaman  awal  dengan  satu  hak  akses  dengan  nama pengguna:  Sarah  dan  kata  sandi:  syafrinaidha.  Setelah  admin  berhasil  masuk,  halaman web akan teralihkan ke halaman utama (beranda) yang merupakan induk halaman, berisi data hasil pengujian saat itu juga yang menampilkan hasil pengukuran bersamaan dengan tampilnya hasil pengukuran pada LCD purwarupa.
Hasil  pengukuran  suhu  dan  kelembaban  pun  dapat  tampil  dalam  bentuk  grafik realtime yang  bersifat  dinamis  dan  bentuk  grafik historical yang  bersifat  statis.  Grafik realtime menampilkan  data  hasil  pengukuran  yang  terus  bergerak  sesuai  masukan  data  dari  alat ukur  dalam  waktu  tunda  yang  sesuai  dengan  waktu  yang  diperlukan  alat  ukur  untuk mengirimkan  data  hasil pengukuran.  Sedangkan  grafik historical menampilkan  data  hasil pengukuran berdasarkan waktu yang diinginkan sehingga grafik ini tidak bergerak karena
menampilkan  data  yang  telah  tersimpan.  Dalam  halaman  grafik  ini  terdapat  form  untuk memasukkan  kata  kunci  waktu  pada  hasil  pengukuran  yang  diinginkan,  berdasarkan tanggal, bulan, tahun serta jam, menitnya.
Selain tampil dalam bentuk grafik, hasil pengukuran pun ditunjukkan dalam bentuk tabel yang  disertai  fitur  pencarian  berdasarkan  kata  kunci  yang  berhubungan  dengan  hasil pengukuran.  Kata  kunci  yang  digunakan  tidak  hanya  berdasarkan  waktu,  tetapi  juga berdasarkan nilai pengukurannya.
Fungsionalitas web sebagai  perangkat lunak dapat diuji  berdasarkan  keberjalanan  setiap halaman web sesuai dengan tujuannya. Setiap lembar kerja yang dirancang pada web ini sudah  bekerja  sebagaimana  mestinya  dengan  kesinambungan  terhadap  waktu  untuk menampilkan  setiap  perubahan  pengukuran.  Dengan  kata  lain,  pemantauan  hasil pengukuran suhu dan kelembaban berbasis web secara realtime telah tercapai, dibuktikan dengan  tidak  adanya  waktu  tunda  pada  halaman  utama web dan  LCD  purwarupa  dalam menunjukkan hasil pengukuran. Gambar 4 diambil pada pukul 18:55 saat halaman utama web dan LCD purwarupa menunjukkan hasil pengukuran yang sama.

## Gambar 4 Proses Pengujian Purwarupa dan Web

## 4 Penutup

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengerjaan  dan  pengujian  yang  dilakukan  pada  tugas  akhir  ini,  maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Purwarupa  alat  pengukur  suhu  dan  kelembaban  dapat  diintegrasikan  dengan  sistem berbasis web sehingga hasil pengukuran suhu dan kelembaban dapat dipantau secara langsung dari mana saja (dalam satu gedung) dengan menggunakan web browser.
2. Purwarupa  dapat  mengukur  suhu  dalam  rentang  22ºC  ±  2ºC,  dengan  nilai kepercayaaan 95,45%, batas kesalahan beragam untuk setiap titik acuan pengukuran.
3. Purwarupa  dapat  mengukur  kelembaban  dalam  rentang  0%  sampai  100%,  tetapi karena  pengondisian  kelembaban  tidak  dapat  dilakukan  di  ruang  uji,  pengujian kelembaban tidak dapat dilakukan.
4. Sistem pemantauan berbasis web dapat menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk data real time, grafik real time dan historical, serta dalam bentuk tabulasi.

## 4.2 Saran
Adapaun saran sebagai perbaikan dan pengembangan selanjutnya dari purwarupa alat uji suhu dan kelembaban yaitu sebagai berikut:
Pada dasarnya, tujuan dibuatnya purwarupa pengujian suhu dan kelembaban adalah untuk kepentingan  pengembangan  sistem  pemantauan  suhu  dan  kelembaban  laboratorium kalibrasi dengan berbasis web. Pada  kenyataannya,  purwarupa  yang dibuat belum  cukup optimal, sehingga masih  diperlukan  perbaikan. Adapun  saran yang dapat diberikan  untuk pengembangan  purwarupa  ini  adalah  perlunya  ruang  uji  yang  dilengkapi  alat  pengondisi kelembaban agar pengujian kelembaban dapat dilakukan.

## 5 Daftar Pustaka
[1] SNI ISO/IEC 17025 - Pusat Jaminan Mutu. http://pjm.ub.ac.id/wp- content/uploads/2016/04/SNI-ISO-IEC-17025-2008-Standard.pdf. Tanggal akses 9 Mei 2016.
[2] OIML R 114 - Organisation Internationale de Métrologie Légale. https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r114-e95.pdf. Tanggal akses 31 Mei 2016.
[3] Datasheet DHT22. https://cdn- shop.adafruit.com/datasheets/Digital+humidity+and+temperature+sensor+AM2302.p df. Tanggal akses 20 Januari 2016.
[4] Data sheet Arduino Uno. http://www.farnell.com/datasheets/1682209.pdf. Tanggal akses 25 Januari 2016.
[5] Data sheet Arduino Ethernet Shield. http://www.robotshop.com/media/files/pdf/datasheet-im120911007.pdf. Tanggal akses 25 Januari 2016.
[6] Membuat  template bootstrap. https://github.com/BlackrockDigital/startbootstrap-sb- admin-2/archive/v1.0.8.zip bukan yg ada sb-admin-2. Tanggal akses  5 Febuari 2016
[7] Arduino library for DHT11DHT22, etc Temp & Humidity Sensors. https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library. Tanggal akses  24 Febuari 2016.
[8] PHP,MySQLl,HTML.  www.w3schools.com. Tanggal akses  25 Febuari 2016.
[9] Cara Mengirim Data Dari Arduino Ethernet Ke Database MySQL Localhost Komputer. file:///C:/Users/Se7en/Downloads/arduino%20library/Cara%20Mengirim%20Data%2 0Dari%20Arduino%20Ethernet%20Ke%20Database%20MySQL%20Localhost%20Kom puter.htm. Tanggal akses 19 maret 2016.
[10] Data tables, membuat pagination.
https://datatables.net/examples/basic_init/zero_configuration.html. Tanggal akses 21 Maret  2016.
[11] LCD  ke Arduino. http://www.arduinoecia.com.br/2015/02/sensor-de-temperatura-e- umidade-dht22.html. Tanggal akses  25 Maret 2016
[12] Export data to excel/pdf https://datatables.net/extensions/buttons/examples/initialisation/export.html, http://startbootstrap.com/template-overviews/sb-admin-2/, https://github.com/BlackrockDigital/startbootstrap-sb-admin-2/archive/v1.0.8.zip. Diakses 7 April 2016.
[13] Laboratorium Volume. http://sppk.kemendag.go.id/pages/kalibrasi/kalibrasi_lab_volume. Tanggal akses 24 April 2016.
[14] Laboratorium Gaya dan Tekanan. http://sppk.kemendag.go.id/pages/kalibrasi/kalibrasi_lab_gt. Tanggal akses 24 April 2016.
[15] DHT11 & DHT22 Sensors Temperature and Humidity Tutorial using Arduino. http://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/dht11-dht22-sensors-temperature- and-humidity-tutorial-using-arduino/. Tanggal akses 4 Mei 2016.
[16] Kapasitif Sensor. http://www.academia.edu/7753406/Kapasitif_Sensor. Tanggal akses 7 Mei 2016.
[17] Apache sebagai Aplikasi Web Server. https://books.google.co.id/books?id=gROdLQ9vYuEC&pg=PR5&dq=apache+sebagai+ web+server&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjYrarvyIXNAhUneaYKHZOtAN0Q6AEIHTAA#v= onepage&q=apache%20sebagai%20web%20server&f=false. Tanggal akses 31 Mei 2016.
[18] MySQL sebagai Aplikasi Database. https://books.google.co.id/books?id=Sdl8sLX7B88C&pg=PA181&dq=mysql+sebagai+ database&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj- 9qKfyYXNAhWI3aYKHcrfCeEQ6AEIJzAC#v=onepage&q=mysql%20sebagai%20databas e&f=false. Tanggal akses 31 Mei 2016.
[19] Rochim, Taufiq.2001. Spesifikasi, Metrologi, dan Kontrol Kualitas Geometrik . Bandung: ITB.
[20] 092810_Distribusi_Normal_T.pdf (Materi Kuliah)