## RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING SUHU KELEMBABAN DAN KUALITAS OKSIGEN MENGGUNAKAN WEB PADA INKUBATOR BAYI BERBASIS ARDUINO
Muchammad Syufi Zakariya Program Studi Teknik Informatika S1, Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang, Jalan Raya Karanglo km 2 Malang, Indonesia syufiz4 @gmail.com

## ABSTRAK
Bayi yang lahir prematur harus dirawat dengan inkubator, sebab pengaturan suhu tubuhnya belum stabil dan akan mudah mengalami hypothermia. Inkubator dapat menjaga suhu  ruang agar suhu tetap stabil. Suhu inkubator disesuaikan dengan berat lahir atau usia kehamilan.Sesak nafas akibat pengembangan paru-paru yang tidak baik membuat bayi perlu mendapat pasokan oksigen. Namun pemberian oksigen lebihan akan menyebabkan kerusakan pada retina bayi. Setelah perawatan  inkubator  berakhir,  mata  bayi  perlu  diperiksa  secara  berkala.  Jika  sudah  stabil,  bayi  akan  dirawat  oleh  ibu dengan cara perawatan bayi lekat atau perawatan metode ‘kanguru’.
Pada penelitian ini, pemantauan inkubator dapat dipantau melalui website yang menggunakan automatic monitoring system dengan membangun rangkaian hardware yang terdiri dari Arduino Uno R3 sebagai unit pusat kontrol, sensor MQ- 135yang berfungsi untuk mengukur kadar oksigen, sensor DHT 11   untuk mengukur suhu dan kelembaban , serta sebuah website monitoring sebagai hasil keluaran untuk mengetahui kualitas udara suhu dan kelembaban pada inkubator.
Dari  hasil  pengujian  hardware  yang  dilakukan  dari  kedua  sensor  tersebut  yaitu  prosentase  error  sensor  DHT  11 sebesar 1.5 % dan sensor MQ-135 sebesar 3.5% sehingga prosentase error data masukan pemantau kualitas udara sebesar 8.06%  dapat  dikatakan  monitoring  suhu,  kelembaban  dan  kualitas  udara  pada  incubator  ini  ini  cukup  akurat  karena simpangan  error  masih  cukup  rendah  dan  dari  hasil  pengujian  software,  Pada  tahap  ujia  kompabilitas  website menggunakan 3 browser yaitu Mozilla Firefox 33.0.1, Internet Explorer Windows 8.1 dan Google Chrome 54.0 dengan prosentase kompabilitas 98% berjalan sesuai perancangan.
Kata kunci : monitoring inkubator,  incubator bayi, DHT 11, MQ-135

## 1. PENDAHULUAN
Inkubator bayi  merupakan  suatu  wadah tertutup yang  berfungsi  menjaga  temperature  bayi  supaya tetap  stabil.  Bayi  pada  umumnya  perlu  diletakan  di inkubator  yang  mempunyai  kontrol  suhu  yang  baik, sehingga  bayi  tetap  berada  pada  suhu  yang  sesuai seperti  saat  bayi  berada  dalam  kandungan.  Faktor- faktor yang perlu diperhatikan pada inkubator adalah suhu  inkubator,  kelembaban  inkubator,  dan  juga kualitas  oksigen  dalam  inkubator.  Untuk  itu  perlu dibuat  suatu  alat  pengontrol  inkubator  aga  dapat memterhankan  suhu  bayi  dan  juga  membbuat  bayi nyaman  berada  dalam  inkubator.  (Setyaningsih, 2010).
Masalah  yang  dihadapi  adalah  lebih  sering  pada saat  pemantauan  temperature,  kebanyakan  masih dilakukan  secara  manual  dimana  perawat  atau  bidan harus  bolak-balik  masuk  ke  ruangan  bayi  untuk mengecek  temperaturenya  dalam  jangka  waktu berkala, khususnya temperature pada bayi. Mengingat kemampuan  manusia  yang  sangat  terbatas  dalam melakukan  pengukuran,  serta  ketelitian  dan  ketidak mampuan  karena  data  pengukuran  yang  terlalu banyak,  makaperlu  adanya  perangkat  yang  dapat membantu meringankan beban manusia. Dengan data
pengkuran  yang real  time akan  membantu  tugas manusia  dalam  pengambilan  keputusan  terhadap masalah  tentang  temperature  incubator  bayi  agar dapat ditindak lanjuti secara cepat demi keselamatnya bayi yang ada dalam incubator.(Alfiyanti,2010)
Oleh  Karena  itu  dengan  adanya  Sistem monitoring  Suhu,  dan  Kualitas  O2  memlalui  web diharapkan agar bisa mengurangi masalah suhu tidak stabil,  Untuk  mengetauhi  kualitas  oksigen,  suhu  dan kelembaban dalam incubator sehingga memperingatkan  menurunya  kualitas  oksigen  yang dapat  membahayakan  bayi,  Menghasilkan  system komunikasi antara perangkat  monitoring dan  wabsite monitoring sehingga Menghasilkan system monitoring  yang  dapat  di  akses  kapan  saja  ,dapat meringankan  beban  perawat  ataupun  bidan  dan  juga membuat bayi aman dari bahaya.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah ditentukan  dapat  di  rumuskan  permasalahan  yang akan  dibahas  adalah  Bagaimana  merancang  dan membangun web untuk memonitoring Suhu,kelembaban    dan  kualitas  o2  dengan  sensor DHT  11,  FC-04  dan  sensor  o2  untuk  inkubator  bayi sehingga  memuduhahkan  admin  untuk  memantau inkubator bayi ?
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Monitoring Suhu
Penelitian  ini  dilakukan  oleh  Ageng  Setiani Rafika,  Dkk  yang  berjudul  Prototype  Perancangan Sistem Otomatis
Pembaca
Suhu Ruangan Menggunakan  Output  Kipas  Dan  Sensor  LM35 Berbasis Mikrokontroller
ATMEGA 16 mengemukakan  bahwa  sebuah  sistem  pengendalian suhu  untuk  ruangan  agar  dapat  tercipta  suhu  yang baik  dalam  melakukan  sistem  pendinginan.  Bukan hanya sekedar  membuat  pengendali  suhu,  namun juga    dibuat    sistem    monitoringnya.    Data    yang didapat   dari sensor   suhu  LM35  diolah  kemudian ditampilkan    berupa    grafik    real  time  dan  tabel yang  dapat  dilihat  dengan  komputer  menggunakan LCD yang dapat menunjukkan suhu yang sebenarnya pada suatu ruangan yang  telah  di pasang sensor  LM35.  Mikrokontroler  atmega16  yang digunakan  merupakan  mikrokontroler  8  bit  yang memiliki  kemampuan  tinggi  dan  daya  yang rendah,  selain  semua  instruksi  dieksekusi  dalam satu  siklus  Clock [1]
Penelitian  ini  dilakukan  oleh  Sofyan  Shafiudin, Dkk  yang  berjudul  Pemantauan  Ruang  Inkubator Penetasan  Telur  Ayam  Dengan  Berbasis  Telemeteri Menggunakan  Arduino  Uno  R3  mengemukakan bahwa  Untuk  memudahkan  pengambilan  data  suhu diperlukan  suatu  alat  yang  dapat  menginformasikan keadaan  tersebut  secara  terus  menerus  yaitu  dengan data  akuisisi  menggunakan  computer.  Solusi  yang dibutuhkan  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut adalah dengan memberikan sebuah sistem pendeteksi suhu  ruangan  berbasis  telemetri  yang  bisa  bekerja secara nonstop memonitoring suhu ruang pengeraman telor  ayam  karena  dengan  keadaan  suhu  lingkungan yang  mudah  berubah  ataupun  adanya  mati  lampu penghangat.  Perangkat  Telemetri  yang  terdiri  dari hardware dan software, dimana perangkat ini terdapat bagian  transmitter  dan  receiver.  Pada  bagian transmitter  terdapat  sensor  suhu  LM35  yang  akan terintegrasi  dengan  Arduino  Uno  R3  yang  kemudian ditransmisikan  menggunakan  perangkat  RF  Module Board  433  MHz.  Dan  pada  bagian  penerima  akan langsung dihubungkan dengan RF Module Board 433 MHz  dimana  module  tersebut  berperan  sebagai receiver  yang  kemudian  data  akan  diproses  oleh Arduino  Uno  R3  dan  data  dari  Arduino  Uno  R3 tersebut akan ditampilkan pada laptop.[2]
Penelitian  ini  dilakukan  oleh  Uray  Desvianda Handoko, Dkk  yang berjudul Model Sistem Deteksi Suhu  Dan  Waktu  Inkubator  PPembuat  Yogurt Menggunakan  Modul  DHT  11  Dan  Smartphone Android  Berbasis  Mikrokontroller  ATMEGA328 mengemukakan bahwa kasus pembuatan yogurt yang dilakukan  pedagang  yang  hanya  menggunakan inkubator  biasa  dan  mengandalkan  feeling  dalam pembuatannya  tanpa  menggunakan  hasil  pasti pembuatan  yogurt  yang  pas,  seharusnya  tingkat
kematang  yogurt    dipastikan    dengan    suhu kematangan  39°C  dengan  waktu  pemanasan  selama 10  jam.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut  perlu dirancang  suatu  sistem  yang  mampu  memberikan hasil  pasti  pembuatan  yogurt.Dengan  latar  belakang permasalahan  tersebut      maka      dibuatlah      Model Sistem  Deteksi  Suhu  Dan  Waktu  Inkubator  Pembuat Yogurt    Menggunakan    Modul    DHT11    Dan Smartphone android berbasis mikrokontroller ATMega328  yang  dimiliki  oleh  sistem  pendeteksi suhu dan  waktu  yogurt  menggunakan  modul  DHT11 dan  Smartphone  Andrid  ini,  keadaan  yogurt  dalam proses  tingkat  kematangan  dapat  dimonitor    dan diketahui    dengan  menggunakan  smartphone  android yang  terintegrasi  dengan  mikrokontroller  melalui komunikasi serial bluetooth,.[3]

## 2.2 ISPU
ISPU(Indeks Standar Pengukuran Udara) ditetapkan  berdaarkan  5  pencemar  utama,  yaitu  : karbon  monoksida  (CO),  sulfur  dioksida  (SO2), nitrogen  dioksida  (NO2),  ozon  permukaan  (O3),  dan partikel  debu  (PM10).  Di  Indonesia  ISPU  diatur berdasarkan Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
(Bapedal) Nomor KEP-
107/KABAPEDAL/11/1997. ISPU mempunyai rentang  antara  1-50  baik,  51-100  sedang,  101-  199 tidak  sehat,  200  -299  sangat  tidak  sehat,  300-  lebih bahaya.

## 2.3 Inkubator Bayi
Baby  Incubator  adalah  tempat  penyimpanan bayi  yang  baru  lahir,  Suhu  didalam  bayi  incubator disesuaikan  dengan  suhu  tubuh  ibunya  yaitu  sekitar 31C  -37C, perlengkapan sebuah baby incubator pada umumnya  terdiri  dari  sensor  suhu,  dan  sistem  alarm (buzzer) dan ditampilkan pada LCD, sehingga sensor suhu  digunakan  IC  LM35  yang  mendeteksi  suhu didalam incubator.
Bayi  prematur  memang  cenderung  lebih  mudah terserang  infeksi  dibandingkan  bayi  cukup  bulan karena fungsi organ belum sempurna. Sering kali bayi prematur tetap harus tinggal di rumah sakit walaupun si  ibu  sudah  diperbolehkan  pulang.  Selama  dirawat, bayi  mungil tersebut diletakkan ke dalam  kotak  kaca bernama  inkubator.  Selama  ia  berbaring  di  sana, dokter,  suster  maupun  orangtua  harus  ekstra  sabar dan cermat menangani perkembangan kesehatannya.
InkubatorAman Informasi mengenai efek samping inkubator yang dapat menyebabkan dampak buruk  terhadap  kesehatan  bayi  sempat  mencuat pemberitaannya beberapa waktu lalu. Tak ayal hal ini membuat  resah  beberapa  orangtua  yang  bayinya sedang dirawat di inkubator.
.

## Gambar 2.1 Inkubator Bayi

## 2.4 Arduino Uno
Arduino  Uno  R3  adalah  arduino board yang menggunakan  mikrokontroler  ATmega328.  Arduino Uno  R3  memiliki  14  pin  digital  (6  pin  dapat digunakan  sebagai  output  PWM),  6  input  analog, sebuah 16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi USB, sebuah  konektor  sumber  tegangan,  sebuah  header ICSP, dan sebuah tombol reset. Arduino Uno memuat segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah mikrokontroler. Hanya dengan  menhubungkannya  ke sebuah  komputer  melalui USB atau  memberikan tegangan DC dari  baterai  atau  adaptor AC ke DC sudah  dapat  membuanya  bekerja.  Arduino  Uno menggunakan ATmega16U2 yang diprogram sebagai USB-to-serial  converter untuk  komunikasi serial ke komputer  melalui  port  USB.  Adapun  data  teknis board  Arduino  UNO  dan  gambar  adalah  sebagai berikut:

## 2.5 Sensor MQ-135
Sensor  gas  MQ-135  adalah  jenis  sensor  kimia yang  sensitif  terhadap  senyawa  nitrogen  oksida (NO x ).  Sensor  ini  bekerja  dengan  cara menerima perubahan  nilai  resistansi  (analog)  bila  terkena  gas. Sensor  ini  memiliki daya  tahan  yang  baik  untuk penggunaan  penanda  bahaya  polusi  karena  praktis dan tidak  memakan  daya  yang  besar.  Bentuk  fisik sensor MQ-135 dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2.3 Sensor MQ-135

## 2.6 Modul Wifi ESP8266
ESP8266  adalah  chip  terintegrasi  yang  di rancang  untuk  kebutuhan  terhubungnya  dunia.  Ia menawarkan  solusi  jaringan wifi yang  lengkap  dan mandiri,  yang  memungkinkan  untuk  menjadi host atau  mentranfer  semua  fungsi  jaringan wifi dan prosesor aplikasi lain. ESP8266 memiliki kemampuan  pengolahan  dan  penyimpanan on-board yang kuat,  yang  memungkinkan untuk diintegrasikan dengan  sensor  dan  aplikasi  perangkat  khusus  lain melalui  GPIOs  dengan  pengembangan  yang  mudah loading waktu yang minimal [8].
ESP8266  yang  berkolaborasi  dengan Arduino uno digunakan  untuk  mengirim  data  suhu  dari  hasil pembacaan  sensor  DHT  11,  FC04  dan  sensor oksigen,  Data  akan  dikirim  ke  server.  ESP8266 menggunakan ATcommand sebagai perintah-perintah dasarnya.
Gambar 2.4 Modul Wifi ESP8266

## 2.7 Sensor DHT 11
DHT11  adalah  sensor  Suhu  dan  Kelembaban, dia  memiliki  keluaran  sinyal  digital  yang  dikalibrasi dengan sensor suhu dan kelembaban  yang  kompleks. Teknologi  ini  memastikan  keandalan  tinggi  dan sangat  baik  stabilitasnya  dalam  jangka  panjang. mikrokontroler terhubung pada kinerja tinggi sebesar 8  bit.  Sensor  ini  termasuk  elemen  resistif  dan perangkat  pengukur  suhu  NTC.  Memiliki  kualitas yang  sangat  baik,  respon  cepat,  kemampuan  anti- gangguan dan keuntungan biaya tinggi kinerja.Setiap sensor  DHT11  memiliki  fitur  kalibrasi  sangat  akurat dari kelembaban ruang kalibrasi.
Gambar 2.  2 A rduino U no R3
3. METODE PENELITIAN
3.1 Flowchart Hardware

## 3.2 Flowchart Software
Pada  Gambar  3.1  menggambarkan  alur  kerja  dari system,  dimulai  dari  inisialisai  variable  dan  pin  yang dibutuhkan,  terdapat  sensor  suhu  DHT  11,  Sensor FC-04,  sensor  oksigen.  Sensor  tersebut  akan membaca  suhu,  kelembaban,  kualitas  oksigen  dan suara di sekitarnya secara realtime oleh mikrokontroler  dan  jika  suhu  menurun  maka  lampu akan menyala sedangkan suhu meningkat lampu akan mati dan kipas menyala.
Gambar 3.1 Flowchart Sistem

## 3.3 Skema Rangkaian Alat
Skema  rangkaian  alat  merupakan  gambaran  dari model  alat  yang  akan  dibuat.  Skema  rangkaian keseluruhan alat pemantau kualitas udara inkubator terdiri dari Arduino Uno R3 sebagai pusat kendali, sensor DHT 11  untuk  mendeteksi  suhu  dan  kelembaban,  sensor  MQ- 135  untuk  mendeteksi  kualitas  dan  modul  wifi  esp8266 sebagai media komunikasi data antara hardware dan software . Skema rangkaian alat  pemantau  kualitas  udara  dapat  dilihat  pada Gambar 3.3.
Gambar 3.3 Skema Rangkaian Alat
Alokasi  konfigurasi  dan  penggunaan  pin  pada rangkaian alat ditunjukan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:
Tabel 3.1 Tabel Konfigurasi Pin Rangkaian Alat
Arduino Perangkat Lain Modul wifi ESP8266 Ground Ground +3.3V VCC D4 RX D3 TX Sensor DHT 11 5V VCC A0 DATA Ground Ground Relay Ground Ground 5V VCC PIN Input Sensor MQ-135 5V VCC Ground Ground A0 Data

## 3.4 Struktur Menu
Website  monitoring  suhu  kendang  akan  di bangun  menggunakan  Bahasa  pemrograman  PHP serta  menggunakan  database  MySQL.  Struktur  menu website  yang  akan  penulis  susun  seperti  gambar dibawah ini.
Gambar 3.4  Struktur Menu website
Keterangan : Menu Home : Digunakan untuk menampilkan halaman utama.
Menu  Monitoring :  Digunakan  untuk  menampilkan informasi yaitu  data  realtime menampilkan keadaan suhu  tiap  waktu  dan  menu  graphic  menampilkan informasi suhu incubator
Menu  about :Digunakan  untuk  memberikan informasi bagaimana cara menggunakan website

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Implementasi Hardware
Hasil  rangkaian hardware alat  monitoring inkuabtor  bayi  hasil  sampai  saat  ini  seperti  pada Gambar 4.1.
Gambar 4.1 Hasil Rangkaian Hardware

## 4.2 Halaman Beranda
Halaman  beranda  seperti  pada  Gambar  4.2 digunakan  untuk  menampilkan  hasil  pemantauan  suhu, kelembaban, dan kadar oksigen secara real time.
Gambar 4.2 Halaman Beranda

## 4.3 Halaman Grafik Perubahan
Grafik  Perubahan  merupakan  halaman  website berfungsi  untuk  menampilkan  grafik  garis  berubah setiap  waktu  tertentu  (harian,  bulanan,  tahunan) seperti pada Gambar 4.3.

## 4.4 Halaman Laporan
Halaman  Laporan  merupakan  halaman  untuk menampilkan  laporan  hasil  pemantauan  udara berdasarkan  hari,  bulan,  tahun  atau  tanggal  nantinya berupa hasil print out tertentu seperti padaGambar4.4
Gambar 4.4 Halaman Laporan 4.5 Halaman Tabel merupakan halaman untuk menampilkan informasi tentang data pemantau seperti pada Gambar 4.5.
Gambar 4.5 Halaman Informasi 4.6 Pengujian Hardware Pengujian hardware dilakukan dengan
membandingkan  kadar  gas  yang  ditampilkan  dan  kadar gas  yang  diperoleh  alat  gas analyzer STARGAS  898. Kadar  gas  tertampil  didapatkan  dari  data  keluaran  yang ditampilkan  pada  website  pemantauan  kualitas  udara. Berikut pengujian nilai ADC sensor MQ-7 dan MQ-135:

## 4.7 Pengujian Suhu Sensor DHT 11
Sensor  DHT  11  diuji  dengan  cara  memberikan catu  5V  dan  memberikan  pemanasan  secara  tidak langsung,  kemudian  nilai  keluaran  akan  dibandingkan dengan Digital Thermo-Hygrometer yang merupakan alat  digital  pengukur  suhu  dan  kelembaban  ruangan. Setelah  didapatkan  hasil  dari  kedua  alat  pengukuran tersebut,  akan  diketahui  presentasi  kesalahan  dari DHT11.  Dari  pengujian  didapatkan  data  sebagai berikut :
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Sensor Suhu DHT 11 Waktu (s) º C DHT11 º C Digital Thermo- Hygro Presentasi Kesalahan 1 28 28 0% 30 28 28,7 2,4% 60 30 30,6 2,0% 90 31 32 3,1% 120 31 32,3 4,0% 150 33 33 0,0% 180 34 34,2 0,6% 210 35 35,6 1,7% 240 36 35,9 0,3% 270 37 36,5 1,4% 300 37 37,2 0,5% Rata-Rata Kesalahan 1.5 %

## 4.8 Pengujian Nilai ADC Sensor MQ-135
Pengujian pembacaan nilai ADC MQ-135 dilakukan dengan cara membandingkan kadar gas yang ditampilkan dengan  kadar  gas  yang  diperoleh  melalui  perhitungan rumus. Pengujian nilai ADC sensor MQ-135 terdapat pada Tabel 4.2.
Pada Tabel 4.2 pengujian sensor MQ-135 yang telah dilakukan diperoleh hasil yaitu nilai prosentase kesalahan tertinggi  yaitu  14%  pada  menit  ke  20  dan  prosentase kesalahan  terendah  yaitu  2%  pada  menit  ke  30  dan  rata- rata kesalahan sebesar 8.1%.
Tabel 4.2 Pengujian Nilai ADC Sensor MQ-135
No Menit ke Tegangan (V) O2 Selisih Kesa lahan (%) Stargas 898 MQ- 135 1 10 2.11 170 173 3 2% 2 20 2.09 67 69 2 3% 3 30 1.78 70 70 0 0% 4 40 1.64 70 70 0 0% 5 50 1.26 70 71 1 2% 6 60 1.04 71 72 1 2% 7 70 0.81 70 68 2 3% 8 80 0.79 65 69 4 7% 9 90 0.65 65 67 2 4% 10 100 0.57 70 78 8 12% Rata-Rata Kesalahan 3.5%

## 4.9 Pengujian Relay
Pengujian  relay  diuji  dengan  memberi  kondisi  jika suhu  diatas  37  maka  relay  menyalakan  kipas  ,  jika  suhu dibawah 30 maka lampu menyala, dapat dilihat di table 4.3

## 4.10 Pengujian Modul Wifi
Dari  prosedur  diatas  dilakukan  pengujian dengan melakukan pengiriman data dari Arduino uno ke  web  monitoring  melalui koneksi Wireless Module ESP8266 .  Untuk  melakukan  pengujian  ini  akan diambil  sampel  pengiriman  data  sebanyak  30  kali untuk mengetahui respon yang terima saat melakukan pengiriman data, dapat dilihat pada tabel 4.4.
4.11 Pengujian Sofgtware
Pengujian software pada  penelitian  ini  dengan dilakukannya  pengujian  kompabilitas  website  terhadap web browser bertujuan untuk mengetahui apakah halaman website yang dibuat dapat menampilkan keseluruhan data sesuai dengan perancangan tidak hanya satu web browser yang  sering  digunakan  pada  umumnya.  Hasil  uji  coba kompabilitas  website  terhadap  web  browser  seperti ditunjukan pada Tabel 4.2.
Pada tahap pengujian kompabilitas website terhadap web  browser  98%  berjalan  pada  ketiga  web  browser. Namun pada halaman grafik perubahan, grafik tidak dapat muncul  pada Internet Explorer namun  pada  pengujian web browser lainnya dapat tampil dengan semestinya.
Tabel 4.2 Pengujian Kompabilitas Software terhadap
Web Browser No Aspek Pengujian Mozilla Firefox versi 33.0.1 Internet Explorer Windows 8.1 Google Chrome versi 54.0 1. Menampilkan informasi Suhu, kelembaban, dan kualitan udara sekarang    2 Menampilkan Grafik Perubahan Suhu, kelembaban, dan kualitan udara sekarang    4 Menampilkan Grafik Perubahan tanggal tertentu    5 Menampilkan Laporan CO, NO2 dan kualitas udara sekarang    6 Menampilkan Laporan berdasarkan tanggal tertentu    7 Menampilkan Laporan dalam bentuk PDF file    8 Menampilkan data monitoring pada tabel   

## 4.12 Pengujian User
Tabel 4.5 Berikut table jumlah nilai pengujian terhadap 10 user No Pertanyaan Nilai B C K 1 Apakah pengunaan menu atau fitur aplikasi mudah digunakan ? 8 2 - 2 Apakah aplikasi sudah sesua kebutuhan ? 6 2 - 3 Apakah aplikasi mudah dioperasikan ? 8 2 - 4 Apakah aplikasi bermanfaat bagi pengguna ? 6 3 - 5 Apakah aplikasi mempunyai kemampuan yang sudah diharapkan ? 4 5
Ket : B = Baik      C = Cukup     K = Kurang
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Dengan  adanya  penelitian  ini,  maka  didapatkan beberapa kesimpulan yaitu:
1. Sistem  yang  dibuat  merupakan  system  pemantauan suhu, kelembaban, dan kualitas  udara dapat diakses melalui website.
2. Penggunaan  website  monitoring  incubator  bayi  ini bersifat automatic system dimana semua proses I/O dilakukan oleh komponen alat pemantau ( embedded system )  dan  pengolahan  dilakukan  oleh  website sendiri  sehingga  pengguna  dapat  menggunakan website secara praktis.
3. Pada  pengujian  sensor  MQ-135  diperoleh  hasil prosentase  kesalahan  tertinggi  yaitu  12%  dan prosentase kesalahan terendah yaitu 0% dan rata-rata kesalahan sebesar 3.5%.
4. Pada  pengujian  sensor  DHT  11  diperoleh  hasil prosentase  kesalahan  tertinggi  yaitu  4.0  %  dan prosentase  kesalahan  terendah  yaitu  0.5%  dan  rata- rata kesalahan sebesar 1.5%.
5. Pada  tahap  pengujian kompabilitas website menggunakan  3 browser yaitu  Mozilla  Firefox 33.0.1,  Internet  Explorer  Windows  8.1  dan  Google Chrome  54.0  dengan  prosentase  kompabilitas  98% berjalan sesuai perancangan.

## 5.2. Saran
Website  pemantauan  kualitas  udara  ini  masih memiliki  kekurangan  sehingga  dapat  dikembangkan  agar menjadi lebih baik lagi. Untuk pengembangan lebih lanjut adapun beberapa saran:
1. Pemantauan  udara  dapat  ditambah  beberapa inkubator  lain  jadi  tidak  hanya  menampilkan informasi udara 1 inkubator namun banyak incubator dengan 1 monitoring
2. Perlu  ditambahkan  DC  air  fan  untuk  penghangat yang  lebih  praktis  sehingga  kehangat  merata  di dalam inkubator

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ratna  Adil.  “Alat  Bantu  Monitoring  Rate Jantung, Suhu Tubuh dan Kontrol  Tetesan Infus Pada  Ruang  Perawatan  Rumah  Sakit”.  Teknik Elektronika – PENS ITS. Surabaya (2011).
[2] Utama,  Jaka  Yudha.  2016. Meteran  Air  Digital Berbasis  Web  Dengan  Microcontroller  Arduino Uno . Amikom. Yogyakarta
[3] Binanto,  Iwan.  2005. Membangun  Web  Server (Apache+PHP+MySQL) menggunakan
FreeBSD. Yogyakarta
[4] Budianto,  Hendra,  " Rancang  Bangun  Dan  Web Monitoring  Pengukur  Temperature  Suhu  Untuk Peringatan  Pada  Ruang  Server  Menggunakan Sensor  DHT  11  Dengan  Modul  Komunikasi Aarduino Un o”, Yogyakarta
[5] Uray,  Desvianda  “ Model  Sistem  Deteksi  Suhu Dan  Waktu  Inkubator  PPembuat  Yogurt
Menggunakan Modul DHT 11 Dan Smartphone Android Berbasis Mikrokontroller ATMEGA328” , Bogor
[6] Setiani,  Ageng,  2014  “ Prototype  Perancangan Sistem  Otomatis  Pembaca  Suhu  Ruanganh Menggunakan  Output  Kipas  Dan  Sensor  LM35 Berbasis Mikrokontroller ATMEGA 16”,
Yogyakarta
[7] Shafiudin,  Sofyan,  2016 “  Pemantauan  Ruang Inkubator  Penetasan  Telur  Ayam  Dengan Berbasis Telemeteri Menggunakan Arduino Uno R3”, Surabaya