## Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering

## Rancang Bangun Sistem Portable Monitoring Infus Berbasis Internet of Things
Gigih Priyandoko Program Studi Teknik Elektro Universitas Widyagama Malang, Indonesia gigih@widyagama.ac.id
Diky Siswanto Program Studi Teknik Elektro Universitas Widyagama Malang, Indonesia dsiswanto@widyagama.ac.id Irfan Indra Kurniawan Program Studi Teknik Elektro Universitas Widyagama Malang, Indonesia irveankun@gmail.com Diterima : Mei 2021 Disetujui : Juni 2021 Dipublikasi
: Juli 2021
Abstrak— Aplikasi teknologi informasi yang cepat dan akurat semakin  dibutuhkan  pada  saat  ini.  Salah  satu  penerapannya adalah pada dunia kesehatan. Aplikasi tersebut dikembangkan pada  bidang  informasi  pelayanan  kesehatan  dan  perawatan pasien  di  rumah  sakit  secara  online.  Setiap  perawat  akan mengganti  cairan  infus  pasien,  apabila  cairan  akan  habis. Perawat melakukan pengecekan infus, seringkali infus hampir habis  pada  saat  perawat  tidak  melakukan  pengecekan.  Pada penelitian  ini  perangkat  monitoring  infus  berbasis  Internet  of Things  (IoT)  yang  menggunakan  dua  platform,  yaitu  platform Web  server  untuk memonitoring keseluruan  informasi  terkini dari infus yang ada diseluruh rumah sakit dan platform aplikasi chat  gratis  telegram  untuk  notifikasi  data  infus  setiap  pasien. Hasil pengujian dengan menggunakan 3 buah botol cairan infus yang  berisi  air  mineral  biasa  dengan  volume  cairan  1.000  ml. Perangkat  tersebut  dapat  melakukan  monitoring  data  infus dengan  tingkat  akurasi  sebesar  98,89%.  Notifikasi  telegram pada  perawat  dapat  bekerja  dengan  baik,  apabila  volume cairan  infus  sudah  mencapai  tingkat  volume  yang  telah ditentukan.
Kata Kunci—Infus; IoT; Arduino; Web Server; Telegram.
Abstract— Information technology applications that are fast and accurate are increasingly needed today. One application is in the health  world.  The  application  was  developed  in  the  field  of information  on  health  services  and  patient  care  by  online  in hospitals. Each nurse will replace the patient's intravenous fluids, if  the  fluids  run  out.  The  nurse  checks  the  infusion,  often  the infusion  runs  out  when  the  nurse  does  not  check  it.  In  this research, an Internet of Things (IoT) based infusion monitoring device  uses  two  platforms,  namely  the  Web  server  platform  for monitoring  all  the  latest  information  from  infusions  throughout the  hospital  and  the  telegram  free  chat  application  platform  for notification of infusion data for each patient. The test results used 3 bottles of infusion containing mineral water with a fluid volume of  1,000  ml.  The  device  can  monitor  infusion  data  with  an accuracy rate of 98.89%. Telegram notification to nurses can work well,  if  the  volume  of  intravenous  fluids  has  reached  a predetermined volume level.
Kata Kunci— Infusion; IoT; Arduino; Web Server; Telegram.

## I. P ENDAHULUAN
Aplikasi  teknologi  informasi  yang  cepat  dan  akurat semakin  dibutuhkan  pada  saat  ini,  salah  satu  penerapannya adalah pada dunia kesehatan. Aplikasi tersebut dikembangkan pada bidang informasi pelayanan, pengobatan maupun sistem pendaftaran di rumah sakit secara online [1].
Di Puskesmas, klinik, maupun rumah sakit hampir semua pasien yang rawat inap memerlukan cairan infus. Infus adalah peralatan  klinis  yang  digunakan  untuk  menyediakan makanan  atau  gizi  dalam  bentuk  obat  cair  yang  disediakan oleh  dokter  kepada  pasien  dalam  periode  tertentu.  Saat  ini masih ada banyak rumah sakit atau klinik yang menggunakan peralatan  manual  untuk  mengatur  jumlah  tetesan  air  infus setiap  menit  [2]–[5].  Seorang  pasien  diberi  infus,  karena komposisi,  jumlah  cairan  dan  elektrolit  dalam  tubuh  harus diusahakan  untuk  mempertahankan  volume  cairan  tubuh yang konstan dan tetap stabil. Gangguan  jumlah  cairan dan elektrolit  dapat  membawa  pasien  dalam  gagal  ginjal, guncangan,  dan  bahkan  dapat  menyebabkan  kematian. Contoh  pasien  yang  kekurangan  cairan  adalah  pasien  yang menderita diare, muntah, atau banyak pendarahan. Salah satu upaya untuk mengganti cairan adalah dengan menggunakan cairan dari luar untuk dimasukkan dalam tubuh menggunakan bantuan peralatan infus [6].
Setiap  perawat  akan  mengganti  cairan  infus  pasien, apabila cairan akan habis. Seringkali infus pasien habis cairan infus belum diganti, karena jumlah perawat dan pasien yang tidak  seimbang  dalam  memantau  pasien  selama  24  jam. Terkadang  pasien  harus  menekan  tombol  untuk  memanggil perawat  memberikan  informasi  untuk  mengganti  infus  [1]– [4].
Pada  saat  ini  telah  dikembangkan  sistem  untuk memonitoring  infus  dengan  memanfaatkan  sensor  berat untuk mengukur kapasistas infus. Setiap perangkat terhubung pada aplikasi website yang terkoneksi pada jaringan internet. Dengan  teknologi  ini  diharapkan  perawat  dapat  memantau informasi  infus  setiap  pasien  melalui  komputer  dari  ruang perawat  [1].  Namun  dalam  sistem  ini  masih  terdapat kekurangan, karena tampilan website tidak portable dan tidak dapat memberikan notifikasi secara  langsung pada perawat, apabila ada terdapat infus yang akan habis.
Internet of Things (IoT) dibuat dengan tujuan memperluas fungsi  koneksi  internet  yang  dapat  terhubung  secara real time . IoT sebagai  jaringan  infrastruktur  dunia,  dapat menghubungkan  perangkat  elektronik  ( hardware )  dan perangkat  lunak  ( software )  melalui  pertukaran  data  dan komunikasi yang dapat mempermudah kegiatan manusia [7]– [12].  Contohnya  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi yang  memanfaatkan  koneksi  internet  ini  adalah  dapat mengendalikan  peralatan  elektronik  seperti  televisi  dapat dikendalikan  dimanapun  dan  kapanpun  melalui  komputer atau smartphone .  Sehingga  memudahkan  pengguna  untuk memantau ataupun mengendalikan perangkat elektronik dari berbagai tempat dengan syarat tempat itu terjangkau dengan jaringan internet [8].
Aplikasi  Telegram  adalah  salah  satu  aplikasi  yang memberikan  layanan  pengguna  untuk  mengirim  pesan dengan  aman  dan  cepat  secara  gratis.  Telegram  mampu mengirim  pesan  berupa  teks,  foto,  video  dan  dokumen. Aplikasi  Telegram  dapat  dijalankan  pada smartphone dan komputer [13]–[15].
Menyikapi  pemasalahan  di  atas,  pada  penelitihan  ini dilakukan  untuk  membuat  sistem  monitoring  infus  berbasis IoT  yang  menggunakan  ESP8266  dan  Arduino  Uno  untuk koneksi hardware dengan  internet,  web  server  untuk penyimpan data secara real-time dan aplikasi Telegram untuk mengirim  notifikasi  ke  pengguna/perawat,  dan  dapat mengendalikan  tetes  infus  melalui  aplikasi mobile aplikasi chat Telegram.
II. METODE
Perancangan prototipe yang  diperlukan  terdiri  dari beberapa  komponen  utama  seperti  pada  Gambar  1.  Untuk memonitoring  kapasitas  infus  digunakan  sensor Load-cell digunakan  untuk  mengukur  berat  cairan  infus.  Sensor Infrared  dan  Photodioda  digunakan  untuk  menghitung jumlah tetes infus dan dalam satuan menit. Keypad digunakan untuk  mengatur  seting  yang  diperlukan  pada  sistem,  yaitu seting  untuk  pemberian  kata  kunci  untuk  keamanan  sistem, pengalamatan  ID  untuk  setiap  perangkat  infus,  dan  seting untuk  tampilan  pada  LCD.  Semua  data  informasi  yang diperlukan  akan  ditampilkan  pada  LCD  16x2  untuk memudahkan perawat sebagai pengguna. Perangkat yang lain berupa motor servo dan LED. Motor servo digunakan untuk mengatur  tetes  infus  dengan  cara  mengapit  selang  infus, sehingga  dapat  mengatur  tetesan  cairan  infus  seperti  yang diinginkan.
Keypad 4x4 Loadcell Hx711
Photodioda + Infrared
Arduino ATMEGA328 ESP8266 Wemos D1 Mini LCD 16x2 Motor Servo

## Gambar 1. Komponen Utama Sistem
Data  dari  sensor  akan  diproses  oleh  Arduino  Uno (ATMEGA328).  Data  ditampilkan  pada  LCD  16x2  serta dikirim ke ESP8266 (Wemos D1 Mini) melalui komunikasi serial  untuk  dikirim  untuk  dilakukan  update  ke  server berbasis  Website.  Arduino  dan  ESP8266  berkomunikasi secara  serial  Inter  Integrated Circuit  atau  I2C,  yaitu  sebuah
cara  komunikasi  antara  dua device .  Pada  penelitian  ini memerlukan  fitur  dari  ESP8266  untuk  mengaktifkan  fungsi WIFI. Selain itu ESP8266 digunakan sebagai penerima data dan  Arduino  Uno  sebagai  pengirim  data.  Data  yang ditampilkan meliputi kapasitas infus, jumlah tetes, tetes per menit, kapasitas baterai, sudut servo, dan status wifi.
Untuk merancang program pada diagram blok di Gambar 1,  diperlukan  perancangan  diagram  alir  untuk  membangun alur  program  dari  sistem  secara  detil  cara  kerja  alat  bisa dilihat  pada  Gambar  2.  Proses  initialisasi  akan  membaca seting terakhir, kemudian proses monitoring akan membaca kapasitas cairan infus, jumlah tetes, tetes per menit, kapasitas baterai,  status  wifi,  dan  sudut  motor  servo.  Semua  data ditampilkan  pada  layer  LCD.  Data  dikirim  ke  web  server untuk  disimpan  dan  diperbarui  secara real-time .  Notifikasi aplikasi Telegram bot kepada pengguna atau perawat. Sudut motor  servo  selalu  diupdate,  apabila  kapasitas  infus menunjukkan  mendekati kosong, segera notifikasi  pesan ke Telegram  Bot  dikirimkan  sesuai  dengan  format  yang  sudah ditentukan ke Grup Telegram para perawat dan segera dapat dilakukan  tindakan  yang  diperlukan  kepada  pasien  secara cepat dan tepat.
Pada  perancangan  rangkaian  Mikrokontroler,  akan digunakan  Arduino  Uno  dengan  IC  Mikrokontroler ATMEGA-328. Rangkaian ini terdiri dari Minimum Sistem Mikrokontroler, komunikasi dengan ESP8266, serta konektor dengan module lainnya secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Koneksi Rangkain Peralatan
Gambar 4. Skematik Rangkaian Sensor Kapasitas Infus
Gambar 5. Skematik Rangkaian Sensor Tetes Infus
Pada  perancangan  rangkaian  sensor  kapasitas  infus, digunakan sensor Load-cell untuk membaca nilai beban infus yang  tergantung  pada  ujung  sensor.  IC  HX711  digunakan untuk driver sensor  untuk  menerjemahkan  sinyal  sensor menjadi  nilai  digital  yang  dapat  dibaca  oleh  Arduino  Uno. Rangkaian secara detil dapat dilihat pada Gambar 4.
Pada  rancangan  rangkaian  sensor  tetes  infus,  digunakan sensor  Photodioda  dan  Infrared  sebagai  sensor  untuk mendeteksi tetes infus. Pada saat tidak terdapat tetesan infus, sensor  akan  memberikan  sinyal  logika  0/low  pada  Arduino Uno  dan memberikan sinyal 1/high apabila terdapat tetesan cairan  infus.  Selain  itu  terdapat  motor  servo  yang  akan digunakan sebagai pengatur kecepatan tetes infus, degan cara mengatur  sudut  motor  untuk  menjapit  selang  aliran  cairan infus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 5.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 KAL 0 ▲ ▼ ESC ENT * MEN # Tampilan Data

## Gambar 6. Desain Kontroler Tampak Depan
Pada  rancangan  penggunaan  keseluruan  dari  perangkat monitoring  infus,  kontroler  seperti  terlihat  pada  Gambar  6 terletak  pada  bagian  tengah  tiang  infus  agar  memudahkan perawat melihat data dan mengatur  kontroler. Sensor Load- cell diletakan di bagian ujung atas. Sedangkan sensor Infrared tergantung pada ujung infus untuk memonitoring tetes infus serta  mengatur  kecepatan  tetes  infus.  Perangkat  didesain dengan menambahkan roda di bagian bawah tiang infus, agar memudahkan  pasien  memindahkan  perangkat  infus. Tampilan depan perangkat diberikan desain stiker yang sudah diatur untuk memudahkan pembacaan fungsi masing-masing tombol pada keypad. LCD akan menampilkan informasi data infus dan perangkat, serta menampilkan menu-menu seperti: ID perangkat dan Kunci Web API.
Pada perancangan Aplikasi Web Server, akan digunakan bahasa  pemrograman  HTML,  PHP,  dan  Bootstrap  untuk membangun aplikasi website. Aplikasi website akan diinstal pada  hosting  agar  dapat  diakses  melalui  jaringan  internet. Pada aplikasi web server dibuat database untuk  menyimpan data  dalam  melakukan  monitoring  setiap  perangkat  infus. Masing-masing  perangkat  dibedakan  berdasarkan  ID perangkat yang akan diatur pada aplikasi web. Database pada web  server  meliputi  menu  monitoring  yang  akan menampilkan data-data seperti ID perangkat, kapasitas infus, jumlah  tetes,  tetes  per  menit,  kapasitas  baterai,  dan  sudut servo. Menu Setting digunakan untuk melakukan update data kunci  Web  API.  Waktu  tampilan  website  otomatis  refresh untuk mengupdate tampilan data terbaru. API digunakan oleh
ESP8266  berkomunikasi  dengan  Web  Server  melakukan pertukaran  data,  seperti  membaca  sudut  terbaru  dan melalukan update informasi  data  infus  berdasarkan  ID perangkat. Secara lebih detil dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Aliran Data Pada Web Server
Perancangan desain aplikasi web server untuk monitoring infus  dibangun  menggunakan  bahasa  pemrograman  HTML sebagai  struktur  aplikasi,  dan  menggunakan  Bootstrap sebagai  polesan  desain  yang  responsive.  Tampilan  aplikasi pada  perangkat  desktop  akan  dibagi  menjadi  beberapa bagian.  Di  sebelah  atas  terdapat  bagian  header,  umumnya digunakan untuk menampilkan judul atau nama aplikasi yang akan  dibuat.  Pada  bagian  kiri  atau  sidebar  terdapat  daftar menu  yang  dapat  diakses,  seperti  Menu  Monitoring  dan Pengaturan.  Di  bagian  kaki  atau  footer  digunakan  untuk menuliskan versi serta nama pembuat dari aplikasi. Di bagian tengah  atau  content  berfungsi  untuk  menampilkan  tabel daftar  perangkat  monitoring  infus  yang  dapat  dipantau, kapasitas  tampilan  perangkat  tidak  terbatas  karena  terdapat mode scrolling dan pencarian untuk mencari data perangkat berdarkan ID perangkat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  perancangan  sistem  monitoring  infus  dengan berbasis  IoT  yang  menggunakan  aplikasi  web  server  dan notifikasi Telegram dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Hasil Perancangan Perangkat Sistem Monitoring Infus.
Keterangan: 1. Kontroler Monitoring Infus, 2. Sensor Berat, 3. Infus, 4. Sensor Tetes Infus dan Motor Servo dan 5. Trolley
Perancangan  Sensor  tetes  infus  terdiri  dari  box  akrilik yang  dibentuk  agar  memudahkan  penempatan  dari pemasangan Infus dan Sensor untuk membaca tetesan infus. Penempatan Motor Servo diatur agar dapat menekan selang infus  untuk  mengatur  kecepatan  tetes  infus  seperti  pada Gambar  9.  Cara  kerja  rangkaian  ini  membaca  sinyal  dari setiap  kali  Infus  menetes.  Data  tetes  infus  akan  dikalkulasi menjadi jumlah tetes dan tetes per menit. Data akan diproses Mikrokontroler  hasilnya  akan  dikirim  ke  Server  Serta  ke LCD.
Hasil  perancangan  aplikasi  website  untuk  server menampilkan  data  dari  perangkat  infus.  Aplikasi  dibangun menggunakan  bahasa  pemrograman  PHP  dan  dengan tampilan  responsive  menggunakan  Framework  Bootstrap. Tampilan  Aplikasi  dibagi  menjadi  beberapa  fungsi  menu, yaitu Data Infus, Setting, dan API (Aplication Programming Interface) seperti pada Gambar 10.
Gambar 9. Hasil Perancangan Sensor Tetes Infus

## Gambar 10. Hasil Tampilan Halaman Utama Web Server
Pengujian sistem ini dilakukan untuk mendapatkan hasil dari  tampilan  data  monitoring  dari  setiap  perangkat berdasarkan  ID  perangkat  yang  dimasukkan.  Untuk pengujian dilakukan menggunakan satu perangkat yang akan diuji  berbeda  ID  untuk  melihat  data  yang  masuk  apakah sudah  sesuai  dengan  ID  perangkat.  Hasil  dari  pengujian sistem,  telah  sesuai  hasil  pengukuran  sensor  pada  tampilan LCD  dan  notifikasi  aplikasi  Telegram.  Untuk  melihat  hasil yang  baik,  pengujian  pengukuran  data  dilakukan  selama  9 menit dan dilakukan beberapa kali ujicoba. Pengujian ini juga menguji  hasil  pengendalian  sudut  tetes  infus  dari  perintah
melalui  Aplikasi  Telegram  dan  Website  serta  menguji notifikasi  aplikasi  Telegram.  Berikut  hasil  tampilan perangkat hasil pengujian notifikasi pada aplikasi  Telegram seperti pada Gambar 11.
Gambar 11. Pesan Pengendali Sudut Motor via Bot Telegram dan Pesan Notifikasi pada Grup Telegram
T ABEL 1. HASIL PENGUKURAN C AIRAN A IR M INERAL D ENGAN K APASITAS I NFUS 1.000 ML . Waktu (Menit) Uji 1 (%) Uji 2 (%) Uji 3 (%) Toleransi (%) 0 100 100 100 0 10 96 95 96 1 20 90 90 91 0 30 85 84 85 1 40 79 78 79 1 50 75 73 74 2 60 70 70 70 0 70 65 64 66 1 80 59 60 52 1 90 53 54 55 1 100 47 49 48 2 110 41 42 42 1 120 37 36 37 1 130 32 31 31 1 140 27 25 26 2 150 23 22 20 1 160 16 15 14 1 170 10 7 8 3 180 5 4 2 1 Rata - rata toleransi 1,1 Tingkat inkonsistensi 98,89
Pada  analisis  perbandingan  bertujuan  untuk  mengetahui parameter-parameter  pada  sistem  monitoring  infus  berjalan dengan baik. Pengujian sistem ini menggunakan perbandingan  dari  pengujian  alat  selama  beberapa  kali  dan menguji  notifikasi  alat  apakah  berjalan  sebaigaimana mestinya.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  bahwa  hasil pengukuran untuk beberapa kali pengujian sistem monitoring infus dengan pengaturan sudut tetes 135 derajat.  Pada uji 1, saat waktu 0 menit, volume infus masih 1,000 ml atau 100%. Setelah 10 menit, volume infus sudah turun menjadi 960 ml atau  96%  dari  1.000  ml.  Begitu  seterusnya  sampai  pada waktu  180  menit,  volume  infus  tinggal  50 ml  atau  5%  dari
volume  total  cairan  infus.  Setelah  dilakukan  percobaan sebanyak  tiga  kali,  hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat  pada Tabel  1.  Tingkat  akurasi  pengukuran  data  memiliki  tingkat akurasi sebesar 98,89%.

## III. K ESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil proses dan pembahasan yang telah dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  perangkat  mampu mengirimkan  data  pada  webserver  dan  notifikasi  telegram. Perangkat  mampu  dikendalikan  melalui  jaringan  internet dengan  menggunakan  webserver  ataupun  melalui  chatbot aplikasi  telegram.  Hasil  pengujian  dengan  menggunakan  3 buah infus dengan cairan 1.000 ml perangkat dapat mengukur data kapasitas infus dengan tingkat akurasi sebesar 98,89%. Berdasarkan  hasil  percobaan  dan  analisa  di  atas  dapat diberikan saran untuk perbaikan penelitian berikutnya adalah pembuatan  mekanis  sensor  dengan  desain  dan  bahan  yang lebih  bagus,  agar  tingkat  pembacaan  sensor  dan  ketahanan alat  lebih  baik.  Selain  itu,  penggunaan cloud  server ,  selain sensor  dapat  diakses  melalui  Internet,  juga  dapat meminimalisir terjadinya server down .

## R EFFERENSI
[1] D.  Sasmoko  and  Y.  A.  Wicaksono,  “Implementasi  Penerapan Internet of Things (IoT) Pada Monitoring Infus Menggunakan ESP 8266 dan Web Untuk Berbagi Data,” Jurnal Ilmiah Informatika , vol. 2, no. 1, pp. 90–98, 2017.
[2] H.  Suprayogi  and  G.  Priyandoko,  “Pembuatan  Infus  Elektronik Rumah Sakit,” Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS , vol. 2, no. 1, pp. 25–34, 2019.
[3] D. Nataliana, N. Taryana, and E. Riandita, “Alat Monitoring Infus Set  pada  Pasien  Rawat  Inap  Berbasis  Mikrokontroler  ATmega 8535,” ELKOMIKA:  Jurnal  Teknik  Energi  Elektrik,  Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika , vol. 4, no. 1, p. 1, 2016.
[4] R. Agussalim, A. Adnan, and M. Niswar, “Monitoring Cairan Infus Berdasarkan Indikator Kondisi dan Laju Cairan Infus Menggunakan Jaringan Wifi,” ILKOM  Jurnal  Ilmiah ,  vol.  8,  no.  3,  pp.  145–152, 2016.
[5] W. Wadianto and Z. Fihayah, “Simulasi Sensor Tetesan Cairan, pada Infus Konvensional,” Jurnal Kesehatan , vol. 7, no. 3, pp. 394–401, 2016.
[6] K.  O.  Dwiputra,  “Kapan  Dehidrasi  Perlu  Diinfus?  Ini  6  Bahaya Dehidrasi!,” klikdokter.com . https://www.klikdokter.com/info- sehat/read/3631258/kapan-dehidrasi-perlu-diinfus  (accessed  May 20, 2021).
[7] M.  Subani,  I.  Ramadhan,  S.  Sumarno,  and  A.  S.  Putra, “Perkembangan  Internet  of  Think  (IoT)  dan  Instalasi  Komputer Terhadap Perkembangan Kota Pintar di Ibukota DKI Jakarta,” IKRA- ITH INFORMATIKA: Jurnal Komputer dan Informatika , vol. 5, no.
1, pp. 88–93, 2021.
[8] I.  Rusydi,  Z.  Agustiana,  and  W.  Satria,  “Sosialisasi  Dalam Mengantisipasi  Kejahatan  Internet  di  Era  Internet  of  Think  dan Revolusi  Industri  4.0,” RESWARA:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat , vol. 1, no. 2, pp. 129–135, 2020.
[9] A. A. Putra and A. A. Slameto, “Sistem Monitoring dan Smart Farm untuk Ayam Pedaging Berbasis Internet of Think,” Respati , vol. 15, no. 3, pp. 12–23, 2020.
[10] A.  J.  Lubis,  R.  Aulia,  and  H.  Haris,  “Monitoring  Suhu  udara Kawasan Gunung Aktif Berbasis IoT,” Jurnal Teknologi Dan Ilmu Komputer Prima (JUTIKOMP) , vol. 1, no. 1, pp. 115–122, 2018.
[11] H.  Herpendi,  V.  Julianto,  and  K.  A.  Hafizd,  “Perancangan Multicontrol Pada Lampu Berbasis Internet of Think (IoT),” Jurnal SAINTEKOM , vol. 8, no. 2, pp. 129–142, 2018.
[12] M. Ismail, R. K. Abdullah, and S. Abdussamad, “Tempat Sampah Pintar Berbasis Internet of Things (IoT) Dengan Sistem Teknologi Informasi,” Jambura  Journal  of  Electrical  and  Electronics Engineering , vol. 3, no. 1, pp. 7–12, 2021.
[13] F.  Imamah  and  A.  Dores,  “Aplikasi  chatbot  (milki  bot)  yang terintegrasi  dengan  web  CMS  untuk  customer  service  pada  UKM MINSU,” Jurnal  Cendikia ,  vol.  16,  no.  2  Oktober,  pp.  100–106, 2018.
[14] R. Parlika and A. Pratama, “Aplikasi mesin penjawab pesan berbasis bot  Telegram,  PHP,  dan  MySQL,” SCAN-Jurnal  Teknologi
Informasi dan Komunikasi , vol. 14, no. 3, pp. 1–9, 2019.
[15] R. Nufusula and A. Susanto, “Rancang Bangun Chat Bot Pada Server Pulsa  Mengunakan  Telegram  Bot  API,” JOINS  (Journal  of Information System) , vol. 3, no. 1, pp. 80–88, 2018.