## Perancangan

## Oxygen Analyzer Dilengkapi Penyimpanan Data Eksternal Berbasis Arduino Uno

## HANIFAH RAHMI FAJRIN, TUHFA’TUN NU’MAN ROSYADIY, DJOKO SUKWONO
Program Studi Teknik Elektromedik Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: hanifah.fajrin@vokasi.umy.ac.id
Received 1 Juli 2019 | Revised 19 Juli 2019 | Accepted 25 Agustus 2019

## ABSTRAK
Oxygen analyzer sebelumnya hanya dilengkapi dengan penyimpanan data internal dengan  maksimal  penyimpanan  10  data.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut, dibuatlah oxygen analyzer untuk mengukur kadar oksigen pada output gas medis dengan  parameter  kadar  oksigen  (%)  dilengkapi  dengan  penyimpanan  data eksternal yang bisa menyimpan banyak data untuk keperluan kalibrasi peralatan dan pengecekan kevalidan dari kadar oksigen yang diberikan ke pasien sehingga data  perlu  disimpan  dengan  baik  tanpa  dicatat  satu  persatu  tapi  otomatis tersimpan  pada  memori  eksternal  yang  bisa  dipindah  ke  komputer.  Untuk mengukur kadar oksigen pada output gas medis digunakan sensor oksigen tipe KE-50, dan mikrokontroler Arduino Uno. Setelah pengujian data, nilai error yang didapatkan  berada  di  bawah  1%  dan  penyimpanan  data  eksternal  berfungsi dengan baik.
Kata kunci : Oksigen, Sensor Oksigen, Gas Medis, penyimpanan data, arduino

## ABSTRACT
The  previous  study  designed  an  oxygen  analyzer  that  was  only  equipped  with internal data storage with a maximum of 10 data storage. Therefore a tool was made to measure oxygen levels at the output of medical gas with oxygen level parameters (%) equipped with external data storage that can store a lot of data for the purposes of equipment calibration and checking the validity of the oxygen level  given  to  the  patient  so  that  the  data  needs  to  be  stored  neatly  without needing to be recorded one by one but automatically stored in external memory that can be moved to the computer. To measure oxygen levels at the output of medical  gas  used  the  KE-50  type  of  oxygen  sensor,  and  the  Arduino  Uno microcontroller. After testing the data, the error values obtained are below 1% and external data storage works properly.
Keywords : Oxygen, Oxygen sensor, Medical gas, data storage, arduino

## 1. PENDAHULUAN
Oxygen  analyzer  adalah  suatu  alat  yang  digunakan  untuk  menghitung  kandungan  unsur oksigen  dalam  suatu output  gas.  Oxygen  analyzer  memiliki  peran  yang  penting  untuk mendeteksi apakah output dari alat tersebut sesuai dengan pengaturan atau tidak.  Alat ini dapat mengukur konsentrasi oksigen di dalam aliran gas yang bersumber dari Tabung Gas Medis atau berasal dari alat-alat kesehatan seperti Ventilator, Mesin Anasthesi, Terapi Oksigen, Outlate  Gas  Medis  dan Continuos  Positive  Airway  Pressure  (CPAP) (L.  Arny,  2017) . Berdasarkan ketentuan dari Keputusan Kementrian
Kesehatan,
Nomor:
1439/MENKES/SK/XI/2002, menyatakan bahwa spesifikasi Oksigen sebagai gas medis harus memiliki komposisi unsur sebesar > 99.5% (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2012) .  Untuk  mengetahui  kandungan  oksigen  pada  gas  medis  sesuai  dengan  persyaratan yang  telah  ditentukan,  diperlukan  suatu  alat  yang  dapat  menghitung  kandungan  oksigen dalam gas medis, ruangan, dan output alat tertentu secara akurat. Untuk mengukur komponen tersebut,  maka  dibutuhkan  alat Oxygen  analyser (Fouletier,  Bonnat,  Le  Bot,  & Adamowicz, 1997).
Pemberian  oksigen  terhadap  pasien  perlu  diperhatikan  kadarnya,  berdasarkan  pendapat Arthur C Guyton dan John E Hall, metabolisme tubuh akan terganggu dan sel-sel dalam tubuh akan  mati  apabila  terjadi  kekurangan  oksigen.  Pada  kondisi  kadar  oksigen  terlalu  berlebih dapat mempengaruhi fungsi paru-paru, dari kedua kondisi ini akan menyebabkan timbulnya beberapa penyakit yang berbahaya (Hall, 1990) . Pengukuran kadar oksigen diperlukan untuk menghindari  akibat  dari  kekurangan  atau  kelebihan  oksigen  yang  fatal (Fouletier  et  al., 1997) .  Berkurangnya  ketersediaan  oksigen  ini  akan  mengakibatkan  gangguan  pada metabolisme  tubuh  dan  homeostasis  sel  serta  menyebabkan  kerusakan  jaringan (D. Priantono, W. Mulyawan, N. S. Hardiany, 2013) . Kelebihan atau overdosis oksigen juga dapat  menimbulkan  penyakit  Hiperoksia,  yaitu  suatu  keadaan  terjadinya  kelebihan  jumlah oksigen  dalam  jaringan  dan  organ (Rifasanti,  2013). Berdasarkan  akibat  yang  dapat ditimbulkan  tersebut  diperlukannya  alat Oxygen  analyzer  untuk  mengetahui  akurasi/ ketepatan  dari  pengaturan  kadar  oksigen  pada  alat  terhadap  hasil outputnya,  dan mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam memberikan dosis oksigen (Joglekar, Zayegh, Veljanovski, & Mitra, 2012) .
Pada penelitian (Fouletier et al., 1997) dikembangkan sensor untuk mengukur konsentrasi oksigen dengan prinsip diferensial analyser dengan dua tabung. Sensor yang digunakan yaitu potensiametrik.  Perancangan  oksigen  analyser  nya  hanya  digunakan  untuk  mengukur konsentrasi  oksigen  pada  uji  kimia  tanpa  mengukur  kandungan  unsur  oksigen.  Kemudian penelitian oleh (Joglekar et al., 2012) yang merancang kendali untuk reconfigurable filter pada sensor oxygen anayzer darah. Filter yang dibuat bergantung pada mengnitudo dari arus diode  yang  diimplementasikan  dengan  feed-forward  loop  dari  output  ADC.  Dengan  adanya reconfigurable filter dapat menghemat konsumsi daya. Penelitian oxygen analyser selanjutnya oleh (Rodinata, 2012) , merancang oxygen analyser yang menampilkan hasil perhitungan menggunakan 7 segmen,  kontroler menggunakan Intergrated Circuit (IC) ATMega 8, sensor oksigen menggunakan Sensor oksigen Model KE-50. Hasil output pada kadar oksigen 20%, 30%, dan 40% yang ditampilkan lebih stabil dari pada saat kadar oksigen 50%, 60%, 70%, 80%, dan 90%. Kekurangan dari alat yaitu hasil pengukuran pada alat masih kurang stabil pada kadar oksigen 50% - 90%, pada display penampil masih menggunakan 7 Segmen dan masih belum terdapat penyimpanan data pada alat tersebut.
Alat Oxygen  analyzer  juga  dibuat  oleh (N.  M.  Anggarianto,  2014) ,  alat  tersebut menggunakan LCD sebagai display hasil pengukurannya, kontroler menggunakan IC ATMega
16,  sensor  oksigen  galvanic  menggunakan  Sensor  oksigen  Model  KE-50,  serta  dilengkapi dengan penyimpanan data basis mikrokontroler dengan maksimal penyimpanan sebanyak 10 data. Pada kadar O 2 21%, 22%, 23%, 24%, 25%, dan 26% dimana masing-masing dilakukan pengukuran sebanyak 6 kali, alat lebih stabil dengan nilai simpangan 0,016% dengan batas nilai  toleransi  kurang  dari  4%.  Kekurangan  dari  alat  yaitu  hasil  pengukuran  masih menggunakan penyimpanan internal dengan maksimal penyimpanan data sebanyak 10 data.
Pada penelitian terdahulu kestabilan pengukuran hanya terdapat pada beberapa titik tertentu sehingga perlunya peningkatan pada seluruh kadar oksigen yang diukur. Sistem penyimpanan data maksimal 10 data masih sangat membatasi dalam proses penyimpanan data, sehingga memperbesar  kapasitas  penyimpanan  sangat  diperlukan,  karena  hal  ini  berkaitan  dengan pencatatan  hasil  pengukuran  kadar  oksigen  pada  suatu  peralatan  medis,  yang  datanya diperlukan  untuk  keperluan kalibrasi  peralatan  dan  mengecek kevalidan dari  kadar oksigen yang diberikan ke pasien dari peralatan sehingga data perlu disimpan dengan tata kelola yang baik tanpa perlu dicatat satu persatu tapi otomatis tersimpan pada memori eksternal yang bisa dipindah  ke  komputer.    Karena  banyaknya  titik  pengukuran  untuk  satu  kali  pemeriksaan (melebihi  10  data),  maka  penyimpanan  data  menggunakan  memory  eksternal  dan menggunakan  LCD  Karakter  2x16  sebagai  display  hasil  pengukuran.  Penyimpanan  data eksternal menggunakan modul SD Card disertai dengan perangkat penyimpanannya yaitu SD Card  Memory.  Ukuran  memori  akan  memperbesar  kapasitas  penyimpanan  data  pada  alat sehingga dapat menyimpan data berdasarkan besar kapasitas dari memori eksternalnya jika dibandingkan  dengan  penyimpanan  menggunakan  memori  internal.  Penyimpanan  data eksternal  ini  juga  bertujuan  agar  mempermudah  petugas  dalam  memproses  data  hasil pengukuran  pada  perangkat  lain  (komputer)  untuk  berbagai  keperluan  (kalibrasi  dan  cek kerusakaan pada alat). Karena perlunya pemeriksaan kadar oksigen pada gas medis yang akan diberikan kepada pasien supaya menghindari terjadinya kelebihan dan kekurangan oksigen, penulis memiliki ide untuk membuat prototype Alat Pengukur Kadar oksigen (oxygen analyser). Sehingga  dapat  mempermudah  dalam  proses  pengukuran  suatu  alat  yang  memiliki output dalam bentuk gas terutama difokuskan pada kandungan gas oksigen.

## 2. METODOLOGI

## 2.1 Blok Diagram
Gambar 1. Blok Diagram Alat Oxygen Analyzer
Pada  Gambar  1,  merupakan  blok  diagram  alat oxygen  analyzer,  saat  alat  melakukan pengukuran  kandungan  oksigen  di  udara  sensor  bekerja,  sensor  akan  menghasilkan  sinyal listrik  dari  proses  eletrokimia  yang  dimiliki  oleh  sensor.  Besar  kecilnya  sinyal  listrik  yang dihasilkan oleh sensor bergantung pada seberapa banyak kandungan oksigen yang terkandung pada objek udara yang dilakukan pengukuran. Sinyal listrik yang dihasilkan oleh sensor masih sangat  kecil  untuk  dapat  dibaca  oleh  mikrokontroler,  sehingga  dibutuhkan  rangkaian pengkondisi sinyal analog. Pada pengkondisi sinyal analog digunakan rangkaian Non-inverting dengan dua kali tahap penguatan, untuk tiap tahap penguatan yaitu dua kali penguatan.
Setelah nilai tegangan yang dihasilkan sensor oksigen masuk ke rangkaian pengkondisi sinyal dan telah dilakukan penguatan, output tegangan pada rangkaian penguat sudah dapat dibaca oleh  mikrokontroler  dan  dapat  diproses  ketahap  selanjutnya. Output    dari  rangkaian pengkondisi sinyal masuk pada blok mikrokontroler. Pada tahap ini nilai tegangan dari output rangkaian  pengkondisi  sinyal  akan  diproses  dan  dikonversikan  pada  satuan  tertentu pengukuran  kadar  oksigen  yaitu  persen  (%).  Proses  pengkonversian  ini  berdasarkan  pada program yang telah dibuat dan di- upload pada rangkaian mikrokontroler. Pada rangkaian, real time clock berfungsi untuk memberikan data tanggal dan waktu pada alat yang dapat dibaca oleh  mikrokontroler  dan  kemudian  ditampilkan.  Terdapat  juga  beberapa  tombol  yang digunakan  untuk  mengkondisikan  alat  ketika  dilakukan  pengukuran.  Setelah  nilai  sensor oksigen diproses dan dikonversikan oleh mikrokontroler hasil pengukuran berupa nilai akan ditampilkan oleh blok display. Selain itu hasil pengukuran yang ditampilkan pada layar juga dapat disimpan didalam memori ekternal dan dapat diproses lebih lanjut.

## 2.2 Perancangan Perangkat Keras
Perancangan Perangkat keras pada Alat ini terdiri dari pembuatan Rangkaian Arduino Uno R3, Rangkaian Pengkondisi Sinyal Analog, Rangkaian Tombol dan Rangkaian Display.

## 1. Rangkaian Arduino Uno R3
Gambar 2. Skematik Rangkaian Mikrokontroler Arduino Uno
Rangkaian Arduino Uno R3 merupakan mikrokontroler yang menggunakan IC ATMega 328 terlihat pada Gambar 2. Rangkaian ini diberikan bootloader Arduino agar dapat diprogram menggunakan Arduino IDE. Untuk membuat Modul Arduino Uno yaitu dimulai dengan tahap pembuatan mikrokontroler yang kemudian diberikan bootloader pada IC Atmege 328. Pada tahap selanjutnya modul diberi program dan diuji fungsinya.
2. Rangkaian Pengkondisi Sinyal Analog
Pengkondisi sinyal analog pada alat ini menggunakan penguat Non-inverting. Modul rangkaian ini berfungsi untuk memperkuat sinyal output sensor agar dapat dibaca oleh mikrokontroler. Untuk  membuat  rangkaian  ini  dibutuhkan  IC op-amp  yaitu  LM358  dan  memberikan  nilai penguatan  berdasarkan pada kebutuhan,  penguatan  ini diatur  dengan  mengubah  nilai dari resistor feedback  yang  kemudian  memeriksa  output  dari  penguat  dengan  menggunakan multimeter sehingga dapat diketahui hasil nilai dari penguatan.  Gambar 3 merupakan skema rangkaian Penguat Non-inverting.

## Gambar 3. Skematik Rangkaian Penguat Non-inverting

## 3. Rangkaian Tombol
Rangkaian tombol  ini berfungsi  sebagai  pengkondisi/  kontrol  alat. Rangkaian tombol terdiri dari beberapa switch 2 pin, pin pertama dihubungkan pada ground dan pin kedua dihubungkan ke kaki mikrokontroler. Gambar 4 merupakan skema rangkaian Tombol.
Gambar 4. Skematik Rangkaian Tombol

## 4. Rangkaian Display
Pada rangkaian ini, display yang digunakan adalah Liquid Crystal Display (LCD) Karakter 2x16. Rangkaian  display  ini  digunakan  untuk  menampilkan  hasil  konversi  nilai  mikrokontroler. Gambar 5 adalah skematik rangkaian LCD 2x16.

## Gambar 5. Skematik Rangkaian LCD Karakter 2x16

## 3. HASIL DAN DISKUSI

## 3.1 METODE PENGUJIAN/PENGAMBILAN DATA
Skematik pengambilan data dapat dilihat pada Gambar 6, pengujian alat dilakukan dengan menggunakan alat ventilator yang sudah terkalibrasi dan memiliki sertifikat laik pakai.

## Gambar 6. Skematik Pengujian Alat
Pengujian dilakukan dengan menghubungkan sensor dan selang pasien circuit atau ventilasi ekspirasi  dari  alat  ventilator.  Kadar  oksigen  akan  diatur  sedemikian  rupa  yaitu  pada  kadar oksigen 21 – 90 %. Hasil dari pengukuran akan diolah dan dievaluasi dengan mengukur rata- rata output, nilai simpangan, error, standar deviasi, dan nilai ketidakpastian. Apabila nilai yang dihasilkan tidak sesuai atau memiliki simpangan dan error yang terlalu tinggi akan dilakukan rekayasa pada program, keteknikan hingga dilakukan kembali tahap pengujian dan analisis.

## 3.2 Hasil pengukuran output Sensor Oksigen
Pengukuran output tegangan sensor dilakukan dengan memberikan kadar oksigen tertentu pada  sensor  dengan  menggunakan  alat  ventilator  sebagai  pengatur  kadar  oksigen.  Alat ventilator  ini  juga  berfungsi  sebagai  alat  pembanding  yang  sudah  terkalibrasi  nilainya  dan dapat digunakan sebagai nilai acuan. Untuk pengukuran output tegangan sensor, pemberian kadar oksigen pada sensor dimulai dari kadar oksigen 21% dan akan dinaikkan menjadi 30%, 40%,  50%,  hingga  90%.  Pemberian  kadar  oksigen  tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui kenaikan dari output tegangan yang dihasilkan oleh sensor. Berikut merupakan tabel hasil nilai output sensor oksigen.
Tabel 1. Output Sensor Oksigen
Kadar Oksigen (%) Output Sensor (mV) 21 50,3 30 68,8 40 92,0 50 114,0 60 134,4 70 154,4 80 176,9 90 201,1 Tabel 2. Selisih Kenaikan Output Sensor Oksigen Kadar Oksigen (%) Selisih Nilai Output Sensor (Mv) 21-30 18,5 30-40 23,2 40-50 22 50-60 20,4 60-70 20 70-80 22,5 80-90 24,2 Rata-Rata Selisih Nilai 21,5 Selisih Nilai Minimal 18,5 Selisih Nilai Maksimal 24,2
Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2, kadar oksigen 21% menghasilkan output tegangan sebesar 50,3 mV, kadar oksigen 30% menghasilkan output tegangan sebesar 68,8 mV, keduanya 21- 30%  memiliki  selisih  nilai output  tegangan  sebesar  18,5  mV.  Pada  kadar  oksigen  40% menghasilkan output  tegangan  sebesar  92  mV,  memiliki  selisih  sebesar  23,2  mV  dan seterusnya. Berdasarkan data di atas, rata-rata selisih nilai setiap parameter kadar oksigen sebesar 21,5 mV. Selisih nilai tersebut tidak kurang dari 18,5 mV, dan tidak lebih dari 24,2 mV. Pada Gambar 7 menunjukkan grafik output tegangan sensor.
Perubahan output  nilai  tegangan  sensor  pada  setiap  parameter  kadar  oksigen  memiliki perubahan yang cukup signifikan dan menghasilkan grafik nilai yang cukup linier dengan rata- rata perubahan nilai sebesar 21,5 mV. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar kadar oksigen yang diberikan, maka semakin besar pula output tegangan sensor yang dihasilkan. Selama dilakukan pengujian/pengambilan data, sensor oksigen KE-50 memiliki waktu respon minimal 3 detik untuk kadar oksigen paling rendah (21%) dan maksimal 60 detik untuk kadar oksigen maksimal  (90%),  semakin  besar  kadar  oksigen  yang  ingin  dicapai,  semakin  besar  waktu responnya.  Perubahan  tiba-tiba  dari  kadar  oksigen  tidak  pernah  terjadi  karena  nilai  kadar oksigen cenderung stabil untuk tiap titik pengujian.
Gambar 7. Grafik Nilai Output Sensor Oksigen dalam satuan milivolt (mV)

## 3.3 Hasil pengukuran  output rangkaian Pengkondisi Sinyal Analog (PSA)
Pada  Tabel  3,  merupakan  hasil  pengukuran  output  rangkaian  PSA.  Rangkaian  PSA  yang digunakan  yaitu  rangkaian non-inverting  dengan  penguatan  sebanyak  2  tahap  penguatan dengan tiap tahap terdiri dari 2 kali penguatan. Nilai penguatan (Vout) pada tahap 1 dijadikan inputan untuk penguatan tahap ke 2. Hal ini dilakukan karena nilai Vout tahap 1 masih terlalu kecil dan tidak terbaca oleh mikrokontroler atau tidak stabil apalagi untuk kadar oksigen di bawah 50% sehingga diperlukan penguatan satu tahap lagi (sebesar 2 kali penguatan) sampai akhirnya nilai output sudah bisa dibaca oleh rangkaian Arduino.

## Tabel 3. Hasil pengukuran output rangkaian PSA
Kadar Oksigen (%) Output Non-Inverting (mV) 21 208,2 30 282,1 40 374,9 50 461,0 60 542,0 70 621,5 80 711,5 90 804,5
Seperti pada kadar oksigen 21% output tegangan sensor memiliki output nilai tegangan sebesar 50,3 mV dan mengalami 2 tahap penguatan pada rangkaian penguat sehingga menghasilkan output nilai tegangan sebesar 208,2 mV. Kadar oksigen 30% menghasilkan tegangan output sensor  sebesar  68,8  mV  mengalami  penguatan  sebanyak  2  tahap  menjadi  282,1  mV,  dan seterusnya  untuk kadar oksigen 90% penguatan tahap pertama menghasilkan output 201,1 mV, pada penguatan tahap ke-2 menghasilkan output tegangan 804,5 mV. Semakin besar nilai kadar  oksigennya  (%),  output  tegangan  sensor  juga  semakin  besar  dengan  2  tahapan penguatan tersebut. Setalah melalui tahap penguatan tersebut, nilai tegangan output untuk kadar oksgen maksimal (90%) masih berada pada nilai di bawah 1 Volt, hal ini dikarenakan nilai  pembacaan  tegangan output  sudah  stabil  dan Output  tegangan  awal  berdasarkan  uji standar  untuk  sensor  oksigen  KE-50  ada  di  range 47  -  65  mV (Figaro  Engineering  Inc, 2014) . Nilai Voutput yang didapatkan dan diukur setelah penguatan, tidak persis sama dengan
nilai  teori  karena  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  seperti  adanya noise  dan  toleransi komponen pada hardware yang dibuat.

## 3.4 Hasil pengukuran Alat yang dibuat terhadap Alat pembanding (Ventilator)
Tabel 4. Hasil pengukuran Alat terhadap Ventilator
Pengukuran pada Ventilator (%) Pengukuran Alat (%) Rata-Rata Pengukuran Alat 1 2 3 4 21 20,8 21 21 21,2 21 30 29,6 29,4 29,5 29,5 29,5 40 40,5 40,6 40,6 40,6 40,6 50 49,7 49,8 49,8 49,8 49,8 60 59,8 60,2 60,2 60,2 60,1 70 69,7 69,8 69,8 69,8 69,8 80 79,8 80 80 80 80 90 89,8 90,1 90,2 90,2 90,1 Tabel 5. Hasil nilai analisis data Kadar Oksigen (%) Simpangan Error (%) Standar Deviasi Ketidakpastian (Ua) 21 0,00 0,00 0,16 0,08 30 0,50 0,02 0,08 0,04 40 -0,57 0,01 0,05 0,03 50 0,22 0,00 0,05 0,02 60 0,10 0,00 0,20 0,10 70 0,22 0,00 0,05 0,02 80 0,05 0,00 0,10 0,05 90 -0,07 0,00 0,19 0,09
Pada  Tabel 4, merupakan data pengukuran Alat terhadap  alat pembanding  yaitu  ventilator pada kadar oksigen 21 – 90 %.  Tabel 4 merupakan hasil pengukuran dari Teknik analisis data yaitu simpangan, error, standar deviasi, dan Ketidakpastian (Ua). Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel  5,  didapatkan  nilai  rata-rata  dari  4  kali  pengukuran  yang  dilakukan  antara  alat pembanding yaitu ventilator terhadap alat. Pengukuran sebanyak 4 kali merujuk pada metode kerja pengujian dan kalibrasi ventilator dengan titik pengukuran oksigen yg di ambil minimal sebanyak 3 kali (Dirjen pelayanan kesehatan, 2013) . Berdasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan pada setiap test poin, perbandingan nilai alat pembanding dan alat yang dibuat memiliki  nilai  simpangan  kurang  dari  1%  dan  nilai  error  dibawah  1%,  dimana  simpangan terbesar didapat pada kadar oksigen 40% yaitu sebesar 0,6% diatas nilai yang seharusnya yaitu  40%.  Pada  pengukuran  tersebut  simpangan  dan  error  didapatkan  disebabkan  oleh beberapa  faktor  antara  lain;  kualitas  komponen  yang  digunakan,  kesalahan  pada  saat pengambilan data dan beberapa faktor yang belum diketahui.

## 3.5 Hasil penyimpanan data eksternal
Pada hasil penyimpanan data, ditampung dalam satu file dengan ekstensi file.txt. File ini berisi data  tanggal  dan  hasil  pengukuran  alat  yang  dapat  diproses  lebih  lanjut  pada personal
computer (PC). Dapat dilihat pada Gambar 8 merupakan hasil penyimpanan data pada kadar oksigen alat yang telah diukur serta tanggal dilaksanakannya pengukuran. Alat menggunakan memori  penyimpanan  SD  Card  dengan  kapasitas  penyimpanan  sebesar  16  GB  yang  bisa menyimpan  ribuan  data  dengan  format  txt.  Kapasitas  memori  yang  semakin  besar,  bisa menampung data semakin banyak.

## Gambar 8. Hasil penyimpanan data eksternal

## 4. KESIMPULAN
Alat Oxygen  analyzer  telah  dibuat  dengan  menggunakan  sensor  oksigen  tipe  KE-50.  Hasil pengukuran alat terhadap ventilator memiliki nilai rata-rata yang mendekati. Hasil pengukuran dengan nilai simpangan terbesar yaitu 0,5 pada kadar oksigen 30% dan paling kecil 0,0 pada kadar oksigen 21%. Hasil error alat terbesar yaitu 0,02% pada kadar oksigen 30% dan terkecil 0,0%  pada  kadar  oksigen  21%.  Penyimpanan  eksternal  berfungsi  dengan  baik  dan  dapat menyimpan hasil perhitungan serta waktu dilakukannya pengukuran dalam bentuk file.txt yang dapat  menyimpan  data  sesuai  dengan  kapasitas  kartu  memory,  semakin  besar  kapasitas memori, semakin banyak data yang  bisa disimpan,  untuk  kapastas 16 GB  bisa  menyimpan data  sampai  ribuan  berbeda  dengan  penyimpanan  internal  yang  hanya  menyimpan  data terbatas (10 data). Data dapat digunakan dalam proses pengecekan kevaliditan kadar oksigen yang diberikan ke pasien pada suatu alat dan sebagai patokan dalam proses kalibrasi alat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan Terima Kasih kepada LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas pendanaan penelitian.

## DAFTAR RUJUKAN
D. Priantono, W. Mulyawan, N. S. Hardiany,  and S. I. W. (2013). Pengaruh Induksi Hipoksia Hipobarik Intermiten pada Aktivitas Spesifik Manganese Superoxide Dismutase dan Kadar Malondialdehyde Ginjal Tikus. EJKI, 1(3), 208–215.
Dirjen pelayanan kesehatan. (2013). Metode kerja pengujian dan kalibrasi ventilator. Jakarta: Dirjen pelayanan kesehatan.
Figaro Engineering Inc. (2014). GS Oxygen Sensors KE-Series. Japan.
Fouletier, J., Bonnat, M., Le Bot, J., & Adamowicz, S. (1997). Calibration of a highly sensitive oxygen analyzer for biological applications using an oxygen pump. Sensors and Actuators,
B: Chemical, 45(2), 155–160. https://doi.org/10.1016/S0925-4005(97)00289-X
Hall, G. C. A. and J. E. (1990). Fisiologi Manusia dan Mekanisme Penyakit (3rd ed.). Jakarta:
KGC Kedokteran.
Joglekar, N., Zayegh, A., Veljanovski, R., & Mitra, J. (2012). A design and implementation of a reconfigurable filter for an optical blood Oxygen analyzer. Modelling, Measurement and Control C, 73(1–2), 1–18. https://doi.org/10.1109/ICBBE.2009.5162167
Kementrian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2012).  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 1439/Menkes/Sk/Xi/2002 Tentang Penggunaan Gas Medis Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
L. Arny. (2017). Oksigen Analyzer, Alat Bantu Analisa Kadar Oksigen. Retrieved October 17,
2017, from www.medicalogy.com/blog/oxygen-analyzer-alat-bantu-analisa-kadar- oksigen
N. M. Anggarianto. (2014). Oxygen Analyzer Dilengkapi Dengan Penyimpanan Data Berbasis Mikrokontroler. Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Surabaya.
Rifasanti, D. P. (2013). KERACUNAN OKSIGEN. Universitas Lambung Mangkurat.
Rodinata, K. A. (2012). Oxygen Analyzer. Politeknik Kementrian Kesehatan Surabaya.