## ANALISIS SALT CONTENT DAN  PERHITUNGAN KOMPENSASI PENYIMPANGAN SALT CONTENT (PSC) MINYAK SERAH STASIUN PENGUMPUL UTAMA (SPU) LIMAU BARAT KE PPP PRABUMULIH DI PT PERTAMINA EP ASSET 2 FIELD LIMAU

## SALT CONTENT ANALYSIS AND COMPENSATION CALCULATION OF DEVELOPMENT OF SALT CONTENT (PSC) OIL MAIN COLLECTOR STATION (SPU) WEST LIMO TO PPP PRABUMULIH IN PT PERTAMINA EP ASSET 2 FIELD LIMAU
Diky Pranondo 1) , Nabila Huda 2) 1,2) Program Studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas Politeknik Akamigas Palembang, 30257, Indonesia Corresponding Author E-mail: d.pranondo@gmail.com
Abstract: Salt content is the salt content in crude oil in the form of magnesium, calcium and sodium chloride, sodium chloride being the most abundant salt. These salts can be found in 2 forms, namely: the first dissolves in an emulsion of water  in  crude  oil  and  the  second  is  crystalline  and  forms  a  solid  precipitate.  Measurements  and  analyzes  carried  out include, measuring the height of the liquid, taking oil samples, salt content analysis. The equipment and materials used during  salt  content  analysis  are:  salt  in  crude  analyzer  precision,  measuring  cup,  beaker  glass,  alcohol  mix  solvent, xylene and crude oil. This research is based on field observation data. Measurement results: Height of  fluid level 3,580 mm,  free  water  420  mm.  In  taking  the  sample,  it  was  taken  at  two  upper  and  lower  points.  Upper  7,436  mm,  Lower 9,046  mm.  Calculation  of  salt  content  14.7  Ptb.  Salt  content  deviation  compensation  US  $  181.33  equals  Rp. 2,564,348.90.- Keywords: Salt Content, Observation, compensation
Abstrak : Salt  content  adalah  kandungan  garam  dalam  minyak  mentah  yang  terdapat  dalam  bentuk  magnesium, kalsium,  dan  natrium  klorida,  natrium  klorida  merupakan  garam  yang  biasanya  paling  melimpah.  Garam-garam  ini dapat di temukan dalam 2 bentuk, yaitu : yang pertama larut dalam emulsi air dalam minyak mentah dan yang kedua berbentuk  kristal  dan  membentuk  endapan  padatan.  Pengukuran  dan  analisis  yang  dilakukan  meliputi,  pengukuran tinggi  cairan,  pengambilan  sample  minyak,  analisis  salt  content.  Peralatan  dan  bahan  yang  digunakan  pada  saat analisis salt content yaitu: salt in crude analyzer precision, gelas ukur, beaker glass, alcohol mix solvent, xylene dan crude  oil.  Penelitian  ini  dari  data  hasil  observasi  di  lapangan.  Hasil  pengukuran  tinggi  level  cairan  3,580  mm,  air bebas 420 mm. Pada pengambilan sampel diambil pada dua titik upper dan lower. Upper 7,436 mm, Lower  9,046 mm. Perhitungan  salt  content  14,7  Ptb.  Kompensasi  penyimpangan  salt  content  US  $  181.33  sama  dengan  Rp. 2.564.348,90.- Kata kunci : Salt Content, Observasi, kompensasi

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pada  suatu  industri  perminyakan  yang bergerak  dalam  eksplorasi  umumnya  terdapat proses  pemisahan  antara  air  dan  minyak  yang terproduksi. Dalam proses pemisahan ini pada umumnya terbentuk elmusi. Elmusi merupakan  suatu  cairan  baru  yang  terbentuk dari  2  fasa  cairan  yang  tidak  saling  larut sehingga  membutuhkan  suatu  metode  dan waktu  yang  lama  untuk  memisahkannya. Emulsi  biasanya  ada  2  jenis,  emulsi  minyak dalam  air  dan  emulsi  air  dalam  minyak. Emulsi  minyak  dalam  air  ( oil  in  water emulsion )  adalah  di  mana  butiran  minyak terjebak atau terperangkap di dalam butiran air
sehingga  mempengaruhi  kualitas  air  untuk dimurnikan  dari  minyak.  Emulsi  air  dalam minyak ( water in oil emulsion ) adalah dimana butiran air terjebak atau terperangkap di dalam minyak  sehingga  mempengaruhi  kualitas  dari minyak.
Salt  content adalah  suatu  parameter yang  menunjukan  kadar  kandungan  garam dalam  minyak  mentah. Salt  content sendiri terdapat  dalam  bentuk magnesium , kalsium , dan natrium  klorida .  Garam-garam  ini  dapat ditemukan dalam 2 bentuk, yaitu : larut dalam emulsi  air  dalam  minyak  mentah  dan berbentuk  kristal  yang  dapat  membentuk padatan  tersuspensi. Salt  content dalam minyak  mentah  dapat  menyebabkan  masalah
selama  pengangkutan  dan  proses  pemurnian, termasuk  korosi,  dan  juga  pengotoran.  Untuk menanggulangi  kadar  garam  pada  minyak, maka di perlukan air untuk membersihkannya, air  kemudian  harus  dipisahkan  dari  minyak dengan  menambahkan  bahan  kimia  untuk memecahkan emulsi.

## 1.2. Batasan Masalah
Pada  penelitian  ini,  Penulis  lebih memfokuskan  batasan  permasalahan  pada kandungan salt  content yang  berada  dalam minyak  yang  dipompakan  dari  Stasiun Pengumpul  Utama  (SPU)  PT  Pertamina  EP Asset 2 Field Limau ke PPP Prabumulih.
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain : 1. Mengetahui  jumlah salt  content yang terkandung dalam crude oil . 2. Mengetahui  jumlah  volume  minyak  yang dikirim  dari  Stasiun  Pengumpul  (SP)  ke Stasiun  Pengumpul  Utama  (SPU)  dan  ke
Pusat Pengumpul Produksi (PPP)
Prabumulih.
3. Mengetahui  permasalahan  yang  sering terjadi  dalam  pemenuhan quantity dari minyak yang diproduksikan.
1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat  yang  didapatkan  dari  hasil penelitian ini sebagai berikut :
1. Dapat
meningkatkan kemampuan pengetahuan  dalam  proses  analisis salt content.
2. Penulis dapat memperluas wawasan mengenai ilmu perminyakan.

## 2. TEORI DASAR
2.1. Material Pengukuran Tinggi Cairan Storage tank yang  di  gunakan  oleh  PT
Pertamina  EP  Asset  2  Field  Limau  itu  adalah tangki atap tetap ( Fixed Roof Tank ) yang mana cairan  yang  di  simpan  didalam  tangki  adalah cairan  yang  tidak  mudah  menguap.  Metode yang digunakan untuk mengukur tinggi cairan adalah metode innage yang mana pengukurannya  dari referance  point (titik pengukuran  dilubang  ukur)  ke datum  plate (meja ukur).
2.2. Pengambilan Sampel Minyak
Pengambilan  Sampel  bertujuan  untuk mendapatkan  contoh  minyak  yang  mewakili sesuai keperluan. Pengambilan sampel dilakukan  untuk  mengetahui  kualitas  minyak secara  lengkap.  Dalam  pengambilan  sampel minyak  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan sebagai berikut :
1. Uji sifat fisika dan kimia,
2. Urutan sampling ,
3. Kebersihan peralatan,
4. Pemindahan sample , dan
5. Composite sample .
2.3. Analisis Salt Content
Analisis salt  content sangatlah  penting karena  dapat  mengetahui  kadar  garam  yang ada  di  dalam  minyak  apakah  sesuai  standar atau  belum.  Cara  menentukan salt  content dengan metode electrometris miliamper vs salt content in PTS ASTM D-3230 dan menggunakan  alat salt  in  crude  analyzer precision .
Analisis  dilakukan  di  laboratorium dengan  menggunakan  alat salt  in  crude analyzer  precision dan  metode electrometris miliamper vs salt  content  in PTS  ASTM  D- 3230  terhadap  minyak  mentah  yang  di produksikan  apakah  sudah  memenuhi  standar atau belum.
2.4. Kompensasi Penyimpangan Salt Content (PSC) Kompensasi penyimpangan
salt content (PSC)  adalah  denda  dari  PPP Prabumulih ke PT Pertamina EP Asset 2 Field Limau  yang  mana  sesuai  perjanjian  kerja. Bahwa ketika minyak yang di transfer dari PT Pertamina  EP Asset 2 Field Limau  harus memenuhi standar sebagai berikut :
1. Base  sediment  and  water (BS&W)  tidak melebihi 0,50%.
2. Salt  content tidak  melebihi  7,0  Ptb  / (lbs/1000 bbl).
3. Maksimal pour point 80°F.
Jika tidak memenuhi standar yang telah ditentukan,  maka  akan  dikenakan  denda, kompensasi  penyimpangan salt  content (PSC) ketika  minyak  yang  ditransfer  dari  PT Pertamina  EP Asset 2 Field Limau  ke  PPP Prabumulih    memiliki  kandungan salt  content yang melebihi standard yang telah ditentukan.
a. Penalty Salt Content Penalty = Salt  content  actual  –  Salt content Tolerable
b. Kompensasi  Penyimpangan Salt  Content (PSC) US $
PSC= c. PSC US $ ~ Rupiah
PSC US $ X Rp 14.141,75,- (Nilai kurs rupiah saat Penelitian)

## 3. METODOLOGI PENELITIAN 3.1  Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini dilaksanakan pada 10 Juni s.d.  10  Juli  2019  yang  bertempat  di  PT Pertamina EP Asset 2 Field Limau.
3.2. Metode Penulisan Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  merupakan  pendekatan  secara deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode  yang  bertujuan  memberi  gambaran terhadap  suatu  objek  dengan  cara  meneliti, mengolah data, menganalisis serta menginterpretasikan  hal  yang  ditulis  dengan pembahasan  yang  teratur  dan  sistematis  yang bertujuan  untuk  memecahkan  masalah  yang dihadapi pada waktu sekarang ini.

## 3.2.1 Studi Literatur
Studi  literatur  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan dan mempelajari literatur serta segala  sesuatu  yang  ada  kaitannya  dengan objek  yang  diteliti  dan  dapat  menunjang pembuatan  laporan  Penelitian  ini  sehingga dapat  mempertegas  teori  dan  keperluan analisis serta mendapatkan data yang sebenarnya.  Dengan  demikian  Penulis  dapat mengetahui  secara  pasti  dan  jelas  mengenai permasalahan-permasalahan  yang  ada  untuk kemudian  dicari  solusi  pemecahannya.  Studi pustaka  ini  dilakukan  pada  beberapa  referensi untuk mendukung penelitian secara keilmuwan sehingga dalam pembahasannya akan ditunjang dengan dasar-dasar teori yang kuat.

## 3.2.2 Observasi Lapangan
Observasi  dari  kegiatan  lapangan merupakan pengambilan data secara langsung, yang dilakukan oleh Penulis dengan mendatangi  lokasi  pengambilan  data,  yaitu  : kantor dan lapangan PT Pertamina EP Asset 2 Field Limau.

## 3.2.3 Diskusi
Teknik  pengambilan  data  dengan mengadakan  komunikasi  secara  langsung dengan pembimbing lapangan serta melakukan diskusi  dengan supervisor  production yang ada di  PT Pertamina EP Asset  2 Field Limau. Diskusi  yang  dilakukan  meliputi  pengolahan data,  diskusi  mengenai  materi  yang  tidak dipahami  serta  analisis  pengolahan  data dengan  demikian  Penulis  dapat  mengetahui mengenai permasalahan yang ada dan mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut.
3.3. Tahap Pengumpulan Data
Dalam  tahapan  pengumpulan  data Penulis  mendapatkan  data  lapangan  yang terdiri dari data primer dan sekunder meliputi : a. Data Primer
Data  primer  merupakan  data  yang  di peroleh  dari  data  produksi  sumur  yang meliputi karakteristik reservoir , yaitu: laju alir, temperatur, dan data lainnya.
b. Data Sekunder
Data  Sekunder  merupakan  data  yang diambil  dari file yang  ada  di  komputer  unit data, yang meliputi data hasil dari hasil analisi salt  content dan  pehitungan  kompensasi penyimpangan salt content , dan data pendukung lainnya.
3.4. Tahapan Pengolahan Data
Dilakukan dengan beberapa tahap pengukuran dan analisis laboratorium, langkah langkahnya seperti berikut :
1. Data Pengukuran tinggi cairan
2. Data Gross  /  Net yang  di  kirimkan  dari Stasiun  Pengumpul  (SP)  ke  Stasiun Pengumpul Utama (SPU).
3. Data analisis sample minyak.
4. Data salt  content pada  minyak  di  dalam tangki.
5. Data  pengiriman  minyak  dalam  jumlah Net dari SPU ke PPP Prabumulih.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Transpotasi Minyak
Transportasi  minyak  adalah  proses perpindahan  minyak  dari  tempat  satu  ke tempat lainnya. Minyak di Stasiun Pengumpul Utama  (SPU)  Limau  Barat  dikirim  dari
beberapa  Stasiun  Pengumpul,  yaitu  SP  II,  SP III,  SP  VIII,  SP  XI,  SP  Belimbing.  Untuk minyak  yang  diproduksi  dari  5  SP  tersebut diambil  dari  beberapa  sumur  yang  kemudian dikirimkan  ke  Stasiun  Pengumpul  Utama  dari Stasiun  Pengumpul.  Setelah  itu,  dari  Stasiun Pengumpul  Utama  (SPU)  Limau  Barat  akan dikirimkan  ke  PPP  Prabumulih,  dari  PPP Prabumulih akan dikirimkan ke KM 3 Plaju.
Gambar 4.1 Arus Minyak PT Pertamina EP Asset 2 Field Limau
4.2 Analisis Salt Content
1. Pada pukul 01:45 WIB (Pengukuran Tinggi Cairan)
Melakukkan  pengukuran  tinggi  cairan pada  tangki  04  di  Stasiun  Pengumpul  Utama (SPU)  Limau  Barat.  Pertama-tama  kita mengukur  tinggi  minyak  menggunakan  pita ukur,  dan  menggunakan  pasta  untuk  tahu tinggi  level  cairan  dan  air  bebas.  Tinggi level cairan:  3.580  mm  dan  tinggi  air  bebas:  420 mm 2. Pada  pukul  01:48  WIB  (Pengambilan
Sample Pada Tangki) Melakukan
pengambilan sample dengan perhitungan menggunakan table ASTM  D-1086.  Dikarenakan  tebal  minyak    > 3  meter  maka  dilakukan  pengambilan  sample pada  2  titik,  yang  mana  dapat  diketahui pengambilan sample sebagai berikut :

## Tabel 4.1 Keterangan Rumus
L = tinggi level cairan 3,580 mm F = tinggi air bebas 4,20 mm R = tinggi lubang ukur 10,226 mm Upper :  P  = ((L - F) x 1/4)+R - L
P =      ((3,580  mm  –  4,20  mm)  x  1/4)  + 10,226 mm  – 3,580 mm)
=   7,436 mm
Lower :  P  = ((L - F)  x 3/4) + R - L
P =      ((3,580  mm  –  4,20  mm)  x  3/4)  + 10,226 mm – 3,580 mm)
=   9,046 mm
3. Pada  pukul  01:58  WIB  (Pengukuran Salt
Content ) Pengukuran salt  content pertama-tama cairan  kimia alcohol  mix  solvent 50  ml  dan
Xylene 40  ml  dimasukan  ke  dalam beaker glass dan diaduk kemudian diukur menggunakan alat salt in crude analyzer. Kemudian kedua campuran itu ditambahkan lagi 10 ml crude oil. Lalu diaduk dan diukur kandungan salt content- nya dengan menggunkan salt  in  crude  analyzer  precision . Pada  saat  itu  satuannya  masih  menggunakan milli  ampere .  Nilai  pengukuran  pertama dikurang  nilai  pengukuran  ke  dua  dan dikalibrasi menggunakan tabel kalibrasi electrometris miliamper vs salt content in PTS ASTM D-3230 dan didapatkan kandungan salt content sebesar 14,7 Ptb.
Pengukuran tahap pertama : Nilai Alcohol 50  ml  + Xylene 40  ml  =  0,414 mA
Pengukuran tahap kedua : Nilai Alcohol 50  ml  + Xylene 40  ml  + crude oil 10 ml = 1,17 mA
Nilai  ( Alcohol 50  ml  +  Xylene  40  ml)  + ( Alcohol 50 ml + Xylene 40 ml + crude oil 10 ml)
=1,17 mA – 0,414  mA = 0,756  mA
Nilai  0,756  mA tidak  di  temukan  pada tabel  kalibrasi electrometris  miliamper vs salt content  in PTS  ASTM  D-3230,  maka  dari  itu dilakukan interpolasi sebagai berikut :
Tabel 4.2 Interpolasi Nilai Kalibrasi mA Ptb A 0,710 D 14,0 B 0,756 E X C 0,780 F 15,1
1 = 1 = –                       – – 1 =
E = 14,0 + ( x 1,1
E = 14,7 Ptb
Dapat diketahui bahwa pada penelitian ini  nilai  dari salt  content tidak  memenuhi standar. Dikarenakan tingginya kandungan salt content pada  minyak,  yaitu  14,7  Ptb  melebihi standar 7,0 Ptb.
4.2.1. Data Salt  Content Pada  Bulan  Mei dan Juni 2019
Berikut  ini  adalah  tabel  data salt content di  Stasiun  Pengumpul  Utama  (SPU) Limau  Barat  pada  bulan  Mei  dan  Juni  2019 yang  mana  berguna  sebagai  pembanding kandungan salt  content dan  untuk  melihat trend salt content.
Tabel 4.3 Data Salt Content Bulan Mei 2019
Salt Content Bulan Mei 2019 Date TK.01 TK.04 TK.06 AVG Ptb Ptb Ptb Ptb 1 8,6 8,6 - 8,6 2 7,5 9,3 - 8,4 3 7,3 9,5 - 8,3 4 9,6 9,6 - 9,6 5 8,6 9,4 - 9,0 6 7,5 8,6 - 8,1 7 7,1 9,6 - 8,4 8 7,0 9,5 - 8,3 9 7,6 8,6 - 8,1 10 7,0 7,5 - 7,3 11 7,1 7,5 - 7,3 12 8,6 9,6 - 9,1 13 8,9 9,6 - 9,3 14 8,6 7,5 - 8,1 15 7,6 8,6 - 8,1 16 8,6 10,4 - 9,5 17 9,8 10,6 - 10,2
Salt Content Bulan Mei 2019 Date TK.01 TK.04 TK.06 AVG Ptb Ptb Ptb Ptb 18 10,5 7,0 - 8,8 19 8,8 6,9 - 7,9 20 8,6 10,4 - 9,5 21 9,1 8,6 - 8,9 22 8,5 7,0 - 7,8 23 7,1 8,0 - 7,6 24 7,1 8,6 - 7,9 25 8,6 9,0 - 8,8 26 7,5 8,9 - 8,2 27 8,6 9,6 - 9,1 28 9,6 10,0 - 9,8 29 8,8 8,9 - 8,8 30 7,0 9,6 - 8,3 31 8,6 8,6 - 8,6 Total 8,23 8,87 - 8,55 Tabel 4.4 Data Salt Content Bulan Juni 2019
Salt Content Bulan Juni 2019 Date TK.01 TK.04 TK.06 AVG Ptb Ptb Ptb Ptb 1 8,6 8,6 - 8,6 2 5,8 7,1 - 6,5 3 10,4 9,6 - 10,0 4 7,0 8,6 - 7,8 5 10,7 7,5 - 9,1 6 9,8 7,5 - 8,7 7 10,7 7,0 - 8,9 8 9,6 6,9 - 8,3 9 10,8 12,4 - 11,6 10 10,5 8,6 - 9,6 11 9,7 7,0 - 8,4 12 10,0 8,6 - 9,3 13 9,6 9,9 - 9,8 14 8,6 9,6 - 9,1 15 10,7 10,8 - 10,8 16 7,5 9,6 - 8,6 17 9,1 9,5 - 9,3 18 10,7 110 - 10,9 19 8,6 8,7 - 8,7 20 8,6 9,6 - 9,1 21 6,8 10,7 - 8,8 22 6,3 8,6 - 7,5 23 7,0 11,7 - 9,4 Total 8,84 8,62 - 8,97

## 4.2.2. Grafik Data Salt Content
Berikut  ini  adalah  grafik salt  content pada  bulan  Mei  dan  bulan  Juni  2019  Stasiun Pengumpul Utama (SPU) Limau Barat.
Gambar 4.2 Grafik Salt Content Pada Bulan Mei 2019
Gambar 4.3 Grafik Salt Content Pada Bulan Juni 2019
Dapat diketahui dari grafik salt content diatas bahwa nilai salt content yang di transfer dari  Stasiun  Pengumpul  Utama  (SPU)  Limau Barat  ke  PPP  Prabumulih  belum  memenuhi standar yang telah di tentukan.
4.3. Perhitungan Nilai Kompensasi Penyimpangan Salt Content ( PSC) Perhitungan
nilai kompensasi
penyimpangan salt content pada 1 Mei 2019 :
1) Penalty s alt content (Ptb)
Berikut  adalah  perhitungan penalty  salt content : Penalty = Actual – Tolerable = 8,6 – 7 = 1,6 Ptb 2) Penyimpangan Salt Content (PSC) US $
PSC =
PSC = = 6,26 US $
3) US $ - IDR
Rupiah =  PSC  US  $  x  Rp  14.141,75-,/US$ (Kurs    rupiah saat Penelitian)
=  6,26 US$ x Rp 14.141,75,-/US$ = Rp 88.588,51,-
Table 4.2 Kompensasi Penyimpangan Salt Content (PSC)
Dapat  diketahui  pada  tabel  di  atas  nilai kompensasi  penyimpangan salt  content di Stasiun  Pengumpul  Utama  (SPU)  Limau Barat,  yaitu  US  $  181,33  atau  dirupiahkan senilai  Rp  2.564.348,90,-  dengan  produksi minyak yang ditransfer dari Stasiun Pengumpul Utama (SPU) Limau Barat ke PPP Prabumulih sebesar 101.863,636 bbls.

## 4.4. Pembahasan
Setelah  beberapa  hari  mempelajari sistem  operasi  di  Stasiun  Pengumpul  Utama (SPU)  Limau  Barat  dapat  diketahui  standar crude  oil yang  dibutuhkan  ialah salt  content maksimal 7,0 Ptb dan BS&W maksimal 0,5%. Di  Stasiun  Pengumpul  Utama  (SPU)  Limau Barat  kandungan salt  content pada crude  oil hampir seluruhnya melebihi standar.
Stasiun  Pengumpul  Utama  (SPU) Limau  Barat  adalah  Stasiun  Pengumpul  dari beberapa  Stasiun  Pengumpul  (SP)  yang  mana
TANGGAL SALT CONTENT (Ptb) PPP
Prabumulih PCS US $ 5 (PSC) RUPIAH RP. 14.141,75 6 ACTUAL TORABLE PENALTY 1 2 3=2-1 DAILY 4
1 8,6 7 1,6 3.404,524 6.26 88.588,51 2 8,4 7 1,4 3.402,271 5.48 77.463,65 3 8,3 7 1,3 3.378,484 5.05 71.427,63 4 9,6 7 2,6 3.378,960 10.10 142.875,38 5 9,0 7 2,0 3.376,410 7.77 109.821,20 6 8,1 7 1,1 3.375,623 4.08 57.642,69 7 8,4 7 1,4 3.371,631 5.23 74.024,38 8 8,3 7 1,3 3.351,912 4.82 68.140,23 9 8,1 7 1,1 3.322,617 4.20 59.439,34 10 7,3 7 0,3 3.305,396 0.95 13.438,92 11 7,3 7 0,3 3.336,229 1.15 16.277,14 12 9,1 7 2,1 3.321,757 8.02 113.445,73 13 9,3 7 2,3 3.316,772 8.58 121.366,59 14 8,1 7 1,1 3.301,760 3.99 56.381,39 15 8,1 7 1,1 3.277,285 4.15 58.628,38 16 9,5 7 2,5 3.239,816 9.31 131.722,92 17 10,2 7 3,2 3.180,168 11.70 165.501,16 18 8,8 7 1,8 3.207,410 6.45 91.283,76 19 7,9 7 0,9 3.215,401 3.14 44.448,29 20 9,5 7 2,5 3.219,225 9.26 133.885,74 21 8,9 7 1,9 3.225,183 6.86 97.034,70 22 7,8 7 0,8 3.210,050 2.77 39.153,81 23 7,6 7 0,6 3.217,008 2.03 28.775,03 24 7,9 7 0,9 3.220,284 3.15 44.515,79 25 8,8 7 1,8 3.219,795 6.66 94.254,42 26 8,2 7 1,2 3.224,738 4.45 62.932,75 27 9,1 7 2,1 3.235,949 7.81 110.515,19 28 9,8 7 2,8 3.250,115 10.47 147.998,65 29 8,8 7 1,8 3.241,826 6.52 92.263,25 30 8,3 7 1,3 3.268,096 4.89 69.093,81 31 8,6 7 16 3.266,941 6.01 85.008,48 Total 101.863,636 181.33 2.564.348,90
Standart 7 Ptb Standart 7 Ptb Saat Penelitian
diantaranya, SP II, SP III, SP VIII, SP XI, SP Belimbing.  Dari  beberapa  Stasiun  Pengumpul (SP)  di  atas  ada  yang  mengirim crude  oil dalam  jumlah gross dan net ,  dimana gros s adalah  air  dan  minyak  sedangkan net adalah minyak.  Pada  hal  ini,  menurunkan  kandungan salt  content pada  minyak  itu  sangat  penting. Dikarenakan  minyak  di  Stasiun  Pengumpul Utama (SPU)  Limau  Barat  itu bercampur dari yang dikirim dengan jumlah gross ada dan net tersebut  sebagai  salah  satu  penyebab  dari tingginya salt  content serta  adanya oil  pit unloading  vaccum .  Hal  ini  diebabkan  minyak tersebut  belum  dilakukan treatment  chemical sehingga  ketika  bercampur  dengan  minyak pada  tangki  dari  beberapa  Stasiun  Pengumpul (SP)  dapat  juga  menyebabkan  tingginya salt content .
Alternatif  pemecahan  masalah  dalam menurunkan  kandungan salt  content pada minyak  dengan  penanganan  beberapa  Stasiun Pengumpul  (SP)  yang  belum  mengirimkan jumlah net ke  Stasiun  Pengumpul  Utama (SPU)  sebaiknya  mengirimkan  dalam  jumlah net dikarenakan untuk meminimalisir kandungan salt content pada minyak.
Ketika Stasiun Pengumpul (SP)
mengirimkan  minyak  dalam  jumlah net otomatis temperature minyak  menurun  dapat mengakibatkan minyak membeku. Oleh karena itu, dalam proses pengaliran minyak di Stasiun  Pengumpul  Utama  (SPU)  harus menggunakan heater  treater yang  mana berfungsi  sebagai  pemanas  dengan  menjaga temperature maksimal  60°F  dan  juga  dapat mempertahankan temperature pada  minyak serta  dapat  memisahkan  minyak  dengan  air. Kemudian  menjaga  ketebalan  minyak  pada wash  tank dan  minyak  harus  dibawah over flow. Ketika minyak di  alirkan dari wash tank ke storage  tank minyak  harus  di settling terlebih  dahulu  dalam  beberapa  lama  setelah itu  baru  dilakukan  pengukuran,  pengambilan s ample dan juga kualitas minyak.
Alternatif  berikutnya yaitu pada oil pit unloading  vaccum harus  dilakukan  pompa treatment  chemical agar  dapat  meminimalkan kandungan salt content pada minyak dan dapat meminimalisir  kandungan salt  content pada
minyak.  Dan  minyak  dari oil  pit  unloading vaccum juga  harus  melewati heater  treater agar  semakin  baik  kualitas  minyaknya sebelum masuk ke storage tank.
Dikarenakan  kandungan salt  content pada  minyak  di  Stasiun  Pengumpul  Utama (SPU)  Limau  Barat  hampir  seluruhnya melebihi standar, maka dikenakan kompensasi penyimpangan salt  content (PSC)  pada  PPP Prabumulih  yang  mana  pada  bulan  Mei  di dapatkan kompensasi sebesar US $ 181,33 dan dalam Rupiah Rp 2.564.348,90,- Pada pengiriman produksi minyak sebesar 101.863,636 bbls.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah dilakukan  pada  minyak  yang  berada  pada Stasiun Pengumpul Utama (SPU) Limau Barat untuk  mengetahui  kandungan salt  content , maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan berikut ini :
1. Kandungan  s alt  content pada  minyak tidak  memenuhi  standar  yang  telah ditentukan yang mana diketahui pada saat penelitian  nilai salt  content yang  didapat sebesar 14,7 Ptb.
2. Pada  bulan  Mei  volume  minyak  yang ditransfer  dari  Stasiun  Pengumpul  Utama (SPU)  Limau  Barat  ke  PPP  Prabumulih, yaitu 101.863,636 Barrels.
3. Kandungan salt content tinggi disebabkannya oleh produksi yang dikirimkan  dari  Stasiun  Pengumpul  (SP) dalam  jumlah gross dan oil  pit  unloding vaccum belum  mengalami treatment chemical.

## DAFTAR PUSTAKA
Purwaka,  Edi.  2012. Surface  Production Operation
Equipment.
Yogyakarta:
Powerindo.
Santosa,  Eko  Budhi.  2012. Pengukuran  Minyak . Cepu: BKOPM Pertamina EP Region Sumatera.
Situmorang, Mardame. 2008. Petunjuk Analisis/Uji Fluida  Laboratorium  Teknik  Resevoir  SBS. Palembang: PT Pertamina EP Region Sumatera.