Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering

## Rancang Bangun Monitoring  Cairan  Infus Dengan Arduino Nano Berbasis Android
Yoice R. Putung Teknik Listrik Politeknik Negeri Manado Manado, Indonesia yoiceputung@gmail.com
Donald Noya Teknik Listrik
Politeknik Negeri Manado Manado, Indonesia donaldnoya@gmail.com Ventje F. Aror Teknik Listrik Politeknik Negeri Manado Manado, Indonesia ventjearor@gmail.com
Josephin Sundah
Teknik Listrik Politeknik Negeri Manado Manado, Indonesia josephinsundah@gmail.com
Muchdar Dg. Patabo
Teknik Listrik Politeknik Negeri Manado Manado, Indonesia patabomuchdarh@gmail.com Diterima : Juli 2022 Disetujui : Januari 2023
Dipublikasi : Januari 2023
Abstrak—Pantauan  pem berian  cairan  berisi  vitamin  dan mineral  melalui  botol  ke  pembuluh  darah  (infus)  dengan kebiasaan yang lama, yakni (mengontrol keadaan kantong infus pada  orang  sakit  dengan  spontan. Jika  ada  gangguan    seperti cairan  infus  tersumbat,    kemacetan    dan  kehabisan    cairan infus,  akan  berbahaya  bagi  orang sakit  jika  tidak  segera ditangani.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeteksi  cairan infus    dengan    sensor    berat  (load    cell    )    dan  jika  terjadi penyumbatan pada selang infus  dengan sensor Line Proximity (infrared proximity) yang dikendalikan dengan mikrokontroler Arduino nano kemudian hasilnya dimonitoring pada LCD dan smartphone  Android  dengan  aplikasi  blink.  Kemudian    bila terjadi  penyumbatan  atau  cairan  infus  habis    buzzer    akan berbunyi    dengan    tujuan    memberikan  informasi  kepada perawat. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan alat dapat  mendeteksi  berat  cairan  infus  =  500  ml,.  berat  cairan infus habis <= 36 ml, cairan tersumbat , monitoring pada LCD dan Android.
Kata Kunci : Arduino; Sensor; Infrared Proximity; Infus Abstract  -  Monitoring  the  administration  of  fluids  containing vitamins  and  minerals  through  bottles  into  blood  vessels (infusions)  with  long-standing  habits,  namely  (spontaneously controlling the condition of infusion bags in sick people. If there are disturbances such as blocked infusion fluids, congestion and running out of infusion fluids, it will be dangerous for people sick if not treated immediately. This study aims to detect infusion fluids with a weight sensor (load cell) and if there is a blockage  in the infusion  hose  with  a  Line  Proximity  (infrared  proximity)  sensor controlled by an Arduino nano microcontroller then the results are monitored  on  the  LCD  and  Android  smartphone  with  the  blink application. Then if there is a blockage or the infusion fluid runs out the buzzer will sound with the aim of providing information to the nurse. Based on the results of the tests that have been carried out, the tool can detect the weight of the infusion fluid = 500 ml. the weight of the infusion fluid is used up  <= 36 ml, the fluid is blocked, monitoring on the LCD and Android.
Keywords: Arduino; Sensor; Infrared Proximity; Infusion

## I. P ENDAHULUAN
Dalam bidang kesehatan, infus sangat penting dan juga berguna. Infus digunakan untuk menggantikan cairan yang hilang  dan  menyeimbangkan  elektrolit  tubuh. Penggunaan infus  haruslah  dikontrol  dan  dimonitoring  oleh  petugas medis. [1], [2] [3]
Apabila  terjadi  masalah  seperti  penyumbatan  atau kehabisan cairan jika tidak segera ditangani akan berbahaya bagi  pasien,  akibatnya  dapat  menyebabkan  suatu peradangan pembuluh darah pasien, timbulnya komplikasi lain antara lain  darah  dari  pasien  dapat  tersedot  naik  ke selang  infus  dan  dapat  membeku  pada  selang  infus sehingga mengganggu kelancaran aliran cairan infus. [4] [5]
Dalam  tugasnya  memantau  kondisi  infus  pasien biasanya  perawat  harus  memeriksa    kondisi    infus    pasien tiap  waktu  yang  telah  diperkirakan  sebelumnya, sehingga perawat  harus  mondar-mandir  memeriksa  keadaan  dari infus  pasien,  oleh karena itu perlu solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi. [6] [7] [8]
Berdasarkan hal tersebut di atas maka pada penelitian ini  penulis  merancang  sebuah  sistem  yang  dapat mempermudah  pekerjaan  perawat  dalam  memonitoring proses infus. Dengan menggunakan sensor Load Cell untuk mendeteksi  berat  dari  botol  infus  dan  sensor  infrared proximity untuk mendeteksi bila terjadi penyumbatan pada cairan infus dan menghitung tetesan cairan infus per menit. Bila  terjadi  masalah  dan  alarm  akan  berbunyi  untuk memberikan informasi pada petugas medis. [9] [10][2][11] Monitoring dapat dilakukan pada tampilan LCD 2x16 dan smartphone android pada aplikasi blink. [12] [13] [14] [15].

## II. METODE PENELITIAN
Supaya  dapat    memahami  prosedur  penelitian Monitoring  Cairan  Infus  dengan  Arduino  Nano  Berbasis Android, maka dilakukan . pendalaman pengkajian pada cara pengecekan cairan infus.
Pengkajian  yang  akan  dilakukan  dengan  prosedur seperti . berikut : Pengaturan : skema block diagram, sensor load cell, sensor Infrared  proximity,  alarm,  LCD  dan  Smartphone  Android dengan  aplikasi  menggunakan  mikrokontroler [16]– [21]Arduino Nano dan NodeMCU ESP8266 juga percobaan cara pengecekan . yang terkoordinasi untuk memudahkan saat pengerjaan hardware.
A.  Skema Sistem Monitoring Cairan Infus
Mengenai  skema  sistem  monitoring  cairan  infus  terlihat pada gambar 1 di bawah  ini :
Gambar 1. Blok Diagram Sistem Monitoring Cairan Infus
Keterangan :
• Power  suplay  DC  5V  menyuplai  tegangan  untuk menghidupkan mikrokontroker arduino nano.
• Cairan infus berisi vitamin dan mineral melalui botol yang disuntikkan ke pembuluh darah pasien.
• Sensor  Load  Cell  untuk  mendeteksi  volume  cairan  infus dan  sensor  Line  Proximity  untuk  mendeteksi  menghitung banyaknya tetesan cairan infus.
• Arduino nano memberikan perintah ke sensor load cell dan sensor  Infrared  Proximity  untuk  mengetahui  berat  cairan infus  dan  jumlah  tetesan  kemudian  di  tampilkan  ke  LCD dan di aplikasi blink, jika infus tersumbat dan cairan infus habis  maka  arduino  nano  akan  memberikan  perintah  ke alaram  untuk  memberikan  tanda  bahwa  infus  mengalami penyumbatan dan cairan infus habis serta di tampilkan ke aplikasi blink.
• LCD  digunakan  untuk  pemantauan  langsung  volume  dan jumlah tetesan cairan infus .
• Alarm  digunakan  untuk  memberikan  tanda  bahwa  cairan infus tersumbat atau habis.
• Aplikasi Blink pada smartphone android digunakan untuk pemantauan  bila  terjadi  penyumbatan  dan  cairan  infus habis.

## B. Flowchart Sistem Pemantauan Cairan Infus
Pada  saat  sistem    diaktifkan,    Inisiliasi  program mikrokontroler  Arduino  Nano  sensor Load    Cell yang  bekerja dengan  cara  mengukur  perubahan  berat  cairan  infus  dan  sensor Infrared  Proximity mendeteksi  tetesan  cairan  infus.  Data  yang dibaca  diproses  mikrokontroler  dan  ditampilkan  pada  LCD  dan Smartphone  Android,  bila  cairan  infus  tersumbat  alarm  berbunyi
demikian juga bila berat minimum cairan infus sudah <= 36 ml atau cairan  habis  maka  alarm  akan  berbunyi,  seperti  yang  ditampilkan pada gambar 2.
Gambar 2. Bagan Alir Pemantauan Cairan . Infus
Gambar 3. Bagan Alir Pemantauan Cairan . Infus Aplikasi Blink Android
Pada gambar 3, setelah proses inisialisasi program, bila pada Arduino nano mendeteksi cairan infus tersumbat atau cairan infus habis maka data tersebut akan dikirimkan ke NodeMCU ESP8266 selanjutnya data dikirim melalui sinyal Wifi yang terhubung  dengan  smartphone  Android.  Bila  data  yang dikirim t = 1 maka pada tampilan android terbaca “Alert  – Infus  tersumbat,  bila  data  yang  dikirim  c<=  36  maka  pada android terbaca “alert – Cairan Infus Habis”.

## C. Perancangan Hardware
Gambar 4. Rangkaian Perancangan Sistem Pemantauan Cairan Infus
Untuk  menghubungkan  nodeMCU  ESP8266  maka diperlukan kabel penghubung, di mana pin D11 pada arduino nano dihubungkan dengan pin D1 pada nodeMCU ESP8266, dan pin D12 pada arduino nano dihubungkan dengan pin D2 pada nodeMCU ESP8266.
Menghubungkan  arduino  nano  ke  sensor  infrared proximity,  dengan  pin  D5  pada  arduino  nano  ke  pin  OUT pada  sensor  infrared  proximity,  pin  GND  arduino  nano ke GND pada sensor infrared proximity, dan pin 5v pada arduino nano ke pin VCC pada sensor infrared proximity . Untuk  menghubungkan  arduino  nano  ke  sensor  load dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pin 5v arduino nano ke pin vcc pada HX711 Modul, pin GND arduino nano ke pin GND pada HX711 Modul, pin D3 pada arduino nano ke pin SX711 modul, dan pin D4 dihubungkan pada pin DT pada HX711 Modul.
Menghubungkan arduino nano ke buzzer menggunakan  pin  D6  pada  arduino  nano  dan kaki positif pada buzzer .  Kemudian  kaki negative  buzzer dihubungkan dengan pin GND pada arduino nano.
Menghubungkan  arduino  nano  ke  layar  LCD  2x16 dengan  cara  menghubungkan  pin  5v  arduino  nano  ke  pin VCC pada LCD 2x16, pin GND arduino nano ke pin GND LCD 2X16, pin A4 ke pin SCA pada LCD 2x16, dan pin A5 ke pin SCL pada LCD 2X16.

## D. Pemograman Perangkat Lunak
Pemograman perangkat lunak dalam bentuk pembuatan listing program yang di download pada arduino uno  menggunakan  perangkat  lunak  Arduino .. IDE ( Integrated . Development Environment ) gambar 5, di mana pembuatan  program  disesuaikan  dengan  prinsip  kerja  alat Sistem Pemantauan Cairan Infus.
Program arduino nano di buat untuk dapat menjalakan sensor load cell dan sensor line  proximity ,  dan  menampilkan  hasil  output masing-masing  sensor  pada  LCD 2x16 dan  mengirimkannya ke Aplikasi Blink pada Android
Gambar 5.  Perancangan Software pada Arduino Nano
.
Gambar 6.  Perancangan Software pada Aplikasi Blink
Program  Blink  dibutuhkan  untuk  menghubungkan  arduino nano  dan  blink  dengan  menggunakan  modul  wifi  ESP8266, sehingga hasil bacaan sensor  pada arduino nano dapat di tampilkan pada software blink gambar 6.
sensor Load Cell sensor Line Proximity

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk memahami peralatan-peralatan kontrol yang dibuat sudah  sesuai  dengan  yang  dikehendaki    serta  menyalami apakah alat ini  dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan  juga  untuk  mengetahui  apakah  peralatan-peralatan seperti mikrokontroler .. Arduino . Nano, NodeMCU ESP8266, Sensor  Load  Cell,  Sensor  Line  Proximity  dan  yang  lainya dapat  bekerja  dengan . baik  atau  tidak.  Lalu  dilakukan pengetesan-pengetesan  dengan  memantau  hasil  tampilan pada  monitoring  LCD  dan  Android.  Seperti  diperlihatkan pada gambar 7.

## Gambar 7. Alat Pemantauan Cairan Infus
Pada saat alat di aktifkan, maka alat akan memberikan perintah untuk memasang cairan infus terlihat pada gambar 8, di mana hal ini dapat dilihat pada laya LCD 2 x 16 yang terdapat pada alat tersebut.

## Gambar 8. Pemberitahuan untuk memasang cairan infus
Pada  saat  cairan  infus  sudah  dipasang  maka  alat  akan memberikan  informasi  bahwa  cairan  infus  telah  terpasang seperti  gambar  9,  sehingga  alat  dapat  memulai  untuk memonitoring proses kerja infus.
Gambar 9. Alat Pemantauan Cairan Infus Siap Bekerja
A. Pengujian Sensor Load Cell
- Dengan Beban
Pengujian ini dilakukan dalam keadaan cairan infus terpasang  untuk  dapat  melihat  apakah  sensor load  cell berkerja sesuai dengan yang diinginkan.

## Gambar 10. Volume Cairan Infus 500 mL
Pada gambar 10, memberikan pemberitahuan melalui tampilan  LCD  2  x  16  bahwa  cairan  infus  telah  terpasang dalam keadaan full sesuai dengan berat infus, namun infus belum digunakan, sehingga terihat jumlah tetes (T)  = 0.
- Tanpa beban
Pengujian pada saat  tabung infus tidak terpasang atau dalam  kondisi  habis  seperti  tampilan  gambar  11,  di  mana hasil  pengujian  ini  memberikan  informasi  kepada  petugas medis bahwa cairan infus telah habis.
Gambar 11. Monitoring saat cairan infus habis atau tidak terpasang

## B. Pengujian Sensor Infrared Proximity
Pada  pengujian  ini  dilakukan  dengan  dua  model pengujian,  yaitu  pada  saat  ada  tetesan  cairan  infus  pada selang,  dan  pada  saat  tidak  ada  tetesan  cairan  infus  pada selang.  Cara  kerja  dari  sensor  ini  adalah  pada  saat  terjadi penyumbatan hingga menyebabkan tetesan cairan infus hilang tetapi volume cairan infus tidak sama dengan nol (dibaca oleh sensor Load  Cell ),  maka  sensor  Infrared  proximity  akan membacanya dan memberikan informasi bahwa telah terjadi penyumbatan pada selang infus.

## B.1. Pengujian Saat Tertetes
Pada saat cairan infus tertetes pada tabel 1, maka sensor line  proximity  akan  menghitung  jumlah  tetesan  yang menetes, sehingga mempermudah operator dalam menghitung  nilai  tetes  untuk  mengatur  kecepatan  tetes. Hasil  dari jumlah tetesan ini ditampilkan pada LCD 2 X 16 dan aplikasi blink seperti pada gambar 12.
Gambar 12. Monitoring Informasi jumlah tetesan cairan infus
Tabel 1. Pengujian Tetesan Cairan Infus
Perhitungan Tetesan Cairan Infus Manual Perhitungan Tetesan Cairan Infus pada LCD Volume  (mL) Cairan Infus pada LCD 0 0 500 10 10 490 20 20 480 30 30 470 40 40 460 50 50 450
Perhitungan Tetesan Cairan Infus Manual Perhitungan Tetesan Cairan Infus pada LCD Volume  (mL) Cairan Infus pada LCD 60 60
440 70
70
430 80
80
420 90
90
410 100
100 400

## B.2 . Pengujian Saat Cairan Infus Tersumbat
Pengujian saat cairan infus tersumbat (tidak tertetes) pada gambar  13  dan  14,  ditujukan  untuk  memberikan  informasi bahwa  selang  infus  tersumbat,  sehingga  pada  saat  hal  ini terjadi  maka  alat  akan  memberikan  informasi  bahwa  telah terjadi  penyumbatan  pada  selang  infus  dan  membunyikan alarm yang terdapat pada alat tersebut.
Gambar 13. Pemantauan saat cairan infus tersumbat
Gambar 14. Tampilan Aplikasi Blink pada Android
Pada saat dalam keadaan selang infus tersumbat selain memberikan  informasi    melalui    tampilan    LCD    dan aplikasi  blink,  alat  akan membunyikan  alaram.

## C. Pengujian Cairan Infus Habis
Pengujian  ini  dilakukan  pada  saat  cairan  infus  habis pada  gambar  15  dan  16,  di  mana  pemberitahuan  akan  di tampilkan  pada  LCD  bila  berat  cairan  infus ≤ 36 ml maka pada  Aplikasi  android  tertulis  cairan infus habis dan alarm berbunyi sehingga bisa segera ditangani oleh petugas medis (perawat).
Gambar 15. Tampilan Cairaan Infus ≤ 36 ml
Gambar 16. Tampilan Aplikasi Blink Saat Caiaran Infus Habis

## IV. K ESIMPULAN
Dari hasil pengetesan yang dilakukan pada alat pemantauan cairan  infus  yang  dikontrol  menggunakan  mikrokontroler Arduino  Nano  dan  NodeMCU  ESP8266  menggunakan sensor  load  cell  dan  infrared  proximity  diperoleh prosentase  jumlah  tetesan cairan infus  sebanyak 100 kali dari  hasil  perhitungan  secara  manual  adalah  sama  dengan jumlah  tetesan  dari  hasil  perhitungan  yang    ditampilkan pada  LCD volume cairan infus yang dideteksi sensor load cell = 500 ml. Bila cairan infus < =  36 ml yang dideteksi sensor  load  cell  alarm  akan  berbunyi  yang  menandakan cairan infus habis dan jika sensor infrared proximity tidak mendeteksi tetesan cairan infus selama 60 detik maka alarm akan  berbunyi  yang  menginformasikan    cairan  infus tersumbat.  serta  dapat  dimonitoring  melalui  LCD  dan Android.  Disarankan  pada  aplikasi  android  ada  notifikasi bila  sensor  mendeteksi  cairan  infus  habis  atau  tersumbat sehingga perawat yang bertugas bisa segera menanganinya.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Kami  mengucapkan    terima  kasih  kepada  P3M Politeknik .. Negeri Manado .. yang telah memfasilitasi penelitian ini dan Pengelola Jambura Journal of Electrical and  Engineering (JJEEE)  Jurusan  Teknik  Elektro  Fakultas Teknik  Universitas  Negeri  Gorontalo,  sebagai  sarana berbagi dan bertukar pikiran demi perbaikan  penelitian ini, seta semua pihak yang telah membantu sehingga karya tulis ini bisa dilakukan.

## R EFFERENSI
[1]  A.  Yudhana  and  M.  D.  D.  Putra,  “Rancang  Bangun  Sistem Pemantauan Infus Berbasis Android,” Transmisi , vol. 20, no. 2, p. 91, 2018, doi: 10.14710/transmisi.20.2.91-95.
[2]  A. Sifa Fauziyyah, “Rancang Bangun Alat Ukur Jumlah Tetes Dan Volume Sisa Cairan Infus Dengan Warning System Pada Sistem  Monitoring  Cairan  Infus  Berbasis  Arduino,” Pillar Phys. , vol. 12, pp. 25–30, 2019.
[3]  N.  W.  Agustin,  “Rancang  Bangun  Sistem  Pemantauan  Infus Menggunakan  Handphone  Berbasis  Arduino  Uno,” Univ. Sumatra Utara , 2019.
[4]  L. C. Asyari and A. Budiman, “Alat Monitoring Infus Berbasis IoT,” Pros. Simp. Nas. Rekayasa Apl. Peranc. dan Ind. , pp. 183– 188, 2021.
[5]  R.  Darmawati,  P.  Studi,  T.  Informatika,  F.  Teknik,  and  U.  Y. Pasuruan, “Sistem Monitoring Cairan Infus Berbasis Internet Of
Things,” 2020.
[6]  Ruslan  Agussalim,  “Monitoring  Cairan  Infus  Berdasarkan Indikator Kondisi,” J. Ilm. Ilk. , vol. 8, no. Desember, pp. 145– 152, 2016.
[7]  R.  Sulaiman,  Z.  Azhar,  and  T.  Christy,  “Perancangan  Sistem Alat Pemantauan Cairan Infus Pada Klinik Utama Tanjung Balai Berbasis  Nodemcu,” JUTSI  (Jurnal  Teknol.  dan  Sist. Informasi) ,  vol.  1,  no.  3,  pp.  211–218,  2021,  doi: 10.33330/jutsi.v1i3.1310.
[8]  I.  Halifatullah,  D.  H.  Sulaksono,  and  T.  Tukadi,  “Rancang Bangun  Sistem  Monitoring  Dan  Kontrol  Infus  Dengan Penerapan Internet Of Things (Iot) Berbasis Android,” POSITIF J.  Sist.  dan  Teknol.  Inf. ,  vol.  5,  no.  2,  p.  81,  2019,  doi: 10.31961/positif.v5i2.740.
[9]  D.  NATALIANA,  N.  TARYANA,  and  E.  RIANDITA,  “Alat Monitoring  Infus  Set  pada  Pasien  Rawat  Inap  Berbasis Mikrokontroler  ATmega  8535,” ELKOMIKA  J.  Tek.  Energi Elektr. Tek. Telekomun. Tek. Elektron. , vol. 4, no. 1, p. 1, 2018, doi: 10.26760/elkomika.v4i1.1.
[10] G.  Priyandoko,  “Rancang  Bangun  Sistem  Portable Monitoring Infus Berbasis Internet of Things,” vol. 3, pp. 56– 61, 2021.
[11] I.  Sucipta,  J.  W.  Simatupang,  C.  Kaswandi,  and  I. Purnama,  “Prototipe  Pemantauan  Tetes  Cairan  Infus  Berbasis IoT Terkoneksi Perangkat Android,” J. Teknol. Elektro , vol. 12, no. 3, p. 113, 2021, doi: 10.22441/jte.2021.v12i3.003.
[12] A.  S.  Rafika,  E.  Febriyanto,  and  E.  Safriyati,
“Perancangan Modul Trainer Interface Mikrokontroler Berbasis ESP32  Sebagai  Media  Pembelajaran  Pada  Mata  Kuliah Embedded System,” Technomedia J. , vol. 5, no. 1, pp. 118–131,
2020, doi: 10.33050/tmj.v5i1.1331.
[13] S.  D.  Ramdan,  “Pengembangan  Koper  Pintar  Berbasis Arduino,” J.  ICTEE ,  vol.  1,  no.  1,  pp.  4–8,  2020,  doi: 10.33365/jictee.v1i1.699.
[14] R.  Agussalim,  “Monitoring  Cairan  Infus  Berdasarkan Indikator Kondisi,” J. Ilm. Ilk. , vol. 8, no. Desember, pp. 145– 152, 2016.
[15] S.  Youda  and  J.  Sardi,  “Rancang  Bangun  Kontrol Kecepatan Cairan Infus Berbasis Arduino Uno,” pp. 102–111, 2012.
[16] S.  Adriansyah  Hulukati,  T.  Pratiwi  Handayani,  R.  Jaya, and S. Abdussamad, “A prototype of solar-powered automatic ablution tap,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. , vol. 486, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1757-899X/486/1/012078.
[17] A.  W.  A.  Antu,  S.  Abdussamad,  and  I.  Z.  Nasibu,
“Rancang  Bangun  Running  Text  pada  Dot  Matrix  16X160 Berbasis  Arduino  Uno  Dengan  Update  Data  System Menggunakan Perangkat Android Via Bluetooth,” Jambura  J. Electr.  Electron.  Eng. ,  vol.  2,  no.  1,  pp.  8–13,  2020,  doi: 10.37905/jjeee.v2i1.4321.
[18] M.  Lamatenggo,  I.  Wiranto,  and  W.  Ridwan, “Perancangan  Balancing  Robot  Beroda  Dua  Dengan  Metode Pengendali  PID  Berbasis  Arduino  Nano,” Jambura  J.  Electr. Electron.  Eng. ,  vol.  2,  no.  2,  pp.  39–43,  2020,  doi: 10.37905/jjeee.v2i2.6906.
[19] I.  Mardjun,  S.  Abdussamad,  and  R.  K.  Abdullah, “Rancang Bangun Solar Tracking Berbasis Arduino Uno,” Tek. Elektro , vol. 1, no. 2, pp. 19–24, 2018.
[20] Y.  H.  Kanoi,  S.  Abdussamad,  and  S.  W.  Dali, “Perancangan Jam Digital Waktu Sholat Menggunakan Arduino Uno,” Jambura J. Electr. Electron. Eng. , vol. 1, no. 2, pp. 32– 39, 2019, doi: 10.37905/jjeee.v1i2.2880.
[21] M. Ismail, R. K. Abdullah, and S. Abdussamad, “Tempat
Sampah Pintar Berbasis Internet of Things (IoT) Dengan Sistem Teknologi Informasi,” Jambura J. Electr. Electron. Eng. , vol. 3, no. 1, pp. 7–12, 2021, doi: 10.37905/jjeee.v3i1.8099.