## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI: 10.30865/mib.v7i3.6060

## Optimasi Perawatan Pasien Rawat Inap Berbasis Android Untuk Pemantauan Cairan Infus
Sumarno 1 , Arief Wisaksono 2 , Mochammad Luthfan Hakim 1 , Riski Yulianto 2 , Hindarto 1,*
1 Fakultas Sains dan Teknologi, Informatika, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia
2 Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia Email: 1 Sumarno@umsida.ac.id, 2 Ariefwisaksono@umsida.ac.id, 3,* hindarto@umsida.ac.id Email Penulis Korespondensi: hindarto@umsida.ac.id
Abstrak− Abstrak Perawatan Pasien yang baik dan teliti di Rumah Sakit sangant diperlukan, sehingga seseorang yang sakit dapat dilayani dengan baik, salah satunya pemberian Infus ke pasien. Selama ini banyak Rumah Sakit atau puskesmas dalam memberikan  infus  dilakukan  secara  manual,  yaitu  mengandalkan  Perawat  ataupun  yang  menjaga  pasien.  Penelitian  ini bertujuan untuk memberikan cairan  infus berbasis android, sehingga perawat ataupun yang menjaga bisa mengetahui kondisi dari  Infus  Pasien.  Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  metode  eksperimen.  Lokasi  penelitian dilakukan di klinik Siti Suaibah terletak di Desa Tempel Kec.krian Kab.Sidoarjo. Metode pengolahan data digunakan untuk memilah data yang sesuai  dengan topik dimana data tersebut menghasilkan sesuatu dari sebuah penelitiandan serta Coding data. Penelitian yang dilakukan terdiri dari dua tahap, pertama membuat software dan yang kedua yaitu pembuatan perangkat keras. Hasil dari penelitian yaitu dalam Pengiriman data cairan infus setiap 10-12 detik, dan auto refresh pada aplikasi blynk tiap 5 detik dengan prasentase kesalahan ukur sebesar 2,15% dari hasil pengukuran manual Serta pengiriman notifikasi pada Smartphone jika volume cairan infus dibawah 6 mm sebanyak 70 kali. Proses berbagi data berhasil dilakukan karena data yang di miliki ultrasonik dan suhu Mlx90614 terhadap cairan infus berhasil disimpan dalam database Blynk melalui Arduino Wemos D1R2.
Kata Kunci: Pasien ; Infus; Internet; Arduino
Abstract− Good and thorough patient care at the hospital is very necessary, so that someone who is treated at the hospital can be  served  properly,  one  of  which  is  giving  infusions  to  patients.  So  far,  many  hospitals  or  puskesmas  provide  infusions manually, relying on nurses or those who look after the patient. This study aims to provide Android-based infusion fluids, so that nurses or caregivers can find out the condition of the patient's infusion. The research used is quantitative research with experimental  methods.  The  location  of  the  research  was  carried  out  at  the  Siti  Suaibah  clinic  located  in  Tempel  Village, Kec.Krian,  Kab.Sidoarjo.  Data  processing  methods  are  used  to  sort  data  according  to  the  topic  where  the  data  produces something from a research and also Coding data. The research carried out consisted of two stages, the first was making software and the second was making hardware. The results of the research are sending infusion fluid data every 10-12 seconds, and auto refreshing on the blynk application every 5 seconds with a measurement error percentage of 2.15 from the results of manual measurements as well as sending notifications on smartphones if the volume of intravenous fluids is below 6 mm by 70 time. The data sharing process was successful because the data held by the ultrasonic and Mlx90614 temperature of the infusion fluid were successfully stored in the Blynk database via the Arduino Wemos D1R2.
Keywords : Patient; Infusion; Internet; Arduino

## 1. PENDAHULUAN
Infus adalah suatu cara pemberian obat atau cairan yang diberikan ke dalam tubuh pasien melalui pembuluh darah atau sarana lainnya, seperti selang atau jarum infus. Tujuan dari pemberian infus adalah untuk memasukkan cairan atau obat-obatan ke dalam tubuh pasien dengan cepat dan tepat, untuk mengatasi berbagai kondisi medis, seperti dehidrasi, kekurangan cairan, keracunan, infeksi, dan lain sebagainya.  Infus biasanya diberikan di rumah sakit atau klinik oleh tenaga medis yang terlatih, seperti perawat atau dokter [1][2]. Cairan infus yang diberikan harus sesuai  dengan  kebutuhan  pasien  dan  dosis  yang  diresepkan  oleh  dokter.  Selama  pemberian  infus,  pasien  harus dipantau  secara  teratur  oleh  tenaga  medis  untuk  memastikan  efektivitas  dan  keamanan  pengobatan  serta menghindari kemungkinan terjadinya komplikasi atau efek samping. Nutrisi atau cairan tubuh yang hilang dapat diganti, karena fungsinya yang sangat penting, maka instalasi infus harus diterapkan dengan benar, yaitu sesuai standarisasi yang telah ditetapkan atau sesuai SOP (Operation Procedures) standar praktek.
Rawat inap atau opname adalah suatu kondisi di mana pasien tinggal di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan yang lebih intensif dan terus menerus [3]. Biasanya rawat inap dilakukan untuk kondisi medis yang memerlukan perawatan jangka panjang, seperti penyakit serius, operasi, atau kondisi medis akut yang memerlukan pemantauan intensif. Selama rawat inap, pasien akan ditangani oleh tim medis yang terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, yang bertugas untuk memantau kondisi pasien, memberikan pengobatan dan perawatan, serta memastikan kenyamanan dan keamanan pasien selama berada di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Durasi rawat inap dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasien dan respon  terhadap  pengobatan.  Setelah  kondisi  pasien  membaik  dan  stabil,  dokter  dapat  memutuskan  untuk mengizinkan  pasien  pulang  atau  melanjutkan  perawatan  secara  rawat  jalan,  di  mana pasien  tetap  mendapatkan pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, tetapi tidak tinggal di sana selama 24 jam penuh. Pasien yang menjalani rawat inap diruangan tertentu dan biasanya akan di infus pada tangannya. Ruang perawatan untuk menjalani rawat inap pun memiliki fasilitas yang berbeda-beda, bahkan ruangannya bisa sama dengan  hotel  atau  perawatan  VIP.  Saat  ini  perkembangan  yang  sangat  maju  khususnya  di  bidang  teknologi

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI: 10.30865/mib.v7i3.6060
Submitted: 04/04/2023 ; Accepted: 17/07/2023 ; Published: 23/07/2023
elektronik yang dapat diterapkan yaitu Internet Of Things (IoT) yang mengalami banyak perkembangan, adapun juga  dimulai  dari  tingkat  konvergensi  teknologi  nirkabel,  microelectromechanical  (MEMS),  internet,  dan  QR (Quix]ck Responses) code [4][5]. IoT juga didentifikasinkan dengan RFID sebagai metode komunikasi, adapun beberapa  unsur  IoT  terdiri  dari  beberapa  unsur  sebagai  pembentuk  dari  internet,  termasuk  diantaranya  yaitu kecerdasan  buatan,  konektivitas  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan  hubungan  koneksi  antar  jaringan  ini  adalah unsur dari IoT yang memang terdiri perangakat kecil, dimana setiap sistem tersebut akan saling terhubung dengan jaringan hingga menciptakan kinerja yang efektif [6][7].
Bila infus yang biasa digunakan tidak dipantau dengan baik, maka ada beberapa masalah yang dapat timbul, di  antaranya:  (1)  Risiko  Infeksi:  Infus  yang  digunakan  untuk  menyuntikkan  cairan  ke  dalam  tubuh  dapat menyebabkan infeksi jika tidak dipantau dengan baik. Jika jarum infus tidak steril, atau jika area yang disuntikkan tidak dibersihkan dengan benar, maka bakteri atau mikroorganisme lain dapat masuk ke dalam tubuh melalui infus dan menyebabkan infeksi. (2) Overdosis: Infus dapat menyebabkan overdosis jika tidak dipantau dengan baik. Jika terlalu  banyak  cairan  atau  obat  yang  diberikan  melalui  infus  dalam  waktu  singkat,  maka  dapat  menyebabkan kerusakan  organ  atau  bahkan  kematian.  (3)  Kerusakan  Vena:  Infus  yang  dibiarkan  terpasang  terlalu  lama  atau tidak dipindahkan ke lokasi yang berbeda secara teratur dapat menyebabkan kerusakan pada vena. Hal ini dapat menyebabkan  penghentian  aliran  darah  dan  bahkan  pembekuan  darah.  (4)  Gangguan  Cairan  Elektrolit: Pemantauan  yang  buruk  pada  infus  dapat  menyebabkan  ketidakseimbangan  elektrolit  yang  serius,  seperti kekurangan atau kelebihan natrium, kalium, dan klorida dalam tubuh. (5) Penggunaan Obat yang Salah: Jika infus diberikan untuk memberikan obat, maka pemantauan yang buruk dapat menyebabkan penggunaan obat yang salah atau dosis yang salah, yang dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya atau bahkan kematian. Oleh karena itu, penting untuk memantau infus dengan baik dan memastikan bahwa prosedur infus dilakukan dengan benar dan steril. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang infus yang sedang Anda terima, segera konsultasikan dengan dokter atau perawat Anda [8][9][10]. Berdasarkan uraian di atas, maka dengan membuat monitoring cairan infus pada pasien rawat inap dengan berbasis IoT menggunanakan smartphone sebagai media penyampaian informasi dapat mengatasi permasalahan yang ada [11]. Aplikasi blynk sebagai penghubung antara mikrokontroller dengan smartphone,  dengan  bantuan  sensor  ultrasonik  sebagai  pembaca  sisa  cairan  infus  dan  sensor  suhu  mlx  90614 sebagai pengontrol suhu pada pasien.  Aplikasi ini digunakan apabila pasien yang memiliki suhu diatas 38 0 C yang memerlukan  tambahan  obat  pada  cairan  infus  seperti  pasien  dengan  penderita  infeksi  bakteri  atau  virus  yang memerlukan cairan yang lebih banyak dari pada kebutuhan pada tubuh normal [12][13].
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  terkait  dengan  pelayanan  pasien  dirumah  sakit, dianatarnya Alat Monitoring cairan set pada pasien rawat inap berbasis mikrokontroler atmega8535 [14], Rancang Bangun Otomatis Sistem Infus Pasien [15], Implementasi Penerapan Internet Of Things (IoT) Pada Monitoring Cairan  Infus  Menggunakan  ESP8266  Dan  Web  Untuk  Berbagi  Data  [16]. Penelitian  yang  telah  dilakukan memiliki  banyak  perbedaan  pada  penelitian  yang  dilakukan,  terutama  dengan  alat  dan  sensor  yang  digunakan dengan  memanfaatkan  teknologi  IoT  menggunakan  Blynk  maka  Data  pasien  dan  volume  infus  menggunakan sensor  ultrasonic,  sensor  suhu  mlx90614  dan  Wemos  D1  R2  yang dilengkapi  dengan  chip  wifi  dari Esp8266. Android dapat digunakan untuk mengontrol masing masing dengan cara menginstal aplikasi Blynk pada Google Plastore di Android ataupun IOS.
Tujuan dari optimasi perawatan pasien rawat inap berbasis Android untuk pemantauan cairan infus adalah untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengawasan cairan infus. Aplikasi android dapat digunakan bagi perawat atau tenaga medis dapat memantau cairan infus pasien secara real- time dan memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu tentang jumlah cairan infus yang sudah diberikan, dosis, waktu infus, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan perawat untuk melakukan tindakan yang tepat jika terjadi ketidaksesuaian antara jumlah cairan infus yang diberikan dengan yang diresepkan oleh dokter. Aplikasi ini dapat mempermudah  proses  perawatan  pasien  dan  meningkatkan  koordinasi  antara  dokter  dan  perawat.  Dengan demikian, optimasi perawatan pasien rawat inap berbasis Android untuk pemantauan cairan infus dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas perawatan pasien, serta memperkecil risiko kesalahan dalam pengawasan cairan infus.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Jenis dan Lokasi Penelitian
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  metode eksperimen. Dipilihnya jenis penelitian ini karena peneliti menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian karena  melakukan  pengembangan  sebuah  alat  dan  melakukan  penelitian  berupa  eksperimen  terhadap  objek penelitian. Adapun lokasi penelitian dan perancangan alat dilakukan di klinik Siti Suaibah terletak di Desa Tempel Kec.krian Kab.Sidoarjo.

## 2.2 Perancangan Sistem
Pada gambar 1, Rencana Prototype sistem yang akan dibangun. Gambar 1 ini menjelaskan peralatan monitoring diasumsikan  lampu  atau  indikator  pada  arduino  wemos  menyala  keduanya  yang  bertanda.  Dua  sensor  tersbut

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI: 10.30865/mib.v7i3.6060
tersambung dan siap mengirimkan data pada android melalui aplikasi blynk. Perawat akan mengetaghui kondisi dari cairan infus  [19].
Gambar 1. Diagram blok Prototype sistem monitoring cairan infus
Tahapan sistem dari Optimasi Perawatan Pasien Rawat Inap Berbasis Android untuk pemantauan cairan Infus: 1. Pasien dirawat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya dan diberikan cairan infus.
2. Tenaga medis memasukkan informasi tentang jumlah cairan infus yang diberikan, dosis, waktu infus, dan lain- lain ke dalam aplikasi Android.
3. Aplikasi Android memantau cairan infus pasien secara real-time dan menampilkan informasi tentang jumlah cairan infus yang sudah diberikan.
4. Jika terjadi ketidaksesuaian antara jumlah cairan infus yang diberikan dengan yang diresepkan oleh dokter, aplikasi akan memberikan peringatan kepada tenaga medis untuk mengambil tindakan yang tepat,
5. Dokter  dan  perawat  dapat  mengakses  rekam  medis  pasien  secara  online  dan  memperoleh  informasi  yang diperlukan tentang kondisi pasien, riwayat medis, dan resep obat.
6. Dokter dan perawat dapat memperbarui informasi rekam medis pasien melalui aplikasi Android.
7. Aplikasi  Android  mengirimkan  notifikasi  kepada  tenaga  medis  jika  terdapat  perubahan  pada  rekam  medis pasien.
8. Tenaga medis dapat melihat laporan dan grafik tentang penggunaan cairan infus pasien dalam waktu yang telah ditentukan,  sehingga  dapat  memperoleh  informasi  yang  berguna  untuk  perencanaan  dan  pengambilan keputusan terkait perawatan pasien.
9. Setelah kondisi pasien membaik dan stabil, dokter dapat memutuskan untuk mengizinkan pasien pulang atau melanjutkan perawatan secara rawat jalan.
Flowchart  sistem  di  atas  digunakan  untuk  Perawatan  Pasien  Rawat  Inap  Berbasis  Android  untuk pemantauan  cairan  Infus  dapat  membantu  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  perawatan  pasien,  serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pengawasan cairan infus

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Monitoring Cairan Infus adalah suatu sistem yang digunakan untuk memantau dan mengontrol pemberian cairan  infus  pada  pasien  secara  akurat  dan  efisien.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem  ini  dapat meningkatkan  kualitas  perawatan  pasien,  mengurangi  risiko  kesalahan  dosis  obat,  dan  meningkatkan  efisiensi waktu tenaga medis. Dalam penelitian ini, dilakukan pengembangan dan implementasi sistem monitoring cairan infus pada sebuah rumah sakit. Sistem ini terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit. Sistem ini dapat membantu tenaga medis dalam memantau pemberian cairan infus pada pasien, mengingatkan tenaga medis jika ada perubahan pada pemberian cairan infus, dan memberikan laporan secara  otomatis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  sistem  monitoring  cairan  infus  dapat meningkatkan efisiensi waktu tenaga medis dalam memantau dan mengontrol pemberian cairan infus pada pasien, mengurangi risiko kesalahan dosis obat, dan meningkatkan kualitas perawatan pasien. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu tenaga medis dalam melakukan tindakan yang cepat dan tepat jika terjadi masalah pada pemberian cairan  infus.  Sistem  monitoring  cairan  infus  dapat  menjadi  solusi  yang  efektif  dalam  meningkatkan  kualitas perawatan  pasien  dan  mengurangi  risiko  kesalahan  dosis  obat  pada  proses  pemberian  cairan  infus.  Sistem Monitoring  cairan  infus  yang  dirancang  dalam  penelitian  ini  adalah  sistem  yang  digunakan  untuk  mengontrol peralatan medis atau peralatan rumah sakit. Pengendalian ataupun monitoring ini dapat dijalankan oleh pengguna melaluin  Handphone  pribadi  dengan  aplikasi  blynk  [18].  Sistem  tersebut  dibangun  dengan  menggunakan mikrokontroller Arduini Wemos D1R2 yang dilengkapi  dengan chip wifi/hospot yang nantinya bisa terhubung melalui android dengan bantuan sinyal wifi/hospot, dengan menggunakan 2 sensor yaitu sensor ultrasonik untuk mengetahui sisa cairan infus ataupun volume cairan infus dan sensor ultrasonic untuk mengukur suhu pada pasien. Cairan  infus  bila  habis.  Maka  aplikasi  akan  memberikan  suatu  notifikasi  pada  android  penjaga/perawat  yang

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI: 10.30865/mib.v7i3.6060
sedang  bertugas  sehingga  tidak  perlu  harus  bolak  balik  melihat  atau  keluarga  melaporkan  jika  cairan itu  telah habis. Bagian ini menyajikan hasil temuan berdasrkan tujuan yang ingin dicapai. Hasil kegiatan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan.

## 3.1 HardWare sensor dan Arduino
Gambar 2. Hubungan antar komponen Rangkaian hardware sistem
Pada hubungan antara wemos D1 R2 dengan sensor dihubungkan sesuai  tabel 1 untuk rangkaian gambar 2 diatas.  Sensor  ultrasonic  harus  terhubung  ke  breadboard  dan  langsung  disalurkan  di  wemos,  dan  begitu  pula dengan sensor suhu mlx90614.
Tabel 1. Pin Sensor Ultrasonik dan Wemos D1 R2 Ultrasonik Wemos DR1 DR2 Mlx90614 Wemos D1 R2 VCC GND VIN D13/SCK TRING D1/MOSI/D7 GND GND ECHO D12/MISO/D6 SCL D15/SCL GND GND SDA D14/SDA

## Funsi dari pin Ultrasonik
1. VCC = Untuk mengoneksikan Sensor ke power supply 5 volt arduino
2. TRING = Untuk memicu pemancaran gelombang ultrasonic
3. ECHO  =  Berfungsi  untuk  mendeteksi  gelombang ultrasonic  apakah sudah diterima atau belum
4. GND  =  Untuk  mengoneksikan  sensor  ke  power  supply  ground. Fungsi dari pin MLX90614
1. VIN = Untuk menyalakan sensor
2. GND = Untuk mengoneksikan sensor ke power supply
3. SCL  =  (Serial  clok)  untuk  mengoneksikan  transitor  bipolar  ekternal  ke mlx90614  untuk  mensuplai perangkat dari sumber ekternal 8 sampai 16 v,
4. SDA =  (Serial  data) untuk  input/output  dalam  mode  normal  suhu  objek yang diukur

## 3.2 Blok Diagram Rangkaian keseluruhan
Gambar 3 merupakan rangkaian diagram blok dari sensor ke mikrokontroler arduino untuk menghasilkan suatu data. Adaptor sebagai sumber energy yang disambungkan ke wemos D1 R2 lalu Breadboard sebagai perantara dari  sensor  ke  mikrokontroler,  lalu  mikrokontroler  akan  menyambungkan  dengan  wifi  dan  mengirim  data  atau informasi ke Blynk.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI: 10.30865/mib.v7i3.6060
Submitted: 04/04/2023 ; Accepted: 17/07/2023 ; Published: 23/07/2023
Gambar  3  diatas,  secara  keseluruhan  sistem  monitoring  Ciaran  infus  ini  ada  beberapa  masukan  dan keluaran. Sumber daya utma  yang digunakan adalah Adaptor. Mikrokontroler mengolah data dan masukan dan memberikan keluaran kepala aplikasi Blynk sebagai sarana informasi untuk para perawat.

## 3.3 Flowchart Sistem
Gambar  4  merupakan  flowchart  sistem  monitoring  cairan  infus  jika  di  jalankan.  Flowchart  ini  juga  dapat mengetahui data yang dikirim dari mikrokontroler ke bylnk. Memulai aplikasi ini, maka awal isntal dulu aplikasi blynk  dari  google  playstore  lalu  login  jika  tidak  berhasil  maka  akan  terus  mengulang  jika  berhasil  maka  akan masuk menu tampilkan monitoring dan akan muncul berapa sisa cairan infus dan suhu pada pasien,
Gambar 4. Flowchart sistem monitoring cairan infus

## 3.3 Menu Blynk
Aplikasi blynk dengan android  menggunakan email [20], maka akan masuk seperti pada gambar 5 diatas yang terdapat pada menu monitoringinfus BC1E9 yang didalamnya berisi tentang informasi volume pada cairan infus dan suhu pada pasien .

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI: 10.30865/mib.v7i3.6060
Submitted: 04/04/2023 ; Accepted: 17/07/2023 ; Published: 23/07/2023
Pada gambar 6, merupakan hasil yang ada pada menu monitoring infus BC1E9 yang terdapat volume infus dan suhu pada pasien [21]. Ketika suhu volume cairan infus dibawah 6 MM maka akan mengeluarkan notifikasi pada handphone sebanyak 80 kali secara beruntun dengan mengeluarkan bunyi dan getaran pada handphone atau android para perawat yang sedang berjaga diruang perawat [22].
Gambar 6. Hasil dalam menu monitoring infus
Pada  gambar  7,    apabila  volume  cairan  infus  dengan  sisa  dibawah  6  mm  yang  berarti  harus  segera digantikan oleh petugas dengan yang baru agar tidak ada gangguan keterlambatan, notifikasi tersebut akan keluar secara terus menerus sebanyak 80 kali pada handphone perawat.

## Gambar 7. Notifikasi blynk

## 3.4 Uji coba Hardware
Dalam  merakit  system  hardware  seperti  yang  terlihat  pada  gambar  8  sistem  monitoring  yang  dibangun menggunakan  mikrokontroller  Arduino  Wemos  D1R2  yang  dilengkapi  dengan  chip  wifi  dan  2  buah  sensor (Ultrasonik dan suhu mlx90614) yang telah terintegrasi tersebut dihubungkan dengan pin digital pada Arduino Wemos D1R2.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI: 10.30865/mib.v7i3.6060
Pada gambar 8 prototype sistem monitoring diatas terlihat dua sensor (ultrasonic dan suhu mlx90614) saling terintegrasi dengan mikrokontroller dengan ditengahi adaptor 5V bertegangan kurang lebih 3-5v dan bisa  juga diganti dengan carhger handphone yang dihubungkan USB yanag tersedia.
Gambar 9. Hardware dan media infus
Pada tampilan gambar 9 merupakan rangkaian alat monitoring sisa cairan infus beserta suhu mlx90614, sensor ultrasonic yang berada di diatas  botol  cairan  infus  untuk  mendeteksi  sisa  cairan  infusdan  sensor  suhu mlx9061.

## 3.5 Uji Coba Aplikasi
Proses sistem pertama kali dijalankan terlihat pada gambar 6, mikroskop kecil atau bertulis serial monitor untuk mengetahui apakah wemos dan sensor sudah berjalan atau belum, pastikan wemos juga terhubung pada jaringan hospot atau wifi yang tersedia [21].
Gambar 10. Running Program pada Arduino
Pada gambar 10, dijelaskan bahwa database dari kedua sensor yang masuk yaitu volume pada cairan infus dibaca dengan “Jarak” dan suhu dengan “Object” dan ketika cairan dibawah 6 mm akan mengirimkan notifikasi pada smartphone para perawat. Ketika sudah melihat running sudah berjalan kemudian masuk aplikasi blynk untuk melihat apakah yang lainnya juga sudah berjalan atau belum.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI: 10.30865/mib.v7i3.6060
Gambar 11. Tampilan running pada Blynk
Pada tampilan gambar 11, terdapat tabel hasil uji coba kalibrasi ultrasonik pada alat monitoring cairan infus.
Table 2. Tabel Uji coba No  Perhitungan manual Hasil Monitoring  Kesalahan Ukur  Presentase Kesalahan 1 500 Ml 502 Ml 2 Ml 0,3% 2 500 Ml 499 Ml 1 Ml 0,1% 3 500 Ml 497 Ml 3 ML 0,2% 4 500 Ml 488 Ml 12 Ml 1,4% 5 500 Ml 485 Ml 15 Ml 2,2% 6 500 Ml 483 Ml 17 ML 2,6% 7 500 Ml 481 Ml 16 Ml 2,4% 8 500 Ml 479 Ml 21 Ml 4,2% 9 500 Ml 479 Ml 21 Ml 4,2% 10 500 Ml 478 Ml 22 Ml 4,4% 11 500 Ml 501 Ml 1 Ml 0,2% 12 500 Ml 499 Ml 1 Ml 0,2% 13 500 Ml 482 Ml 18 Ml 3,6% 14 500 Ml 478 Ml 22 Ml 4,4% 15 0 Ml 0 Ml 0 Ml 0% 16 0 Ml 0 Ml 0 Ml 0% Prasentase Rata-rata kesalahan sebesar : 2,15% Keterangan Kesalahan Ukur : Tiap
500 Ml = 100 %
100 Ml = 20 %
50 Ml    = 1 % 5 Ml      = 1 % 1 Ml     = 0,2 %
Pengiriman data tiap 10-12 detik sekali, dan auto refresh pada aplikasi blynk tiap 5 detik sekali dengan prasentase kesalahan ukur sebesar 2,15 dari hasil pengukuran manual. Sehingga dalam prototype ini proses berbagi data  berhasil  dilakukan  karena  data  yang  di  miliki  ultrasonic  terhadap  cairan  infus  berhasil  disimpan  dalam database Blynk melalui Arduino Wemos D1R.

## 4. KESIMPULAN
Hasil uji coba sebanyak 16 kali, maka terdapat prosentase rata-rata kesalahan sebesar 2,15 % dari kesalahan ukur dari pengukuran manual. Uji coba system dapat dikatakan bahwa dengan aplikasi ini, maka optimasi Perawatan Pasien  Rawat  Inap  Berbasis  Android  untuk  pemantauan  cairan  Infus  merupakan  sebuah  solusi  teknologi  yang dapat  membantu  meningkatkan  kualitas  perawatan pasien  dan  mengurangi risiko  kesalahan  dalam  pengawasan cairan infus. Aplikasi Android dapat membantu tenaga medis dapat memantau cairan infus pasien secara real-time

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI: 10.30865/mib.v7i3.6060
Submitted: 04/04/2023 ; Accepted: 17/07/2023 ; Published: 23/07/2023
dan memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu tentang jumlah cairan infus yang sudah diberikan, dosis, waktu infus, dan lain-lain. Hal ini dapat memudahkan perawat dalam melakukan tindakan yang tepat jika terjadi ketidaksesuaian antara jumlah cairan infus yang diberikan dengan yang diresepkan oleh dokter.  Aplikasi ini juga memungkinkan dokter dan perawat untuk mengakses rekam medis pasien secara online dan memperoleh informasi yang  diperlukan  tentang  kondisi  pasien,  riwayat  medis,  dan  resep  obat.  Hal  ini  dapat  mempermudah  proses perawatan pasien dan meningkatkan koordinasi antara dokter dan perawat.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima kasih disampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan dukungan baik dan  dan  peralatan  lain  yang  telah  mendukung  terlaksananya  penelitian  ini.  Semoga  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi masyarakat dan dunia pengetahuan. Terima kasih juga atas apresiasi yang telah diberikan

## REFERENCES
[1] A.  Zainuri,  D.  R.  Santoso,  and  I.  Pendahuluan,  “Monitoring  dan  Identifikasi  Gangguan  Infus  Menggunakan Mikrokontroler AVR,” vol. 6, no. 1, pp. 49–54, 2012.
[2] I. Sucipta, J. W. Simatupang, C. Kaswandi, and I. Purnama, “Prototipe Pemantauan Tetes Cairan Infus Berbasis IoT Terkoneksi Perangkat Android,” no. February 2022, 2021, doi: 10.22441/jte.2021.v12i3.003.
[3] P. Bimbingan and K. Islam, “Dampak terapi doa terhadap pasien rawat inap di rumah sakit umum daerah meuraxa kota banda aceh,” 2021.
[4] A. Junaidi, “INTERNET OF THINGS , SEJARAH , TEKNOLOGI DAN PENERAPANNYA : REVIEW,” vol. I, no. 3, pp. 62–66, 2015.
[5] C.  Kerja,  D.  A.  N.  Manfaat,  and  A.  Kurniawan,  “SEJARAH  ,  CARA  KERJA  DAN  MANFAAT  INTERNET  OF THINGS,” pp. 36–41, 2009.
[6] P. Issn, “INTERNET OF THINGS ( IOT ) SISTEM PENGENDALIAN LAMPU,” vol. 4, no. 1, pp. 19–26, 2018.
[7] V.  Rahmadhani,  W.  Arum,  U.  Bhayangkara,  J.  Raya,  U.  Bhayangkara,  and  J.  Raya,  “LITERATURE  REVIEW INTERNET OF THINK ( IOT ): SENSOR , KONEKTIFITAS DAN QR CODE,” vol. 3, no. 2, pp. 573–582, 2022.
[8] M. W. Rija, “Pentingnya peran pasien dan keluarga untuk mencegah terjadinya bahaya di pelayanan kesehatan.”
[9] T. Pencegahan and I. Nosokomial, “personal hygiene .,” vol. 3, no. 1, 2017.
[10]  I. N. Mustafa, W. N. Dewi, and V. Elita, “Triage Implementation Knowledge among Patients ’ Families,” no. 18, 2022, doi: 10.26714/mki.5.2.2022.110-116.
[11]  N. Ulpah, L. Kamelia, T. Prabowo, T. Elektro, T. Elektro, and F. Sains, “ID : 36 Rancang Bangun Penyiraman Otomatis Berbasis IoT Menggunakan Smartphone Desaign and Implementation of Automatic Watering System using Smartphone Base on IoT,” no. November 2020, pp. 279–286.
[12]  G.  Priyandoko,  “Rancang  Bangun  Sistem  Portable  Monitoring  Infus  Berbasis  Internet  of  Things,”  vol.  3,  pp.  56–61, 2021.
[13]  M. R. Fadilah, D. Hirawan, T. Informatika, U. Komputer, J. Dipatiukur, and N. Bandung, “SISTEM MONITORING INFUS PASIEN DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MUTIARA HATI BERBASIS INTERNET OF THINGS.”
[14]  D.  Nataliana,  N.  Taryana,  and  E.  G.  I.  Riandita,  “Alat  Monitoring  Infus  Set  pada  Pasien  Rawat  Inap  Berbasis Mikrokontroler ATmega 8535,” vol. 4, no. 1, pp. 1–15, 2016.
[15]  N. Muljodipo, S. R. U. A. Sompie, R. F. Robot, M. Eng, J. T. Elektro-ft, and E. Nuryantomuljodipogmailcom, “Rancang Bangun Otomatis Sistem Infus Pasien,” vol. 4, no. 4, pp. 12–22, 2015.
[16]  D. Sasmoko et al., “IMPLEMENTASI PENERAPAN INTERNET of THINGS ( IoT ) PADA MONITORING INFUS MENGGUNAKAN ESP 8266 DAN WEB UNTUK BERBAGI DATA.”
[17]  G. W. Sasmito, “Penerapan Metode Waterfall Pada Desain Sistem Informasi Geografis Industri Kabupaten Tegal,” vol. 2, no. 1, pp. 6–12, 2017.
[18]  M. Artiyasa, A. N. Rostini, A. P. Junfithrana, P. Studi, T. Elektro, and U. N. Putra, “Aplikasi smart home node mcu iot untuk blynk,” vol. 7, no. 1, pp. 1–7, 2020.
[19]  R.  A.  Aristyo,  B.  Arifin,  and  M.  Ismail,  “BERMOTOR  BERBASIS  IoT  DENGAN  MENGGUNAKAN  MODUL NodeMCU dan APLIKASI ANDROID Blynk,” vol. 12, no. 1, pp. 14–24, 2021.
[20]  M.  A.  Laili  and  A.  Triayudi,  “DAN  APPS  BLYNK  BERBASIS  ANDROID  UNTUK  SISTEM  MONITORING KEAMANAN,” vol. 9, no. 2, pp. 119–125, 2022, doi: 10.30656/jsii.v9i2.5161.
[21]  H. A. Kusuma et al., Pemrograman Dasar Internet of Things Menggunakan ESP8266, no. September. 2022.
[22]  Y. R. Putung, “Rancang Bangun Monitoring Cairan Infus Dengan Arduino Nano Berbasis Android,” vol. 5, pp. 1–6, 2023.