DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.16 Vol. 1, No. 2, Desember 2021, Hal. 107-118 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## Rancang Bangun Alat Pemantau Infus Menggunkan Modul 433 Mhz dan Sensor Load Cell Berbasis Arduino Uno
Lilis T. Y. Tampubolon *1 , Indra Gunawan 2 , Zulaini Masruro Nasution 3 , Sumarno 4 , Heru Satria Tambunan 5
1,2,3,4,5 Teknik Informatika, STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar, Indonesia Email: 1 listabing@gmail.com, 2 Indra@amiktunasbangsa.ac.id, 3 zulaini@amiktunasbangsa.ac.id,
4 sumarno@amiktunasbangsa.ac.id, 5 heru@amiktunasbangsa.ac.id.

## Abstrak
Kesalahan  dalam  pemberian  cairan  infus  dapat  berakibat  buruk  kepada  pasien,  juga  apabila  terjadi  masalah seperti  penyumbatan  atau  kehabisan  cairan  jika  tidak  segera  ditangani  akan  berbahaya  bagi  pasien.  Infus  yang ada  saat  ini  penggunaannya  masih  secara  manual  dimana  kesalahan  seperti  tersebut  masih  sering  terjadi,  oleh karena itu penulis membuat suatu infus yang dapat bekerja secara otomatis. Pada penelitian ini, penulis membuat suatu  infus  otomatis  yang  dapat  memonitoring  infus  secara  berkala,  dimana  dokter  atau  suster  hanya  tinggal memantau di tempat mereka berjaga. Sensor yang digunakan pada alat ini yaitu Modul RF 433 Mhz dan sensor berat  (load  cell)  dengan  bantuan  Modul  HX-711.  Pada  penelitian  ini  digunakan  mikrokontroller  Arduino  Uno sebagai  data  untuk  monitoring  infus  jarak  jauh.  LCD,  buzzer  dan  LED  digunakan  sebagai  output  yang memudahkan dokter atau suster dalam memantau situasi infus. Hasil dari penelitian ini dimulai dari sensor berat dan Modul RF 433 Mhz yang mengirim data ke Arduino lalu kemudian di dalam Arduino data di proses sebelum mengaktifkan  output  berupa  lampu  LED  untuk  pemberitahuan  kondisi  infus  telah  habis  atau  infus  sedang berhenti.  Rancangan  alat  pemantau  infus  yang  dibuat  secara  keseluruhan  dapat  bekerja  dengan  baik  dan memungkinkan dapat diterapkan di rumah sakit.
Kata kunci : Arduino Uno, Infus, Modul RF 433 Mhz, Sensor Berat (Load Cell)

## Abstract
Errors in giving intravenous fluids can be bad for the patient, also if there are problems such as blockages or run out of fluid if not treated immediately will be  dangerous for patients. The current infusion is still manually used  where  errors  like  that  still  occur  frequently,  therefore  the  authors  make  an  infusion  that  can  work automatically.In this study, the authors make an automatic infusion that can monitor the infusion periodically, where the doctor or nurse only needs to monitor where they are on guard. The sensor used in this tool is the 433 Mhz RF Module and the weight sensor (load cell) with the help of the HX-711 Module. In this study, the Arduino Uno  microcontroller  was  used  as  data  for  remote  infusion  monitoring.  LCD,  buzzer  and  LED  are  used  as outputs that make it easier for doctors or nurses to monitor the infusion situation. The results of this study start from the weight sensor and the 433 Mhz RF Module which sends data to the Arduino and then in the Arduino the data is processed before activating the output in the form of an LED light for notification of the condition that the infusion has run out or the infusion is stopping. The design of infusion monitoring devices that are made as a whole can work welland allow it to be implemented in hospitals.
Keywords : . Arduino Uno, Infusion, RF Module 433 Mhz, Weight Sensor (Load Cell)

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  dunia  kesehatan,  infus  adalah  alat  medis  yang  digunakan  pada  kondisi  tertentu  untuk memberikan  cairan  kepada  tubuh  pasien  secara  periodik.  Kekentalan  dalam  cairan  infus  sangat beragam  dan  masuknya  kedalam  tubuh  juga  berbeda  kapasitasnya.  Untuk  pasien  yang  sedang  kritis diperlukan  obat-obatan  yang  kepekatannya  tinggi,  sedangkan  untuk  pasien  yang  tidak  terlalu  kritis diperlukan  cairan  pembantu  metabolisme.  Cairan  atau  obat-obatan  yang  dimasukkan  menggunakan infus langsung melalui pembuluh darah vena.
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.16 Vol. 1, No. 2, Desember 2021, Hal. 107-118 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Kita  ketahui  beberapa  rumah  sakit  pemantauan  tetesan  infus  masih  dilakukan  secara  manual, sehingga membutuhkan perhatian dari perawat rumah sakit untuk meninjau pasien tiap kamar dalam waktu yang telah diperkirakan. Botol infus yang sudah kosong harus segera ditukar dengan yang baru. Ketika  infus  habis  maka  pasien  dan  keluarganya  harus  segera  memberitahukan  pada  perawat  yang dinas  dengan  menekan  tombol  agar  perawat  segera  mengganti  botol  cairan  infus  dengan  yang  baru. Perawat  harus  memeriksa  kondisi  infus  dalam  waktu  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  sehingga perawat  harus  berulang-ulang  memeriksa  kondisi  pasien  supaya  tidak  terjadi  keterlambatan  ketika mengganti cairan infus pasien, keluarga pasien harus selalu memantau agar dapat memastikan pasien tetap  terjaga,  ini  juga  dapat  menjadi  imbas  buruk  bagi  keluarga  yang  menjaga  pasien  tanpa  istirahat yang dimana bisa menyebabkan jatuh sakit karena kurang istirahat.
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  ingin  merancang  sebuah  sistem  yang  dapat  memudahkan pekerjaan perawat dalam memantau proses infus. Dengan menggunakan sensor berat (load cell) untuk mengetahui  cairan  dibotol  infus  akan  habis  dan  Modul  RF  433  Mhz  sebagai  indikator  pemberitahu tanpa  kabel.  Serta  penggunaan  led  dan  buzzer  yang  dipasang  di  Nurses  Station  (NS)  atau  ruang perawat  sebagai indikator penerima  pemberitahuan  pada  saat  cairan  dibotol infus  akan  habis.  Ketika cairan  infus  akan  habis  maka  modul  RF  433Mhz  akan  memberikan  sinyal  peringatan  yang  akan menghidupkan led dan buzzer sebagai notifikasi berada di Nurses Station atau ruangan perawat.

## 1.1. Arduino
Arduino  Uno  adalah  papan  mikrokontroler  berdasarkan  ATmega328  (datasheet).  Dalam  bahasa Itali "Uno" berarti satu, maka jangan heran jika peluncuran Arduino 1.0 diberi nama Uno. Arduino ini berisi  semua  yang  diperlukan  untuk  mendukung  mikrokontroler,  untuk  mengaktifkan  cukup menghubungkannya  ke  komputer  dengan  kabel  USB  dengan  adaptor  AC-DC  atau  baterai.Arduino merupakan  kit  elektronik  atau  papan  rangkaian  elektronik  open  source  yang  di  dalamnya  terdapat komponen  utama  yaitu  sebuah  chip  mikrokontroler  dengan  jenis  AVR  dari  perusahaan  Atmel (Rumopa & Luther Mappadang, 2015).
Arduino  berbasis  mikrocontroller  ATMega  yang  dirilis  oleh  Atmel  dan  banyak  di  kembangkan didunia, berikut ini merupakan jenis-jenis dari Arduino:
1. Arduino Uno
2. Arduino Duemilanove
3. Arduino Leonardo
4. Arduino Mega2560
5. Arduino Intel Galileo
6. Arduino Pro Micro AT
7. Arduino Nano R3
8. Arduino Mini Atmega
9. Arduino Mega ADK
Gambar dari arduino bisa dilihat pada Gambar 1 di bawah ini:
Gambar 1. Arduino
Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari spesifikasi Arduino Uno pada Tabel 1 berikut:
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.16 Vol. 1, No. 2, Desember 2021, Hal. 107-118 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Tabel 1. Spesifikasi Arduino Uno No. Mikrokontroler Atmega 328 1. Tegangan Operasi 5V 2. Tegangan Input (disarankan) 7—12V 3. Batas Tegangan Input 6—2OV 4. Pin Digital I/O 14 (di mana pin 6 output PWM) 5. Pin Analog Input 6 6. Arus DC per I/O Pin 40 mA 7. Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 8. Flash Memory 32 KB (ATmega328) , di mana 0,5 KB digunakan olehbootloader 9. SRAM 2 KB (Atmega328) 10. EEPROM 1 KB (Atmega328) 11. Clock 16 MHz

## 1.2. Infus
Infus  adalah  fasilitas  untuk  pasien  yang  diberikan  oleh  rumah  sakit.  Alat  infus  ini  digunakan untuk memberikan cairan ataupun obat pasien. Pada beberapa rumah sakit, alat infus masih dipasang secara manual. Sehingga masih membutuhkan ekstra perhatian dari perawat rumah sakit untuk sering meninjau pasien tiap kamar (Hartanti, 2016).
Gambar 2. Infus
Pada Gambar 2 dapat kita lihat botol infus yang didalamnya terdapat cairan obat yang disalurkan ke dalam tubuh.

## Gambar 3. Selang Infus

## 1.3. Sensor
Sensor  adalah  alat  yang  mampu  menangkap  fenomena  fisika  atau  kimia  kemudian  mengubah menjadi sinyal elektrik baik arus listrik ataupun tegangan. Fenomena fisik yang mampu menstimulus sensor untuk menghasilkan sinyal elektrik meliputi temperatur, tekanan, gaya, medan magnet cahaya, pergerakan dan sebagainya (Adha et al., 2015). Sensor yang akan diperlukan dapat membantu penulis ketika  merancang  alat  pemantau  infus  berbasis  Arduino  Uno  agar  bekerja  dengan  baik  dalam memantau infus yang berhenti dan habis.
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.16 Vol. 1, No. 2, Desember 2021, Hal. 107-118 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Sensor Berat (load cell) merupakan sensor yang dirancang untuk mendeteksi tekanan atau berat sebuah beban, sensor load cell umumnya digunakan sebagai komponen utama pada sistem timbangan digital, dapat diaplikasikan pada jembatan timbangan yang berfungsi untuk menimbang berat dari truk pengangkut  bahan  baku,  pengukuran  yang  dilakukan  oleh  load  cell  menggunakan  prinsip  tekanan tersebut (Desmitha et al., 2019).
Sensor ini akan digunakan untuk menimbang berat pada infus agar infus dapat terdeteksi ketika habis. Pada Gambar 4 di bawah ini dapat kita lihat bentuk fisik dari sensor berat (load cell).

## Gamabar 4. Sensor Berat

## 1.4. Soket USB
Soket USB merupakan soket yang berupa kabel USB yang akan di sambungkan ke laptop atau komputer. Dimana nantinya, kabel USB sebagai berfunsi untuk mengirimkan program ke Arduino dan juga sebagai port komunikasi serial (Iman et al., 2021).

## 1.5. Modul RF 433 Mhz
RF Modul (modul frekuensi radio) adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengirim atau  menerima  sinyal  radio  antara  dua  perangkat.  RF  Modul  yang  paling  sering  digunakan  untuk aplikasi  pembuka  garasi,  sistem  alarm  nirkabel,  remote  kontrol,  aplikasi  sensor  pintar,  dan  sistem otomasi rumah nirkabel (Rohman et al., 2017).
Gambar 5. Modul RF 433 Mhz

## 1.6. Modul HX-711
Modul  HX-711  adalah  modul  yang  memudahkan  dalam  membaca  load  cell  dalam  pengukuran berat. Modul ini berfungsi untuk menguatkan sinyal keluaran dari sensor dan mengonversi data analog menjadi data digital (Desmitha et al., 2019).
Dengan menghubungkannya ke Arduino Uno, kita dapat membaca perubahan resistansi dari load cell. Pada saat proses kalibrasi kita akan menerima pengukuran berat dengan akurat yang tinggi. Pada Gambar 6 di bawah ini dapat kita lihat bentuk fisik dari Modul HX-711.
Gambar 6. Modul HX-711

## 1.7. Buzzer
Buzzer  adalah    sebuah    komponen  elektronika    yang    dapat    mengubah    sinyal  listrik    menjadi getaran    suara.    Pada  umumnya,  buzzer  adalah  sebuah  perangkat  audio  ini  sering  digunakan  pada
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.16 Vol. 1, No. 2, Desember 2021, Hal. 107-118 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
rangkaian  anti maling, pada  jam tangan, peringatan  mundur pada  truk  dan  perangkat  peringatan bahaya lainnya (Bernandus et al., 2019).

## Gambar 7. Buzzer

## 1.8. LCD (Liquid Crystal Display)
Untuk  memudahkan  penulis  dalam  melakukukan  pengamatan,  uji  coba  dan  simulsai  untuk membaca keadaan cuaca serta pergerakkan Motor DC, maka penulis menggunakan sebuah alat LCD (Liquid  Crystal  display).  LCD  (Liquid  Crystal  Display)  digunakan  untuk  menampilkan  informasi elektronik seperti teks (huruf), angka atau simbol (Siswanto & Winardi, 2015).
Gambar 8. LCD ( Liquid Crystal Display

## 2. METODE PENELITIAN
Metodologi yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan sistem yang dibuat meliputi dua metode yaitu metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem.

## 2.1. Perancangan Penelitian
Pada perancangan penelitian ini  dimulai dari pengambilan data yang  kemudian diolah sehingga menghasilkan output sebagai berikut:
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.16 Vol. 1, No. 2, Desember 2021, Hal. 107-118 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## 2.2. Alat Analisis Data
Dalam perancangan alat pemantau infus menggunakan Modul RF 433 Mhz dan sensor berat (load cell)  berbasis  Arduino  Uno,  maka  diperlukan  data  atau  teknik  analisis  data.  Di  dalam  analisis  data peneliti  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  yang  penyajian  datanya  dalam  bentuk  tabel  yang terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).

## 2.3. Instrumen Penelitian
Adapun  instrumen  dalam  penelitian  yang  digunakan  untuk  pengujian  kinerja  instrumen  alat pemantau infus berbasis microcontroller Arduino Uno diantaranya adalah:
1. Penguji ahli dalam bidang medis berfungsi menilai alat ini layak diuji coba atau direvisi kembali.
2. Penguji ahli bidang elektro berfungsi untuk menilai alat ini dari tinjauan ilmu elektro.

## 2.4. Diagram Aktifitas Kerja Penelitian
Untuk  menghidupkan  rangkaian  Arduino  diperlukan  sumber  listrik.  Tetapi  jika  arus  listrik  mati Arduino  tetap  dapat  hidup  melalui  kabel  USB  yang  bersumber  pada  baterai,  powerbank  atau sejenisnya.  Sedangkan  rekomendasi  tegangan  Arduino  berkisaran  6  VCD  sampai  dengan  12  VCD. Kemudian input didapat dari sensor berat dan Modul RF 433 Mhz yang mengirim data ke Arduino lalu kemudian  di  dalam  Arduino  data  di  proses  sebelum  mengaktifkan  output  berupa  lampu  LED  untuk pemberitahuan kondisi infus telah habis atau infus sedang berhenti.
Gambar 10. Alur Kontrol Infus Berbasis Arduino
Keterangan  Gambar  10  pada  saat  Arduino  Uno  dihidupkan,  yang  pertama  dilakukan  adalah inisialisasi  pada  sensor,  kemudian  setelah  itu  arduino  akan  melakukan  peroses  pembacaan  sensor secara bersamaan.
1. Mulai, menghidupkan alat.
2. Baca sensor, sensor menyala kemudian membaca kondisi infus.
3. Tampil di LCD, hasil yang di dapat dari sensor kemudian di tampilkan di LCD.
4. Sensor  Berat  (load  cell), sensor ini  mengukur  berat pada  infus  500  ml  maka  buzzer  dan  led  off, ketika berat infus ada di kisaran 20 ml maka buzzer dan led on.
5. Modul RF 433 Mhz, alat ini mendeteksi kondisi habis atau masih berisi, ketika normal buzzer dan led off, ketika infus habis buzzer dan led on.
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.16 Vol. 1, No. 2, Desember 2021, Hal. 107-118 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## 2.5. Pemodelan Metode
Pada pemodelan atau perancangan sistem dijelaskan mengenai komponen yang digunakan dalam pembuatan alat pemantau infus.
a. Perancangan Mekanik/ Pemodelan
Pada  perancangan  mekanik  terdiri  dari  perencanaan  desain  mekanik  perangkat  keras  yang mendukung kinerja. Pembuatan perangkat mekanik terdiri dari perencanaan desain mekanis yang mendukung kinerja alat dan berkarakter sesuai pada kondisi sesungguhnya. Perencanaan ini terdiri dari pengaturan peletakan posisi Infus, LCD, Arduino Uno, Sensor berat (Load Cell), Modul RF 433 Mhz, buzzer dan LED dilihat pada Gambar 11 di bawah ini.
Gambar 11. Rangkaian Mekanik
b. Diagram Blok
Berikut adalah Blok Diagram Sistem Pemantau Infus.

## Gambar 12. Diagram Blok
Dari Gambar 12 di atas dapat diuraikan fungsi tiap blok rangkaian sebagai berikut:
a.  Blok  Adaptor  merupakan  bagian  pada  perancangan  alat  yang  berfungsi  sebagai  pemberi tegangan atau catu daya untuk mengaktifkan seluruh komponen. Sumber tegangan untuk alat ini adalah Adaptor 5-12 V untuk mengaktifkan Arduino Uno serta perangkat lainnya.
b.  Blok Sensor Berat (load cell) yang berfungsi sebagai input pin analog dari board Arduino Uno untuk mengukur berat infus
c.  Blok Modul HX-711 juga berfungsi sebagai inputan pin analog dari board Arduino Uno untuk membantu sensor berat (load cell) dalam membaca load cell dalam pengukuran berat.
d.  Blok Modul RF 433 Mhz  berfungsi sebagai input pin analog dari board Arduino Uno untuk memberikan informasi keadaan infus tanpa kabel ke ruangan perawat
e.  Blok  Arduino  Uno  yang  berfungsi  untuk  mengolah  data  dari  hasil  deteksi  sensor  air,  dan sensor cahaya dari lingkungan luar.
f.  Blok LCD yang berfungsi untuk menampilkan hasil yang di dapat dari sesnsor yang di kelola oleh Arduino Uno.
g.  Blok Buzzer yang berfungsi sebagai alarm untuk pemberitahuan apabila infus habis.
h.  Blok LED yang berfungsi untuk penanda ruangan.
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.16 Vol. 1, No. 2, Desember 2021, Hal. 107-118 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan dari pengujian dan pembahasan sistem ini adalah untuk mengetahui kinerja dari alat satu persatu maupun secara keseluruhan sistem. Pengujian kinerja alat dan keseluruhan sistem didasarkan pada  perancangan  sistem.  Hasil  dari  pengujian  ini  akan  digunakan  untuk  dasar  menentukan kesimpulan dan kekurangan dari sistem agar sesuai dengan perancangan sistem.
Pengujian yang akan dilakukan adalah pengujian masing-masing blok rangkaian. Setelah semua blok rangkaian akan diuji, pengujian berikutnya adalah pengujian keseluruhan sistem. Pengujian pada keseluruhan  sistem  ini  berfungsi  untuk  mengetahui  bagaimana  kinerja  dan  tingkat  keberhasilan  dari sistem tersebut.
Pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Pengujian PowerBank Shiled.
2. Pengujian Load Cell.
3. Pengujian LCD.
4. Pengujian LED.
5. Pengujian Module RF 433 Mhz.
6. Pengujian keseluruhan.

## 3.1. Pengujian LCD
Pada  pengujian  LCD  bertujuan  untuk  mengetahui  Arduino  ini  bisa  menampilkan  karakter  pada LCD dan menampilkan maksimal 16 karakter pada LCD tersebut. Berikut ini adalah hasil pengujian LCD melalui Arduino Uno sebelum merancang keseluruhan alat .

## Gambar 13. Hasil Pengujian LCD
Dari rangkaian di atas, arduino telah digubungkan pada SCL pada LCD ke pin A5 Arduino, SDA pada LCD ke A4 Arduino, VCC pada LCD ke 5V Arduino, dan Menghubungkan GND pada LCD ke GND Arduino.

## 3.2. Pengujian Pada Powerbank Shiled
Pada  pengujian  Powerbank  Shiled  ini  dilakukan  dengan  menghubungkan  Powerbank  Shiled  ke Arduino Uno.
Gambar 14. Hasil Pengujian Powerbank Shiled
Dari  rangkaian  di  atas,  Powerbank  Shiled  telah  dihubungkan  ke  Arduino  Uno,  B+  pada TP4056 ke B+ pada baterai, B- pada TP4056 ke B- pada baterai, OUT + pada TP4056 ke IN + pada STEP UP 5V, dan OUT – pada TP4056 ke IN – pada STEP UP 5V.
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.16 Vol. 1, No. 2, Desember 2021, Hal. 107-118 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## 3.3. Pengujian Pada Load Cell
Pada  pengujian  Load  Cell  ini  dilakukan  dengan  mengukur  suatu  obyek  atau  benda  untuk mengetahui berat obyek atau benda tersebut, pada pengujian ini bertujuan untuk mengetahui load cell berfungsi dengan baik atau tidak. Berikut ini adalah hasil dari pengujian terhadap sensor load cell pada saat ada beban dan tidak ada beban infus.

## Gambar 15. Pengujian Load Cell Tanpa Beban Infus
Dari rangkaian di atas, menghubungkan antara analog 0 pada Arduino ke data di modul HX711, menghubungkan analog 1 pada Arduino ke SCK di modul HX711, menghubungkan VCC pada modul HX711  ke  5V  di  Arduino,  menghubungkan  GND  pada  Arduino  ke  GND  di  modul  HX711, menghubungkan E+ pada modul HX711 ke kabel berwarna merah pada load cell, menghubungkan E- pada modul HX711 ke kabel berwarna hitam pada load cell, menghubungkan A+ pada modul HX711 ke  kabel  berwarna  hijau  pada  load  cell,  dan  menghubungkan  A-  pada  modul  HX711  ke  kabel berwarna putih pada load cell.
Berdasarkan Gambar 15 di atas dapat disimpulkan bahwa sensor Load Cell dapat bekerja dengan baik ketika tidak ada beban infus. Berikut ini pengujian Load Cell pada saat ada beban infus dengan tampilan LCD.
Gambar 16. Pengujian Sensor Load Cell Diberi Beban

## 3.4. Pengujian Keseluruhan Alat
Pengujian  pada  keseluruhan  alat  ini  bertujuan  agar  mengetahui  alat  dapat  bekerja  dengan  baik. Berikut adalah peralatan yang digunakan pada pembuatan alat dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Peralatan alat No Peralatan 1 Ardunino 2 Sensor Load Cell 3 Modul HX711 4 Modul 433MHz 5 PowerBank 6 Buzer dan LED 7 Infus 8 Kabel Jumper 9 Laptop 10 Kabel USB 11. Software Arduino IDE
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.16 Vol. 1, No. 2, Desember 2021, Hal. 107-118 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Berikut ini adalah hasil keseluruhan alat tanpa infus bisa dilihat pada Gambar 17 merupakan hasil rangkaian  keseluruhan  alat  yang  telah  penulis  rancang  agar  dapat  bekerja  dengan  baik  dalam memantau kondisi infus.
Gambar 17. Rangkaian Tanpa Infus
Pada  gambar  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  setelah  melalui  pengujian  tiap-tiap  alat  berjalan dengan baik. Hasil dari keseluruhan alat menggunakan infus dapat dilihat pada Gambar 18 di bawah ini.
Gambar 18. Hasil Keseluruhan Alat
Pada  gambar  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  alat  yang  telah  dirancang  oleh  penulis  dapat bekerja dengan baik sesuai yang di harapkan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  didapat  kesimpulan  yaitu    Rancang  Bangun Alat Pemantau Infus Menggunakan Modul RF433MHZ Dan Sensor Load Cell Berbasis Arduino Uno telah  berhasil  dirancang  dan  dibuat  dengan  menggunakan  mikrocontroller  Arduino  Uno  dan Microcontroller  Arduino  Uno  ATMega328p   yang  dikombinasikan  dengan  Modul  RF 433 MHz dan LCD dapat bekerja dengan baik sehingga perancangan pemantau infus otomatis bekerja sesuai dengan yang  diharapkan.serta  hasil  pengujian  sensor  load  cell  berfungsi  dengan  baik  dalam  medeteksi  berat dari  infus.  Sedangkang  saran  dari  penelitian  ini  dapat  dijadikan  landasan  pengembangan  penelitian selanjutnya terutama bila ditambahkan sensor lainnya yang belum ada pada penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Adha, O. P., Muid, A., & Brianorman, Y. (2015). Prototipe Sistem Buka Tutup Atap Jemuran Pakaian Menggunakan Mikrokontroler Atmega8. Jurnal Coding, Sistem Komputer Untan , 03 (1), 20–29. Prototipe, Jemuran Otomatis, Mikrokontroler ATMega8.%0A
Bernandus,  Tarigan,  J.,  &  Tanesib,  J.  L.  (2019).  Perancangan  Sistem  Pendeteksi  Banjir  Dengan Menggunakan Sensor HC-SR 04 Berbasis Arduino Uno. Jurnal Biotropikal Sains , 16 (3), 1–9.
Desmitha,  F.,  Kurniawan,  W.,  Satya,  U.,  Indonesia,  N.,  &  Cell,  S.  L.  (2019). RANCANG  BANGUN SISTEM MONITORING VOLUME INFUS BERBASIS ARDUINO MEGA 2560  PADA RUMAH SAKIT UMUM . I , 81–92.
Hartanti, R. S. (2016). Analisis Konsentrasi Cairan Infus Terhadap Tegangan Pada Sensor Infus. JIPF (Jurnal Ilmu Pendidikan Fisika) , 1 (2), 45. https://doi.org/10.26737/jipf.v1i2.62
Iman, B., Dawolo, S., Safii, M., Gunawan, I., Parlina, I., & Saputra, W. (2021). Rancang Bangun Alat
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.16 Vol. 1, No. 2, Desember 2021, Hal. 107-118 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Penghapus Papan Tulis Otomatis Berbasis Arduino Uno Menggunakan Sensor Suara . 1 (1), 11– 20.
Rohman,  F.  S.  N.,  Fikri,  A.  A.,  Fuad,  A.  N.,  Rohim,  R.,  &  Firmansyah,  R.  (2017).  Telemetri Flowmeter  Menggunakan  RF  Modul  433MHz. JEEE-U  (Journal  of  Electrical  and  Electronic Engineering-UMSIDA) , 1 (1), 8–14. https://doi.org/10.21070/jeee-u.v1i1.9
Rumopa, V. W., & Luther Mappadang, J. (2015). Kontrol Penerangan Ruangan Menggunakan Sensor Suara ( Speech Recognition ) Berbasis Android. Tugas Akhir .
Siswanto,  D.,  &  Winardi,  S.  (2015).  Jemuran  Pakaian  Otomatis  Menggunakan  Sensor  Hujan.
Narodroid , 1 (2), 66–73.
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.16 Vol. 1, No. 2, Desember 2021, Hal. 107-118 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## Halaman Ini Dikosongkan