## Karakteristik Dosismetri dari Sektor Kolimator Gamma Knife Perfexion
Jhon Wesly Manik * , Eko Hidayanto, Heri Sutanto
Departeman Fisika  Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah 50275, INDONESIA
*e-mail: jhon.wesly@st.fisika.undip.ac.id

## Abstract
This study was conducted to evaluate the dosismetry of sector 1-8 collimator 4 mm, 8 mm, 16 mm for the dose rate of Gamma Knife Perfexion. The measurement method for determining the dosimetry of sectors  1-8  is  done  by  calculating  the  dose  rate  using  chamber  ionization  detector  by  convert  to Electromter.  For  calculating  the  dose  rate  of  each  collimator  size  4  mm,  8  mm,  16  mm  using  rules from American Association of Physicists in Medicine Task Grup 51. The dosimetry of the sectors 1 to 8 in the 4 mm, 8 mm, and 16 mm 4, 42.46%, 97.35%, 126.16%
Keywords: Gamma Knife Perfexion, Elektrometer, Detector Ionisasi Chamber Dosimetri Gamma Knife, AAPM TG 51

## PENDAHULUAN
Teknologi Gamma Knife merupakan alat  terapi  yang  baik  dan  aman  kerena tingkat  radiasi  ke  jaringan  sehat  sekitarnya berada  dalam  kadar  yang  sangat  rendah.
Gamma  Knife adalah  sebuah  alat  terapi kesehatan  yang menggunakan sinar gamma dari  Kobalt-60 (radiosurgery) untuk  terapi pengobatan  tumor  atau  kelainan  lainnya yang  ada  di  otak  tanpa  harus  membedah tulang. Teknologi Gamma Knife digunakan sejak  40  tahun  yang  lalu  dan  lebih  dari 800.000  pasien  diseluruh  dunia  telah mendapatkan  manfaat  yang  lebih  baik dalam  proses  pengobatan  berbagai  indikasi dengan  risiko  yang  lebih  sedikit  daripada operasi  terbuka. Gamma  Knife  Perfexion
memiliki  teknologi  yang  sangat  baik dikelasnya (Ganz, 2011).
Pada  tahun  2006 Gamma  Knife diproduksi  ulang,  yang  dinamakan  dengan Gamma  Knfe  Perfexion.  Gamma  Knfe Perfexion memiliki ukuran kolimator 4 mm, 8 mm,16 mm dan memiliki 8 sektor dengan jumlah  kolimator  192  (Lijun  et  al,  2008). Sedangkan Gamma  Knife  4C yang merupakan  generasi  sebelumnya  (Novotny et  al,  2008). Gamma  Knife  Perfexion memiliki sistem  kolimator  stasioner  pada sekali  tembakan  (radiasi)  meliputi  tiga kolimator  dengan  memberikan  dosis  tinggi ke  volume  target,  dengan  memfokuskan sinar gamma melalui penampang kolimator. Untuk mengarahkan ke target volume  yang kecil Gamma  Knife  Perfexion memiliki
prinsip stereotaktik yang  dibantu  oleh Frame adaptor .
Pemanfaatan teknologi Gamma
Knife Perfexion juga  mempunyai  dampak negatif  yaitu  jika  terjadi  kebocoran  radiasi, di  mana  radiasi  yang  keluar  tidak  sesuai dengan  yang  diinginkan  saat  melalukan penyinaran  pada  pasien  (Kutcher  et  al, 1995). American  Association  of  Physicists in  Medicine (AAPM)  merekomendasikan bahwa  dosis  yang  diberikan  pada  pasien mempunyai ketidakakuratan yang diperbolehkan berada pada jangkauan ± 3% (Schlesinger  et  al,  2009).  Pemberian  dosis optimum  pada  penyinaran Gamma  Knife Perfexion sangat diperlukan guna mencapai keberhasilan pengobatan, sebagai salah satu fungsi kendali kualitas dan jaminan kualitas (Chung et al, 2011).
Untuk memastikan dan
meminimisasi  dampak  adanya  kebocoran atau kelebihan dosis radiasi yang dipancarkan  pada  pengobatan  kanker  atau tumor  di  kepala  dengan Gamma  Knife Perfexion, maka  penelitian  ini  dilakukan untuk mengevaluasi dosismetri menggunakan  detektor ionisasi  chamber dengan dikonversi menggunakan alat elektrometer  dengan  menggunakan  aturan dari AAPM TG.51  D DW = KTP. N D1W .M.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi  akurasi  dosimetri  kolimator
setiap  sektor  1-8  pada  kolimator  4  mm,  8 mm, 16 mm pada Gamma Knife Perfexion.

## METODE PENELITIAN
Penentukan  faktor  kalibrasi  dari keluaran  konversi  elektrometer  dilakukan oleh  BATAN.  yaitu  0.2993  mGy/ 𝜇 c. Detektor ionisasi  chamber yang  akan dipapar  radiasi    dari  alat Gamma  Knife dengan sumber kobalt-60 dan nilai paparan radiasi  akan  dikonversi  menggunakan elektrometer  dan  faktor  korelasi  suhu  dan tekanan akan dihitung dengan menggunakan  aturan  dari  AAPM  TG.51 selama  sepuluh  menit  setiap  sektor  dan setiap  satu  menit  faktor  konversi  dihitung pada  sektor  1-8  pada  kolimator  4  mm,  8 mm,  16  mm  dengan  menggunakaan persamaan 1 dan 2.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran untuk menentukan dosimetri  dilakukan  dengan  menghitung D DW adalah  laju  dosis  (Gray/menit) menggunakan  aturan  dari  AAPM  TG.51 dengan persamaan
D DW = KTP. N D1W .M (1)
tahapan pengukuran laju dosis menggunakan  faktor  konversi  elektrometer (N D1W )  yaitu  0.2993  Gy/menit  sedangkan M  adalah  nilai  muatan  yang  terukur  di elektrometer  (nC  atau  pC)  dan  untuk
mencari  faktor  korelasi  suhu  dan  tekanan (KTP) menggunakan persamaan:
KTP =( 7 . +𝑇 7 . +𝑇0 ) 𝑝0 𝑃 (2)
Berikut  salah  satu  hasil  pengukuran detektor yang diubah menjadi besaran fisika melalui elektrometer terhadap radiasi. Tabel 1. Sektor 1 Waktu (Menit) kolimator 16 kolimator 8 kolimator 4 1 822.4 657.0 281.5 2 822.6 657.1 281.4 3 822.7 657.1 281.4 4 822.5 657.2 281.3 5 822.7 657.0 281.4 6 822.6 657.1 281.4 7 822.5 657.1 281.3 8 822.8 657.4 281.2 9 822.7 657.5 282.3 Temperatur T 21,1 0 C Pressure 1007.6 hPa
Setiap  satu  menit  pada  kolimator  yang ditujukan pada tabel 1 – 8 setiap sektornya.
Hasil data pengukuran tabel.1 sektor 1 akan dilakukan perhitungan menggunakan
persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan laju dosis  setiap  menitnya  pada  sektor  1 kolimator  4  mm,  8  mm,  16  mm  dengan satuan Gy/menit dibawah ini. Tabel II. Pengukuran Laju Dosis (Gy/menit) Sektor Laju dosis Kolimator 4 mm Kolimator 8 mm Kolimator 16 mm 1 0.865 2.019 2.527 2 0.847 1.934 2.505 3 0.844 1.895 2.514 4 0.854 1.897 2.526 5 0.861 1.907 2.542 6 0.847 1.887 2.526
7 0.846 1.901 2.512 8 0.855 1.960 2.515 Tabel III. Kolimator 4 mm Sektor Laju Dosis (Gy/menit) Akurasi dosimetri (%) Film Gafcromik Standart (Elektrometer) 1 1.994 0.865 - 134,58 2 1.994 0.847 - 135,41 3 1.994 0.845 - 135,97 4 1.994 0.854 - 133,48 5 1.994 0.861 - 131,59 6 1.994 0.847 - 135,41 7 1.994 0.846 - 135,69 8 1.994 0.855 - 133,21 Tabel IV Kolimator 8 mm Sektor Laju Dosis (Gray/menit) Akurasi  dosimetri (%) Film Gafcromik Standar (Elektrometer) 1 1.994 1.984 99.5 % 2 1.994 1.934 97.5 % 3 1.994 1.895 94.6 % 4 1.994 1.897 94.9 % 5 1.994 1.908 99.4 % 6 1.994 1.887 94.6 % 7 1.994 1.901 95.4 % 8 1.994 1.968 98.7 %

## Kakarteristik Dosimetri dari Sektor Kolimator
Table V Kolimator 16 mm Sektor Laju Dosis (Gray/menit) Akurasi dosimetri (%) Film Gafcromik Standar (Elektrometer) 1 1.994 2.484 19,72 2 1.994 2.505 20,39 3 1.994 2.515 20,31 4 1.994 2.526 20,62 5 1.994 2.543 21.73 6 1.994 2.526 21.06 7 1.994 2.512 20,62 8 1.994 2.515 20,71

## KESIMPULAN
Dari  hasil  pengukuran  untuk  akurasi dosimetri pada  Gamma  Knife  Perfexion menggunakan alat elektrometer dan detektor  ionisasi  chamber  mendapatkan nilai akurasi rata rata pada kolimator 4 mm, 8  mm,  16  mm  berturut-turut  -134,54  %,  - 3.18 %, 20.645 % Akurasi dosismetri yang terbik  adalah  kolimator  8  mm  (Schlesinger et al, 2009).

## DAFTAR PUSTAKA
Menard, K., O ’ Shaughnessy, B., Payne, A. A., Kotlyachkov, O., & Minaker, B.
(2015). The Effectiveness of Tutorials in Large Classes: Do they matter?. Toronto: Higher Education Quality Council of Ontario.
Nugroho,  B.  A.  (2005). Strategi  Jitu Memilih Metode Statistika Penelitian dengan SPSS . Yogyakarta: Penerbit Andi. Sugiyono. (2013). Metode  Penelitian Pendidikan . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Sumarmo.  (2006). Kemandirian  Belajar: Apa,  Mengapa  dan  Bagaimana Dikembangkan Pada Peserta Didik .
Makalah  pada  Seminar  Pendidikan
Matematika di UNY.
UNPAR, F. (2015/2016). Petunjuk Pelaksanaan  Akademik.  Retrieved from  Fakultas  Teknik,  Universitas Katolik Parahyangan: http://ft.unpar.ac.id/informasi-
untuk-mahasiswa/petunjuk- pelaksanaan-akademik/
UPI.(n.d.). S_E0351_055055_Chapter2.
Retrieved  from  Research  UPI:
http://a- research.upi.edu/operator/upload/s_ e0351_055055_chapter2(1).pdf
Utari,  R.  (2012). Taksonomi  Bloom:  Apa dan Bagaimana Menggunakannya? .
Widyaiswara Madya, Pusdiklat
KNPK.
Uyanto,  S.  S.  (2009). Pedoman  Analisis
Data  dengan  SPSS .  Yogyakarta:
Graha Ilmu.