## PERANCANGAN MODIFIKASI ANTENA KUPU – KUPU PANJANG DUAL FREKUENSI UNTUK APLIKASI HYPHERTHERMIA
Hanalde Andre, Kiki Kananda, Agus Rahmad Timor , Khairullah, Erliwati, Zulka Hendri Program Studi Teknik Elektromedik
Politeknik Kesehatan Siteba Padang Jl. Jhony Anwar No. 17A Lapai Padang
Hanalde.andre@gmail.com
Abstrak — Radiasi  gelombang  elektromagnetik  pada  alat  terapi  hypherthermia  digunakan  secara  klinis untuk memanaskan jaringan dalam tubuh manusia. Peningkatan temperatur tidak diikuti oleh jaringan luar tubuh.  Penggunaan  gelombang  elektromagnetik  pada  frekuensi  915  dan  2450  MHz  telah  terbukti  dan banyak digunakan dalam hypherthermia. Perancangan modifikasi antenna kupu – kupu panjang dilakukan dengan  simulasi  menggunakan  metoda  elemen  hingga.  Hasil  simulasi  menunjukan  modifikasi  antenna dapat bekerja pada kedua frekuensi hypherthermia. Bentuk optimal antena menghasilkan nilai return loss (RL)  -16.6295dB pada frekuensi 915 MHz dan   -18.2697dB pada frekuensi 2450 MHz.
Kata Kunci : Hyperthermia, frekuensi ganda, Aplikasi Antena,
Abstract — Therapy  device  of  Electromagnetic  Wave  radiation    hypherthermia  used  clinically  to  heat tissue in the human body. Increased temperatures are not followed by tissue outside the body. The use of electromagnetic  waves  at  frequencies  915  and  2450  MHz  has  been  proven  and  widely  used  in hypherthermia. The design modifications butterfly antenna done by simulation using finite element method. The  simulation  results  show  the  modification  of  antenna  can  work  in  both  frequency  hypherthermia. Optimal  shape  of  the  antenna  produce  'return  loss'  (RL)  -16.6295  dB  at  a  frequency  of  915  MHz  and  - 18.2697 dB at frequency 2450 MHz.
Keywords : Hyperthermia, Dual Frequency, Antenna Application

## 1. PENDAHULUAN
Penggunaan  gelombang  elektromagnetik telah  teruji  secara  klinis  dan  terbukti  dapat digunakan  dalam  alat  terapi  kesehatan.  Radiasi gelombang  elektromagnetik  yang  diradiasikan terhadap  tubuh  dapat  meingkatkan  temperature jaringan dalam tanpa mempengaruhi temperature  kulit  pasien.  Salah  satu  aplikasi radiasi  gelombang  elektrmagnetik  digunakan pada alat hypherthermia.
Alat  Hypherthermia  dapat  meningkatkan temperature  jaringan  hingga  40  –  45 o C  dan umumnya digunakan sebagai alat terapi penyakit kanker. Penggunaannya dikombinasikan dengan metode  terapi  lain,  seperti  kemoterapi.  Butuh waktu yang lama sebelum potensi hypherthermia dapat didemonstrasikan dalam penelitian. Tujuan  umum  yang  ingin  didapatkan  adalah untuk meningkatkan distribusi temperature yang homogen  dalam  tubuh  tanpa  meningkatkan temperaur  jaringan  tubuh  bagian  luar.[1-3]
radiasi  gelombang  pendek  yang  dihasilkan hyperthermia ke dalam jaringan dapat menstimulasi  proses  perbaikan,  meningkatkan aktivitas obat, meningkatkan efisiensi pemulihan dari  rasa  sakit,  membantu  pengeluaran  racun dalam  tubuh,  meningkatkan  pergerakan  tendon dan  mengurangi  kekakuan  dan  sendi.  Lebih lanjut, hyphertherma dapamembantu pengeringan  jaringan  local,  meningkatkan metabolisme dan perkembangan membran sel.
Frekuensi yang umum telah digunakan dalam terapi kesehatan adalah 2450, 915, 434 (dengan pendingin  permukaan)  dan  27.12  MHz.[4] Perbedaan  frekuensi  ini  disesuaikan  dengan dalam  jaringan  yang  ingin  diterapi.  Efisiensi gelombang elektromagnetik berhubungan dengan  kemampuan  alat  untuk  meningkatkan temperature pada kedalaman jaringan. [5-7]
Perangkat  yang  dapat  digunakan  untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik adalah  antenna.  Berbagai  jenis  antenna  telah diteliti dan digunakan pada aplikasi
hypherthermia. Efisiensi dari gelombang elektromagnetik  yang diradiasikan  sangat bergantung  dari  karakteristik  antenna  tersebut. Pada  penelitian  in  akan  dirancang  penggunaan antenna  kupu  –  kupu  panjang  dengan  dua frekuensi  2450  dan  915  MHz  untuk  aplikasi hyperthermia [4].
Perancangan  antenna  kupu  –  kupu  panjang menggunakan  metode  elemen  hingga  ( finite element  method  –  FEM ).  Hasil  simulasi perbandingan karakteristik antenna kupu – kupu panjang akan dibahas hingga didapatkan bentuk antenna  kupu  –  kupu  panjang  yang  dapat beroperasi pada frekuensi 2450 dn 915 MHz.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pengertian Hipertermia
Hipertermia  adalah  kondisi  kegagalan pengaturan  suhu  tubuh  ( termoregulasi )  akibat ketidakmampuan tubuh melepaskan / mengeluarkan  panas  (misal  pada heat  stroke ) atau produksi panas yang berlebihan oleh tubuh dengan pelepasan panas dalam laju yang normal.
Hipertermia  adalah  peningkatan  suhu  tubuh di  atas  titik  pengaturan  hipotalamusbila mekanisme  pengeluaran  panas  terganggu  (oleh obat  dan  penyakit)  atau  dipengarhuioleh  panas eksternal (lingkungan) atau internal (metabolik) Sengatan panas (heat stroke) per definisi adalah penyakit  berat  dengan  ciri temperatur inti  >  40 derajat  celcius  disertai  kulit  panas  dan  kering serta  abnormalitas  sistem  saraf  pusat  seperti delirium,  kejang,  atau  koma  yang  disebabkan oleh pajanan panas lingkungan (sengatan panas klasik) atau kegiatan fisik yang berat[7].

## 2.2 Penyebab Hipertermia
Penyebab hipertermia dapat dibagi menjadi
3 [1-3] :
1. Hipertermia karena peningkatan produksi panas antaranya:
 Hipertermia maligna,
 Neuroleptic malignant syndrome,
 Serotonin syndrome,
 Drug-induced hyperthermia,
 Exercise-induced hyperthermia,
 Endocrine hyperthermia,
 Miscellaneous clinical disorders
2. Hipertermia karena penurunan pelepasan panas antaranya:
 Hipertermia neonatal,
 Dehidrasi,
 Heat stroke ,  Renjatan hemorargik dan ensefalopati,
 Sudden  infant death  syndrome (SIDS),
 Drug-induced hyperthermia .
3. Penyebab tidak terklasifikasikan:
 Factitious fever ,
 Induced  illness dan Induced  illness by proxy .
Gambar 1. Terapi Hipertermi pada pasien. Sumber: [10]

## 2.3 Penanganan Hipertermia
Hipertermia  adalah  peningkatan  suhu sehingga  inti  dalam  mengatasinya  adalah pendinginan.  Salah  satu  tindakan  medis  adalah dengan  memanfaatkanterapi  hipertermia  yang disebut thermotherapy .
Biasanya hipertermia digunakan bersamaan dengan  terapi  lain,  misalnya  radioterapi, kemoterapi, atau imunoterapi, karena hipertermia  dapat  membuat  sel  kanker  lebih sensitif, bahkan dapat langsung menghancurkan sel-sel kanker yang tidak dapatdihancurkan oleh radiasi.  Ada  banyak  metode  yang  digunakan untuk  hipertermia.  Berdasar  luas  area  yang diterapi, terbagi atas hipertermia lokal, hipertermia  regional,  dan  hipertermia  total (seluruh tubuh).

## 2.4 Antena Kupu-kupu
Antena mikrostrip merupakan antena yang terbuat dari lapisan logam yang dipisahkan oleh bahan  dielektrik.  Beberapa  keunggulan  antena mikrostrip adalah memiliki struktur kecil, bobot ringan,  gain  tinggi,  efisiensi  tinggi,  bandwith lebar, sederhana dan murah.
Antena  Mikrostrip  kupu-kupu  adalah Bentuk  antena  berstruktur  kupu-kupu  atau dikenal  juga  dengan  kupu-kupu  merupakan pengembangan  desain  antena  dari  bentuk  dasar segitiga (triangel). Antena bowtie adalah pilihan yang  baik  untuk  antena-antena ultra  wideband frekuensi (UWB). Yaitu antena dengan pencapaian  radiasi  pada  pita  lebar  ataupun multiband.  Antena  dengan  frekuensi  multiband dan wideband memungkinkan antena dapat lebih bermanfaat,  dikarenakan  satu  antena  dapat digunakan untuk meradiasikan ataupun menangkap radiasi berbagai frekuensi[8][9].
Karena Kelebihan  dari  antenna  kupu-kupu tersebut,  maka  dimanfaatkan  untuk  digunakan pada  alat  terapi  hipertermia,  sehingga  bisa digunakan beberapa frekuensi dalam satu alat.

## 2.5 Parameter Antena
Untuk  melihat  apakah  sebuah  antenna berkualitas tinggi atau tidak digunakan beberapa parameter.  Parameter  yang  bisa  mempengaruhi kualitas  antena  antara  lain  koefisien  transmisi, refleksi, Return  Loss (RL),  impedansi,  VSWR, direktivitas, gain dan bandwith [11][12].
Koefisien transmisi (S t =S 21 ) diperoleh dengan
21 trans input V S V  Koefisien Refleksi (ρ= S11) 11 pantul input V S V 
dinyatakan dalam return loss (RL)
Return loss (dB) = -20 log 10 ρ
Jika  daya  dari  tegangan  input  dipancarkan semua,  maka  besar  nilai  koefisien    refleksi adalah  nol.  Sebaliknya,  jika  semua  daya  dari
tegangan  input  direfleksikan  (dipantulkan), maka besar nilai koefisien refleksi adalah 1.
Jika return  loss diketahui  impedansi  input dinyatakan dalam persamaan
11 0 12 1 1 in S z Z S         
Dengan Z 0 adalah impedansi karakteristik.
Standing  wave dapat  terjadi  jika  frekuensi gelombang  datang  ( Vi )  dan  gelombang  pantul ( Vr )  sama.  Tegangan  maksimum  gelombang berdiri  (V max )  dihitung  dengan  persamaan berikut  dengan  Ratio  perbandingan  tegangan tersebut sepanjang garis transmisi dalam VSWR.
max min max min i r i r V V V V V V V V VSWR     
Harga VSWR antara 1 dan ∞ dimana nilai 1 untuk  antenna  yang  tidak  ada  pantulan didalamnya.

## 3. PERANCANGAN  SIMULASI  ANTENA KUPU-KUPU UNTUK HYPERTHERMIA
Perancangan  pemanfaatan  antenna  kupu- kupu  untuk  terapi  hipertermia  adalah  dengan menggabungkan  kelebihan  antenna  kupu-kupu pada alat terapi hipertermia. Sehingga untuk satu alat dapat digunakan beberapa frekuensi terapi. Perancangan  sebuah antenna kupu-kupu dengan dua  frekuensi  2450  MHz  dan  915  MHz menggunakan simulasi perangkat lunak. Simulasi  antenna  disini  menggunakan  metode elemen hingga ( finite elemen method ).
Gambar 2.  Antena Kupu – Kupu
Antena kupu-kupu tersebut akan dimodifikasi  membentuk  antenna  kupu-kupu panjang untuk mendapatkan hasil yang maksimal  dalam  rentang  frekunesi  radiasinya. Untuk modifikasi antenna kupu-kupu dilakukan pada sisi tertentu yang menyangkut panjang dan luas tangkapan atau radiasi gelombang, yaitu sisi flare  angle dan side angle adapun  bentuk  sisi perancangan  modifikasi  antenna  kupu-kupu menjadi  antenna  kupu-kupu  panjang  seperti terlihat pada gambar berikut.
Gambar 3. Antena Kupu – Kupu Panjang
Gambar  3  diatas  menunjuk  sisi-sisi flare angle  dan  side  angle dari  antena  yang  akan dirancang  hingga  menemukan  frekuensi  yang tepat sesuai yang diinginkan.

## 3.1 Modifikasi Flare Angle
Modifikasi  bagian  flare  angle  antena menggunakan  beberapa  titik  pengujian.  Pada perancangan ini modifikasi flare angle dilakukan  untuk  tiga  variasi  sudut  pengujian. Sudut pengujian yang digunakan adalah 90, 120 dan 150 derajat. Bentuk modifikasi  antena untuk ketiga  sudut    berurutan  terlihat  pada  gambar dibawah.
(a)                       (b)                         (c)
Gambar. 4. Modifikasi Flare Angle
Gambar 5. Hasil Simulasi Return Loss |S 11 | Vs. Frequency [Perbandingan Flare Angle Kupu – Kupu Panjang]
Hasil  pengujian  sudut-sudut  modifikasi flare angle antena kupu-kupu dapat dilihat pada gambar  5  diatas.  Terlihat  dengan  jelas  bahwa hasil  pengujian  yang  presisi  untuk  kedua  titik frekuensi yang diinginkan ditunjukkan oleh hasil pengujian untuk sudut 150 derajat. 3.2 Modifikasi Side Angle Langkah berikutnya adalah dengan
melakukan  modifikasi  bagian side  angle dari antena.  Sama  halnya  dengan  modifikasi sebelumnya, pengujian juga dilakukan menggunakan  tiga  variasi  sudut  dengan  besar sudut 10, 20 dan 30 derajat.  Bentuk modifikasi side angle untuk ketiga sudut tersebut berurutan adalah seperti gambar berikut.
(a)                       (b)                      (c)
Gambar 6. Modifikasi Side Angle
Gambar 7. Hasil Simulasi Return Loss |S 11 |
Vs. Frequency
[Perbandingan Side Angle Antena Kupu – Kupu Panjang]
-40 -30 -20 -10 0 30 0 60 0 90 0 12 00 15 00 18 00 21 00 24 00 27 00 30 00 RL [dB ] Freq [MHz] 9… -40 -30 -20 -10 0 3 0 0 6 0 0 9 0 0 1 2 0 0
150 0 1 8 0 0
2 1 0 0
2 4 0 0
270 0 3 0 0 0 RL [dB ] Freq [MHz] 1… 2…
Gambar  7  menunjukkan  hasil  pengujian ketiga  variasi sudut  yang  dimodifikasikan pada antena  kupu-kupu.  Untuk  hasil  yang  presisi memenuhi kedua frekuensi 915 MHz dan 2450 MHz diperlihatkan oleh pengujian dengan sudut 10 derajat sesuai gambar 7.
Hasil  modifikasi  antena  kupu-kupu  yang didapat dari hasil modifikasi flare angle dan side angle untuk setiap variasi dirangkum dalam tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1. Hasil Simulasi Return Loss in 915 MHz and 2450 Mhz Antenna Parameter Return Loss [RL] 915 MHz 2450 Mhz Flare Angle 90 Degree 120 Degree 150 Degree -13.8161 -16.3864 -18.0334 -3.1261 -7.5353 -15.1285 Side Angle 10 Degree 20 Degree 30 Degree -18.0334 -17.2404 -14.8988 -15.1285 -9.4930 -7.2288
Table  1  diatas  secara  detail  menunjukkan nilai  RL  (Return  Loss)  untuk  masing-masing modifikasi  side  angle  dan  flare  angle.  Nilai terbaik  yang  menunjukkan  kriteria  RL  adalah yang bernilai ≤ -15dB. Dari nilai tersebut, maka dapat  dilihat  bahwa  yang  memberikan  kriteria kualitas  antenna  terbaik  untuk  kedua  frekuensi ang diinginkan ialah 150 o untuk flare angle dan 10 o untuk side angle.
Setelah modifikasi antena kupu-kupu, maka parameter  hasil  modifikasi  tersebut  akan digunakan  untuk  rancangan  antena  kupu-kupu panjang.  Parameter  hasil  modifikasi  antena kupu-kupu  menjadi  antena  kupu-kupu  panjang yang telah dirancang untuk dilakukan pengujian kualitas antenanya ditunjukkan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Parameter Antena Kupu – Kupu
Panjang Parameter Nilai Length antenna 108 mm Flare angle 150 degree Length Flare Angle 8 mm Side Angle 10 degree Length Side Angle 40 mm Length Round Corner 6 mm Gap Distance 8 mm Impedance 50 ohm
Gambar 8. Antena Kupu Kupu Panjang
Antena  kupu-kupu  panjang  yang  telah dirancang  untuk  bekerja  pada  dua  frekuensi 915MHz  dan  2450  MHz    diperlihatkan  oleh gambar 8 diatas.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian beberapa parameter untuk melihat kualitas  antenna  kupu-kupu  panjang  hasil rancangan adalah sebagai berikut.

## 4.1 Perhitungan Return Loss
Perhitungan  utama  parameter  sebuah antenna  dengan  mengetahui Return  Loss dari antenna tersebut.
Gambar 9. Hasil simulaasi nilai Return Loss (RL) antenna kupu – kupu (bowtie) dan kupu – kupu panjang (Long Bowtie)
Hasil pengujian untuk Return Loss antenna kupu-kupu panjang dibandingkan dengan antenna  kupu-kupu  diperlihatkan  oleh  gambar. Dari gambar 9 terlihat bahwa antenna kupu-kupu panjang  hasil  dimodifikasi  bekerja  pada  dua frekuensi yang diinginkan. Yaitu 915 MHz dan 2450Mhz. Untuk nilai actual hasil pengujian RL antenna  kupu-kupu  panjang  dapat  dilihat  pada Tabel 3 berikut.
-40 -30 -20 -10 0 300 6 0 0 9 0 0 120 0 1 5 0 0 1 8 0 0 2 1 0 0 2 4 0 0 2 7 0 0 3 0 0 0 RL [dB ] Freq [MHz] B…
Tabel 3. Perbandingan hasil simulasi nilai Return Loss (RL) antenna pada frekuensi 915 MHz dan 2450 Mhz Antena Return Loss [dB] 915 MHz 2450 MHz Kupu – kupu  -10.6595 -2.4024 Kupu – kupu Panjang -16.6295 -18.2697 Dari Tabel 3 dapat dilihat dengan jelas hasil perbandingan antenna kupu-kupu dengan antenna rancangan kupu-kupu panjang. Hasilnya menunjukkan  nilai  yang  sangat  baik,  dimana nilai return loss dari antenna kupu-kupu panjang berada  di  nilai ≤  -15dB. Dimana  nilai  tersebut menunjukkan  RL  antenna  kupu-kupu  panjang berada pada kualitas baik sebuah antenna.

## 4.2 Perhitungan VSWR
Pengujian parameter antenna berikut adalah dengan  menghitung  nilai  ratio  perbandingan tegangan sepanjang transmisi antenna.
Gambar 10. Hasil simulaasi nilai VSWR antenna kupu – kupu (bowtie) dan kupu – kupu panjang (Long Bowtie)
Gambar  10  diatas  menunjukkan  hasil pengujian  VSWR  kupu-kupu  panjang  hasil modifikasi.
Grafik yang dihasilkan menunjukkan  perbedaan  signifikan  dengan antenna kupu-kupu. Nilai VSWR yang dihasilkan  terlihat  stabil  dan  mendekati  nilai  1 sesuai  standar  kualitas  antenna.  Berikut  nilai VSWR  untuk  kedua  frekuensi  seting  masing- masing  antenna  kupu-kupu  dan  antenna  kupu- kupu panjang yang dirancang.
Tabel 4. Perbandingan hasil simulasi nilai impedansi antenna pada frekuensi 915 MHz dan
2450 Mhz Antena VSWR 915 MHz 2450 MHz Kupu –kupu 1.8293 7.2770 Kupu    kupu Panjang 1.3458 1.2780
Perhitungan  nilai  VSWR  dari  antenna kupu-kupu panjang juga menunjukkan nilai yang cukup  baik  seperti  tercatat  didata  nilai  Tabel  4 diatas.  Nilai  VSWR  antenna  yang  berkualitas adalah bernilai 1. Sedangkan yang didapat masih sedikit lebih sebesar 0.2 hingga 0.35 dari 1.  Ini menunjukkan bahwa antenna kupu-kupu panjang  yang  dirancnag  masih  terdapat  sedikit losses  pantulan  dari  antenna  meskipun  kecil sekali.

## 4.3 Perhitungan Impedansi
Parameter  berikutnya  adalah  pengujian impedansi  dari  antenna.  Impedansi  merupakan parameter penting untuk membuat antenna dapat dihubung dengan rangkaian luar. Semakin kecil impedansi  semakin  kecil  losses  antenna  dan semakin bagus kualitas antenna.
Gambar 11. Hasil simulaasi nilai impedansi antenna kupu – kupu (bowtie) dan kupu – kupu panjang (Long Bowtie)
Dari gambar 11 diatas terlihat bahwa garis impedansi  antenna  kupu-kupu  panjang  berada dibawah garis antenna kupu-kupu. Ini menunjukkan bahwa nilai impedansi yang kecil dan  bagus  untuk  antenna  kupu-kupu  panjang. Adapun nilai aktualnya dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini.
0 2 4 6 8 10 3 0 0 600 9 0 0 1 2 0 0
1 5 0 0
1 8 0 0
2 1 0 0 2 4 0 0 2 7 0 0 3 0 0 0 V SWR Freq [MHz] B… 0 100 200 300 400 500 3 0 0 6 0 0 9 0 0 1 2 0 0
1 5 0 0
1 8 0 0
2 1 0 0
2 4 0 0
2 7 0 0 3 0 0 0 Mag . Im ped an ce [ Ω ] Freq [MHz] B…
Tabel 5. Perbandingan hasil simulasi nilai impedansi antenna pada frekuensi 915 MHz dan 2450 Mhz Antena Mag. Impedance [Ω] 915 MHz 2450 MHz Kupu – kupu 57.0423 339.3099 Kupu Kupu Panjang 47.4868 51.3574
Nilai  impedansi  hasil  pengukuran  antenna kupu-kupu  panjang  mendekati  nilai  impedansi saluran yang diinginkan. Diaman dalam simulasi digunakan  mendekati 50 ohm.

## 5. KESIMPULAN
Sebuah  antenna  untuk  terapi  hyperthermia yang  dapat  bekerja  dalam  dua  frekuensi  telah berhasil dibuat. Dengan pemanfaatan antenna ini maka dapat dilakukan penghematan penggunaan antenna  dimana  satu  antenna  bekerja  dual frekuensi pada alat terapi hyperthermia. Antenna kupu-kupu panjang yang telah dirancang dalam simulasi dapat bekerja pada frekuensi 915 MHz dan  2450MHz  dengan  nilai  parameter  kualitas antenna yang cukup baik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] P. Wust, B. Hildebrandt, Sreenivasa G., B. Rau, J. Gellermann, H. Riess, R. Felix, P. M.  Schlag,  “Hyperthermia  in  combined treatment  of  cancer,”  The  Lancet Oncology,3(8), pp. 487–497, 2002.
[2] M. H. Falk, R. D. Issels, “Hyperthermia in  oncology,”  International  Journal  of
Hyperthermia, 17(1), pp. 1–18, 2001.
[3] Vrba,  J.,  Oppl,  L..  “Prospective Applications of Microwaves in
Medicine”.  Microwave  Techniques.
COMITE 2008. 2008 , pp: 1 – 4
[4] Du Yong-Xing, Xi Xiao-li and Guo Wei,
“The  Design  and  Simulation  of  Two-
Armed  Spiral  Antenna  for  Microwave Hyperthermia”, 5th International Conference  on  Bioinformatics  and Biomedical Engineering, (iCBBE), pp. 1- 4, May 2011
[5] K.Y.  Yazdandoost,  K.  Sato,  “Long Rectangular  Microstrip  Antenna  for Interstitial  Microwave  Hyperthermia”,
32nd  European  Microwave  Conference, pp. 1-4, Sept 2002.
[6] M. Converse, Bond, J. Essex, B.D. Veen,
S.C. Hagness, “A computational study of ultra-wideband versus narrowband microwave  hyperthermia  for  breast cancer treatment” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 54 ,  Issue: 5, pp. 2169-2180, May 2006 [7] O.  Isik,  E.  Korkmaz,  S.  Kara,  M.A. Nassor, B. Turetken, “Development of a hyperthermia  applicator  with  compact microstrip antennas”, IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium  (APSURSI),  pp.  1-2,  July 2012 [8] Du  Yong-Xing,  Qin  Ling,  Xi  Xiao-li, “The  Analysis  and  Simulation  of Microstrip Spiral Antenna for Microwave
Hyperthermia”, 3rd International Conference  on  Bioinformatics  and Biomedical Engineering, ICBBE, pp. 1-4,
June 2009.
[9] Muhtadi, Didi, dkk, “Antena Mikrostrip
Slot  Berstruktur  Kupu-Kupu  dengan Feeding Co-Planar Waveguide”.
Program  Studi  Pascasarjana  Fisika FMIPA ITS Surabaya
[10] http://www.asiancancer.com/indonesian/
cancer-treatment/thermal-therapy-for- breast-cancer/ . diakses tanggal 14 Agustus 2015
[11] Andre, Hanalde., Kyayam, Umar., “Design  of  New  Shape  Printed  Bowtie Antenna for Ultra High Frequency Partial Discharge  Sensor  in  Gas  Insulated Substations”. IEEE. 2013
[12] Andre, Hanalde., Khayam, Umar., “Antena Kupu-kupu sebagai  sensor Ultra High Frekuensi (UHF) untuk Mendeteksi Partial  Discharge  pada  Gas  Insulation Substation. JNTE Unand. 2013

## Biodata Penulis
Hanalde  Andre, Lahir  di  Rengat  tahun  1986. Studi  sarjana    Teknik  Elektro  Universitas Andalas  pada  tahun  2011.   Kemudian Magister Teknik  Elektro double  degree Universitas Andalas-  ITB  tahun  2013.  Sekarang  ini  aktif sebagai dosen Teknik Elektromedik di Politeknik Siteba Padang 2014.
Kiki  Kananda, Lahir  di  Kapau  tahun  1988. Studi  sarjana    Teknik  Elektro  Universitas Andalas    pada    tahun    2011.      Menamatkan Magister  Teknik  Elektro  Universitas  Andalas Padang  tahun  2013.  Sekarang  ini  aktif  sebagai dosen Teknik Elektromedik di Politeknik Siteba Padang 2015.
Agus  Rahmad  Timor, Lahir  di  Bukitinggi tahun  1977.  Studi  sarjana  Teknik  Elektro  ST- INTEN tahun 2001. Kini mengabdi di Poltekes Siteba  Padang  sebagai  Ketua  Jurusan  Teknik Elektromedik.
Khairullah, Lahir di Padang tahun 1962. Studi sarjana  Teknik  Elektro  Universitas  Bung  Hatta tahun  1993.  Kini  mengabdi  di  Poltekes  Siteba Padang sebagai Ketua Jurusan Teknik Elektromedik.
Erliwati, Lahir  di  Padang  tahun  1964.  Studi sarjana  Teknik  Elektro  Universitas  Bung  Hatta tahun  1993.  Kemudian  menamatkan  Magister Teknik Elektro Universitas Andalas tahun 2015. Kini  mengabdi  di  Poltekes  Siteba  Padang sebagai Ketua Jurusan Teknik Elektromedik.
Zulka Hendri, Lahir di  Koto Baru tahun 1985. Studi  sarjana    Fakultas    Teknik  Universitas Andalas    pada    tahun    2010.      Menamatkan Magister  Teknik  Elektro  Universitas  Andalas Padang  tahun  2014.  Sekarang  ini  aktif  sebagai dosen Teknik Elektromedik di Politeknik Siteba Padang 2014.