## RANCANG BANGUN ALAT MONITORING SUHU BLOOD BANK REFRIGERATOR DENGAN SISTEM DATABASE

## Abstract
[Design And Construction Of Blood Bank Refrigerator Temperature Monitoring Equipment With Database System] Blood Bank Refrigerator is a piece of equipment used as a cooler. It is usually used to store blood, and  various  blood  products  such  as  plasma,  platelets,  and  red  blood  cells.  Blood  Bank  Refrigerator  can maintain  the  quality  of  blood  products  even  if  stored  for  a  long  time.  Inappropriate  temperatures  can  make blood clot or rupture, making it unsafe to give to patients. The problem with the blood bank referigator is that it cannot be monitored, and currently monitoring the temperature in the blood storage refrigerator is still done independently  by  taking  manual  notes.Based  on  the  description  above,  in  this  Final  Project  the  author  will make  a  database-based  blood  bank  referigator  temperature  monitoring  tool.  This  research  uses  the  System Development  Life  Cycle  (SDLC)  method,  which  is  the  process  of  making  and  changing  systems  as  well  as models and methodologies used to develop a system. The temperature measurement is done with a value of 4 ° C which is displayed on the LCD and database. Using an average time of 12 minutes and measurements every 2 minutes testing 6 times from 2 blood bank refrgator obtained an average difference of less than 0.2°C. After testing  and  data  collection  of  the  module,  it  can  be  concluded  that  the  module  and  program  run  well  in accordance with the plan.

## Keywords: Blood Bank Refrigator; Blood;Thermocouple; Database

## Abstrak
Blood  Bank  Refrigerator adalah  peralatan  yang  digunakan  sebagai  pendingin.  Biasanya  alat  ini  digunakan untuk  menyimpan  darah,  dan  berbagai  produk  darah  seperti  plasma,  trombosit,  dan  sel  darah  merah. Blood Bank Refrigerator dapat mempertahankan kualitas produk darah meskipun disimpan dalam waktu yang lama. Suhu  yang  tidak  sesuai  dapat  membuat  darah  menggumpal  atau  pecah,  sehingga  tidak  aman  untuk  diberikan kepada  pasien.  Masalah  pada blood  bank  referigator yaitu  tidak  bisa  dimonitoring,  dan  saat  ini  pemantauan suhu  pada  kulkas  penyimpan  darah  masih  dilakukan  mandiri  dengan  mencatat  manual.Berdasarkan  uraian diatas,  pada  Tugas  Akhir  ini  penulis  akan  membuat  alat  monitoring  suhu blood    bank  referigator berbasis database .  Penelitian  ini  menggunakan    metode System  Development  Life  Cycle (SDLC)  adalah  proses pembuatan  dan    pengubahan  sistem  serta  model  dan  metodologi  yang  digunakan  untuk  mengembangkan sebuah sistem. Pada pengukuran suhu dilakukan dengan nilai 4°C  yang ditampilan pada  LCD dan database . Menggunakan waktu rata-rata 12 menit dan pengukuran setiap 2 menit pengujian sebanyak 6 kali dari 2 blood bank  refrgator didapatkan  rata-rata  selisih  kurang  dari  0,2°C  .  Setelah  dilakukan  pengujian  dan  pendataan modul, dapat disimpulkan bahwa modul dan program berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan.
Kata Kunci: Blood Bank Refrigator ; Darah; Thermocouple; Database

## 1. Pendahuluan
Darah adalah cairan tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan racun dari tubuh dan mengirimkan hormon, nutrisi,  dan  oksigen  ke  seluruh  tubuh(Aji  et  al.,  2023).  Selain  itu,  darah  juga  berfungsi  untuk  mengeluarkan racun  dari  tubuh, yang  kemudian  di  kirimkan  ke  organ  lain  yang  bertanggung  jawab untuk  menyaring  racun tersebut. Selain hormon, tubuh juga mengandung oksigen, nutrisi, dan kotoran dalam darah. Plasma, sel, dan
Aliant Jerly Soeparli 1) , Muhtar 2) , Lili Ruhyana 3) dan Gunawan 4)
1,2,3,4) Sarjana Terapan Teknik Elektromedik, Universitas Mohammad Husni Thamrin, Jakarta
1,2,3, 4) Fakultas Kesehatan, Universitas Mohammad Husni Thamrin e-mail : muhtar2521@gmail.com
protein ditemukan dalam darah. Dilihat lebih jauh, darah tidak hanya merupakan cairan yang membantu hidup, tetapi  juga  mengalirkan  banyak  hal di  dalam  tubuh  manusia.  Selain  itu,  darah  terdiri  dari  cairan  dan  padatan (Dwi Aridya, Yuniarti, Atifah, & Alicia Farma, 2023).
Sistem bank darah adalah sumber daya yang vital dan langka dalam sistem pelayanan kesehatan yang harus dikelola  dengan  baik,  akurat,  dan  secara  tepat,  akurat,  dan  dikelola  secara  langsung  (Oukebdane,  Ghouali, Ghazali,  &  Feham,  2021)(Das,  Ahmed,  Smrity,  &  Islam,  2020)(Ismail  et  al.,  2022).  Pentingnya  sistem  bank darah  ditekankan  pada  keadaan  darurat,  bencana,  dan  perang  (Mittal  &  Snotra,  2017).  Bank  darah  juga bertanggung  jawab  untuk  menyediakan  berbagai  layanan  secara  berkelanjutan,  seperti  proses  donor  darah, pengawetan,  dan  transfusi  darah,  serta  menyediakan  cadangan  darah  dan  produknya  (Mittal  &  Snotra, 2017)[8].Suhu yang tepat untuk menyimpan darah didasarkan pada PERMENKES No.91 Tahun 2015: Seluruh darah,  sel  darah  merah  dan  cairan  plasma  disimpan  antara  2°C  -  6°C  (Pramudita,  Widjanarko,  Munadi,  & Suwondo,  2022)(RIFQINAUFAL,  2021).  Suhu  yang  tidak  sesuai  dapat  membuat  darah  menggumpal  atau pecah, sehingga tidak aman untuk diberikan kepada pasien .
Masalah pada blood bank referigator yang ada di Rumah Sakit tidak bisa dimonitoring dari jarak jauh, dan saat  ini  pemantauan  suhu  pada  kulkas  penyimpan  darah  masih  dilakukan  secara  mandiri  dengan  mencatat manual  data  suhu  ditampilan  dan  pencatatan  secara  manual  setiap  hari  dilakukan  sebanyak  3  kali. Permasalahan  sering  terjadi  jika  banyak  unit  yang  perlu  dipantau  sehingga  menyulitkan  petugas  untuk mengoperasikan unit pendingin penyimpan darah.
Penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Tahun  2021,  Tugas  akhir  (RIFQINAUFAL,  2021),  dari POLTEKES KEMENKES Jakarta II berjudul “RANCANG BANGUN MONITORING SUHU BLOOD BANK REFERIGATOR  BERBASIS  IoT”  dan  “Smart  monitoring,  management  and  control  of  Blood  bank Management System using IoT” oleh (Joly, Kavitha, & Pradeep, 2023). Penelitian ini dirasa masih mempunyai kekurangan, sehingga penulis melakukan inovasi penelitian dengan  membuat sistem pemantauan suhu kulkas penyimpan darah berbasis Android yang menggunakan baterai charger .

## 2. Metode
A. Jenis Penelitian Penelitian  ini  menggunakan metode System  Development Life  Cycle (SDLC)  yaitu  proses  pembuatan  dan modifikasi  suatu  sistem  serta model  dan  metodologi  yang digunakan  untuk  mengembangkan  sistem  tersebut. SDLC  juga  merupakan  model  untuk  mengembangkan  perangkat,  yang  terdiri  dari  langkah-langkah  berikut: rencana, menganalisis, merancang, menerapkan, dan menguji ( Santoso et al., 2021).
B. Blok Diagram Alat Penelitian Gambar  1  merupakan  struktur  alat-alat  yang  digunakan  didalam  penelitian  ,  diantaranya  ada  komponen sensor thermocouple, Node MCU dan lain-lain.
Cara Kerja Blok Diagram : Baterai ( baterai charger ) berfungsi memberikan power supply untuk rangkaian pada  modul. Ketika alat sudah  siap  digunakan  (ditandai  dengan  adanya  aliran  listrik  dari  baterai)  maka  sensor thermocouple akan membaca suhu pada blood bank refrigerator . Data suhu tersebut akan diolah oleh mikrokontroler Node MCU dan diteruskan ke LCD serta ke Database berupa google spreadsheets .  Notif akan berfungsi ketika nilai suhu blood bank refrigerator melebihi yang telah ditetapkan yaitu 2 0 C – 6 0 C.
C. Flowchart Sistem Modul Proses suatu algoritma atau sistem modul penelitian terlihat pada gambar 2 di bawah ini :
Gambar 2. Flowchart Sistem Modul

## Cara kerja flowchart
Ketika alat di hidupkan maka terjadi proses inisialisasi lalu di lanjukan proses pembacaan suhu, setelah itu data suhu akan dikelola oleh Node Mcu untuk dikirimkan ke LCD, apabila tidak bisa menampilkan data suhu di  LCD  maka  sistem  akan  kembali  ke  langkah    inisialisasi.  Penyimpanan  data  menggunaka  media  WIFI apabila terkoneksi dilanjukan dengan proses penyimpanan data menuju database .
D. Perancangan Perangkat Keras dan Wiring
Perancangan  perangkat  keras  seperti  terlihat  pada  gambar  3,  bagian  depan  ada  LCD  untuk  menampilkan data suhu dan ada 2 tombol push button sebagai perintah kirim dan reset.
Gambar 4 menunjukkan interface antara satu komponen  dengan komponen lainnya sehingga terbentuklah suatu modul sistem penelitian yang dimulai dari input ( ada 2 sensor thermocouple , push button ) lalu masuk ke proses ( Node MCU ) dan rangkaian menuju ke output ( LCD dan database ).
Gambar 4 . Diagram Wiring

## 3. Hasil dan Pembahasan
A. Metode Pengujian dan Pendataan Tujuan dari proses pengujian adalah untuk menunjukkan bahwa setiap perencanaan dan desain yang telah dikerjakan  sudah  sesuai  dengan  harapan  atau  tidak  sehingga  pengumpulan  data  dapat  diselesaikan.  Metode yang digunakan dalam proses pengujian ini adalah:
1) Penulis  melakukan  pengukuran  suhu  dari blood  bank  referigator setiap  2  menit  pada  selang  waktu tertentu.
2) Metode  pengukuran  selanjutnya  adalah  unjuk  kerja  alat  pemantau  suhu,  yaitu  diuji  perbandingan  alat dengan thermometer gun.

## B. Pengujian Alat
Variabel  uji  yang  digunakan  penulis  adalah  kinerja  alat  uji  ditinjau  dari  fungsi    kegunaannya.  Pengukur suhu yang dibuat adalah alat untuk memantau suhu blood bank referigator . Uji kinerja alat ini dilakukan  untuk membandingkan  pembacaan  data  2  sensor thermocouple dengan  alat  pembanding  pembacaan  suhu ( thermometer  gun ) sebanyak 6 kali pengukuran dengan suhu 4°C.
Tabel 1. Pengujian Sensor Thermocouple 1 di Blood Bank 1
Berdasarkan  data  hasil  pengukuran  pada  tabel  1  ,  yang  membandingkan  data  sensor  ke  1  dengan  data pembanding,  setelah  dilakukan  pengambilan  sampel  data  sebanyak  6  kali  dengan  rentan  waktu  12  menit didapatkan  nilai  perbandingan  rata-rata  antara  alat  yang  dibuat  dengan  alat  pembanding  mempunyai  selisih kesalahan di bawah 0.2 0 C.
Tabel 2. Pengujian Sensor Thermocouple 2 di Blood Bank 2
Berdasarkan  data  hasil  pengukuran  pada  tabel  2  ,  yang  membandingkan  data  sensor  ke  2  dengan  data pembanding,  setelah  dilakukan  pengambilan  sampel  data  sebanyak  6  kali  dengan  rentan  waktu  12  menit didapatkan nilai perbandingan antara alat yang dibuat dengan alat pembanding mempunyai selisih kesalahan di bawah 0.2 0 C.
Gambar 5 Diagram Blood Bank 1 dan Blood Bank 2 di Spreadsheets
Berdasarkan pengukuran hasil monitoring secara real time pada gambar 5, dengan pengaturan blood bank adalah  4°C dan  waktu rata-rata 12 menit. Sistem modul yang dibuat penelitian tidak berbeda jauh dengan alat pembanding sehingga alat penelitian ini bisa dikategorikan sudah sesuai yang diharapkan.

## 4. Kesimpulan
Setelah  dilakukan  proses  perancangan,  pembuatan  dan  pengujian  alat  monitoring  suhu  dapat  disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Alat  monitoring  suhu blood  bank  refrigator berbasis database dibuat  menggunakan  Node  MCU ESP8266  dan  Sensor  Suhu Thermocouple Max6675  berjalan  dan  bekerja  dengan  baik  sesuai  dengan perencanaan.
2. Proses monitoring suhu blood bank refrigator berbasis database menggunakan Blynk sebagai notifikasi dan Google  Spreadsheet sebagai  media  penyimpanan  data  suhu.  Data  dari  sensor  suhu  yang dihubungkan  dengan  Node  MCU  kemudian  diteruskan  ke Spreadsheets .  Data  sensor  suhu  yang  telah dirancang mempunyai nilai kesalahan kurang dari 0,2 ketika dibandingkan dengan thermometer gun .

## Daftar Pustaka
Aji, Y. G. T., Panjaitan, M. D., Silaban, C., Irawati, D., Rosliany, N., Siagian, N., … Sukarna, R. A. (2023). Dasar-dasar  Ilmu  Biomedik:  Struktur  dan  Fungsi .  (R.  Watrianthos,  Ed.).  Yayasan  Kita  Menulis.
Retrieved from http://www.nber.org/papers/w16019
Das,  H.  D.,  Ahmed,  R.,  Smrity,  N.,  &  Islam,  L.  (2020).  BDonor:  A  geo-localised  blood  donor  management system  using  mobile  crowdsourcing. Proceedings  -  2020  IEEE  9th  International  Conference  on Communication Systems and Network Technologies, CSNT 2020 , 313–317.
https://doi.org/10.1109/CSNT48778.2020.9115776
Dwi  Aridya,  N.,  Yuniarti,  E.,  Atifah,  Y.,  &  Alicia  Farma,  S.  (2023).  The  Differences  Erythrocyte  and Hemoglobin  Levels  of  Biology  Students  and  Sports  Students  Universitas  Negeri  Padang  Perbedaan Kadar  Eritrosit  dan  Hemoglobin  Mahasiswa  Biologi  dengan  Mahasiswa  Olahraga  Universitas  Negeri Padang. Jurnal Serambi Biologi , 8 (1), 38–43.
Ismail, R. D., Hussein, H. A., Salih, M. M., Ahmed, M. A., Hameed, Q. A., & Omar, M. B. (2022). The Use of Web  Technology  and  IoT  to  Contribute  to  the  Management  of  Blood  Banks  in  Developing  Countries. Applied System Innovation , 5 (5). https://doi.org/10.3390/asi5050090
Joly,  M.,  Kavitha,  S.,  &  Pradeep,  A.  (2023).  Smart  monitoring,  management  and  control  of  Blood  bank
Management System using IoT. Cardiometry , (26), 537–543.
https://doi.org/10.18137/cardiometry.2023.26.537543
Mittal, N., & Snotra, K. (2017). Blood Bank Information System Using Android Application. Developments in Control, Automation & Power Engineering (RDCAPE) , 3 , 3–8.
Oukebdane,  M.  A.,  Ghouali,  S.,  Ghazali,  K.,  &  Feham,  M.  (2021).  Zomraty:  E-Blood  Bank  Android Application  for  Donors  and  Life  Savers. 2020  2nd  International  Workshop  on  Human-Centric  Smart Environments for Health and Well-Being, IHSH 2020 , 108–112.
https://doi.org/10.1109/IHSH51661.2021.9378752
Pramudita,  J.  J.,  Widjanarko,  B.,  Munadi,  M.,  &  Suwondo,  A.  (2022).  The  effect  of  storage  period  on  the platelet levels on whole blood in the blood bank refrigerator. International Journal of Health Sciences . https://doi.org/10.53730/ijhs.v6n3.11989
RIFQINAUFAL. (2021). RANCANG BANGUN BLOOD BANK REFRIGERATORDENGAN MONITORING SUHU BERBASIS IoT.
Santoso, M. A., Fiati, R., & Nindyasari, R. (2021). The system development life cycle model implementation on information system of performance reporting IT asset case study: PT Kereta Api Indonesia (Persero). Matrix : Jurnal Manajemen Teknologi Dan Informatika . https://doi.org/10.31940/matrix.v11i2.2274