Abstrak — Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh perubahan  suhu  dan  perubahan  panjang  kupasan  cladding  serta coating terhadap nilai rugi daya (loss) yang ditimbulkan pada fiber optik  multimode  silica  tipe  G-651.  Rugi  daya  yang  dihasilkan diukur  dengan  alat  ukur  optical  power  meter.  Variasi  panjang kupasan  yang  digunakan  yakni  2  cm,  3  cm  dan  4,7  cm. Pengukuran  rugi  daya  dilakukan  tiap  variasi  panjang  kupasan yang  diberi  perubahan  suhu  dari  sumber  pemanas  berupa  lampu bohlam  dengan  daya  100  watt.  Perubahan  suhu  diukur  tiap kenaikan  dan  penurunan  1°C  dari  suhu  awal.    Panjang gelombang pada power source yang digunakan yakni 1310 nm dan 1550  nm.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  semakin  besar panjang  kupasan  cladding  dan  coating  serat  optik  menyebabkan nilai  rugi  daya  (losses)  semakin  besar.  Pada  panjang  gelombang sumber  1310  nm  sensitivitas  dari  serat  optik  terhadap  perubahan suhu lebih tinggi jika dibanding dengan sensitivitas dari serat optik dengan  panjang  gelombang  sumber  1550  nm.  Perlakuan pemberian  suhu  yang  semakin  tinggi  mengakibatkan  nilai intensitas daya keluaran (μw) yang ditangkap optical power meter semakin  menurun,  yang  menunjukkan  terjadi  banyak  rugi  daya (loss) pada fiber optik yang diuji.
Kata Kunci — intensitas daya keluaran, rugi daya, sensitivitas.

## I. PENDAHULUAN
aat  ini  serat  optik  selain  diaplikasikan  di  bidang telekomunikasi  juga  dapat  diaplikasikan  sebagai  sensor untuk  mengukur  besaran  fisis  seperti  suhu,  pergeseran, tekanan,  kelembaban,  konsentrasi  suatu  zat,  medan  listrik, serta  medan  magnet.  Pengembangan  sistem  sensor  pada  serat optik  dikarenakan  beberapa  keunggulan  dari  serat  optik  yaitu tidak  kontak  langsung  dengan  obyek  pengukuran  sehingga tidak merusak atau merubah keadaan obyek pengukuran, tidak menggunakan listrik sebagai isyarat sehingga tidak menimbulkan  percikan  api  atau  ledakan,  hasil  pengukuran menggunakan serat optik mempunyai akurasi yang tinggi (orde panjang  gelombang  cahaya  yang  digunakan),  relatif  kebal terhadap  induksi  listrik  maupun  magnet,  sensor  menggunakan serat optik dapat dimonitor dari jarak jauh, dapat dihubungkan dengan  sistem  komunikasi  data  melalui  perangkat  antar  muka (interface) serta  memiliki  dimensi  yang  kecil  dan  ringan sehingga mudah dalam penginstalannya [1].
Selain  itu  pemilihan  serat  optik  sebagai  sensor  karena memiliki  berbagai  keunggulan  yakni  ukurannya  yang  kecil,
dapat  melewatkan  cahaya,  bandwith  yang  lebar,  sensitivitas yang tinggi, tidak terkontaminasi lingkungan [2].
Namun,  kelebihan-kelebihan  fiber  optik  seperti  yang  telah dijelaskan  diatas  terkendala  jika  mengalami  gangguan  dari kondisi  lingkungan  yang  tidak  normal,  misalnya  kondisi  suhu lingkungan [3].
Pada kajian sebelumnya oleh (Sujito dkk, 2012) mengenai pengaruh perubahan temperatur terhadap rugi daya serat optik singlemode SMF-28 dengan variasi suhu berkisar antara -14°C hingga 30°C untuk berbagai panjang gelombang yang berbeda yakni 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm. Hasil penelitian menunjukkan pada variasi suhu yang diberikan untuk berbagai panjang  gelombang  yang  berbeda  terdapat  redaman  yang bervariasi pula. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh variasi  suhu  dan  panjang  gelombang  yang  digunakan  juga berpengaruh  terhadap  nilai  rugi  daya  ( loss )  yang  dihasilkan oleh serat optik [3].
Berdasarkan  eksperimen  (Tegar  Bestariyan,  2011) penggunaan  serat  optik  sebagai  sensor  suhu  telah  dilakukan dengan  memenfaatkan  struktur  serat  optik  SMS  ( Singlemode, Multimode,  Singlemode )  serta  menggunakan  OTDR  ( Optical Time  Domain  Reflectometer )  untuk  pengukuran  suhu multipoint yang dikenakan  pada serat optik. sensor suhu serat optik  berstruktur  SMS  dengan  panjang  serat  optik multimode dan  panjang  gelombang  tertentu  memiliki  karakteristiknya masing-masing.  Sensor  suhu  dapat  bekerja  dengan baik untuk setiap panjang serat optik multimode 5, 6, 7, dan 8 cm dengan panjang gelombang 1310 dan 1550 nm [2].
Salah  satu  rugi  intrinsik  dalam  serat  optik  adalah rayleigh  scatering .  Rugi-rugi  ini  disebabkan  oleh  adanya variasi indeks bias dalam jarak relatif pendek terhadap panjang gelombang (λ). Variasi indeks bias ini disebabkan oleh : 1. Absorbsi  panas  yang  merubah  kerapatan  struktur core dan indeks bias.
2. Tidak meratanya komposisi bahan core, yang menyebabkan penghamburan  cahaya  optik.  penghamburan  ini  sangat mempengaruhi batas rugi-rugi minimum dalam serat optik. Apabila  perhitungan  hanya  didasarkan  pada  perubahan panas, koefisien rugi-rugi penghamburan dapat dirumuskan sebagai berikut:
(1)
Dimana   β T = energi sinar datang (J)

## Analisis Pengaruh Perubahan Suhu dan Perubahan
Panjang Kupasan Cladding serta Coating Terhadap Rugi Daya yang Dihasilkan Oleh Fiber Optik
Multimode Silika Tipe G-651
Rahmi Intan Yunifar dan Gontjang Prajitno Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 E-mail: gontjang@physics.its.ac.id
S S
n  = indeks bias inti k B = konstanta Boltzman (J/K) T f = temperatur (K) P  = koefisien fotoelastik [4].
Hal–hal  diatas  merupakan  rugi-rugi  dasar,  selain  akibat pertambahan jarak. Misalnya P(0) adalah daya optik pada titik asal (pada z=0), kemudian P(z) adalah daya optik pada jarak z, maka  rugi-rugi  serat  optik  akan  semakin  naik  (intensitas  daya keluaran semakin turun), secara eksponensial dapat dirumuskan sebagai berikut:
(2) Dimana adalah  koefisien  rugi-rugi  dalam
serat dengan satuan (km -1 ) [5].
Dalam    penelitian  ini  juga  digunakan  sumber  pemanas berupa  lampu  bohlam  100  watt  yang  akan  dinalisa pengaruhnya  terhadap  serat  optik.    Terdapat  dua  parameter yang  mencirikan  pengaruh  suhu  pada  serat  optik  yaitu koefisien muai termal ( Thermal Expansion Coefficient = TEC ) dan koefisien termo-optik ( Thermo-Optic Coefficient = TOC ). Koefisien muai termal mencirikan ekspansi fisik atau kontraksi volume  suatu  material,  sedangkan  koefisien  termo-optik mencirikan  perubahan  indeks  bias  sebagai  respon  dari perubahan  suhu.  Dengan  menggunakan  koefisien  muai  termal dan koefisien termo-optik , maka perubahan panjang serat optik (ΔL), perubahan jari-jari inti (Δa), dan perubahan indeks bias (Δn)  akibat  dari  perubahan  suhu  (ΔT),  masing-masing  dapat dinyatakan sebagai berikut :
ΔL = α L ΔT                                    (3) Δa = α a ΔT                                     (4) Δn = β n ΔT                                   (5) Dimana  α  =  koefisien  muai  termal  dan  β  =  koefisien  termo- optik. Untuk fiber silika nilai koefisien muai termal adalah α = 0,55 × 10 -6 °C -1 .  Sedangkan nilai koefisien termo optik β = 6,9 × 10 -6 °C -1 [6].
Sinar  yang  merambat  pada  serat  optik  tidak  hanya mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan serta pemantulan dalam  total  tetapi  juga  mengalami  peristiwa  lain  seperti  efek elastooptik dan  efek thermooptik .  Adanya  peristiwa  tersebut menyebabkan terjadinya ketidaksempurnaan fiber optik dalam menyampaikan  data  yang  dipandu,  atau  dengan  kata  lain terjadi  rugi  daya  ( loss )  yang  diterima  oleh  detektor.  Besarnya nilai  rugi  daya  disebut  loss  atau  atenuasi.  Atenuasi  adalah besaran pelemahan energi sinyal informasi yang diterima pada bagian output [1].
Efek dari perubahan temperatur terhadap indeks bias efektif dideskripsikan sebagai berikut:
(6) Persamaan  (4)  diatas  menjelaskan  efek  dari  pemuaian  termal optik pada material silika yang diukur sebagai ~ 1×10 -5 K -1 .
Adanya  variasi  temperatur  membawa  tegangan  termal  yang datang  dari  perbedaan  koefisien  ekspansi  termal  antara  fiber dan struktur luar termasuk jaket [7].
Pada  penelitian  ini  dilakukan  eksperimen  pengaruh pemberian  variasi  panjang  kupasan cladding serta coating terhadap  rugi  daya  ( loss )  yang  dihasilkan  fiber  optik  fiber optik multimode silika  dengan  diameter core 62,5  μm  dan
diameter cladding 125 μm . Alat ukur rugi daya menggunakan Optical Power Meter (OPM). Sumber cahaya yang digunakan menggunakan power source dengan variasi panjang gelombang  1310  nm  dan  1550  nm.  Sumber  pemanas  berasal dari lampu bohlam dengan daya 100 watt.
.

## II. METODE

## A. Perancangan Kerangka Alat Percobaan
Kerangka  alat  percobaan  terdiri  dari  dua  kaleng  yakni kaleng bagian atas untuk tempat lampu bohlam dengan ukuran panjang 12 cm, dan tinggi 14,5 cm serta kaleng bagian bawah untuk  tempat  fiber  optik  dengan  ukuran  panjang  12  cm,  dan tinggi  6  cm.  Kaleng  bagian  atas  digunakan  sebagai  tempat lampu  bohlam  100  watt.  Pada  kaleng  bagian  bawah  terdapat termokopel  tipe-K  yang  disambungkan  ke  termometer  digital untuk mengukur suhu disamping kanan dan kiri dari core fiber optik  yang  telah  dikupas cladding dan  jaketnya.  Ujung konektor  fiber  optik  disambungkan  ke optical  power  source sebagai  sumber  cahaya  dan  ujung  lainnya  disambungkan  ke alat optical  power  meter untuk  mengetahui  nilai  intensitas daya keluaran.

## Gambar 2 Skema Alat Percobaan

## B. Pengujian Alat dengan Variasi Panjang Kupasan
Tujuan  dari  tahap  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh variasi  panjang  kupasan  terhadap  nilai  rugi  daya  yang dihasilkan  fiber  optik multimode silika.  Pada  tahap  ini  suhu yang diberikan berasal dari lampu bohlam 100 watt yakni dari rentang  suhu  29°C  hingga  75°C.  Pengambilan  data  daya keluaran dilakukan tiap perubahan suhu 1° C. Panjang kupasan awal  yang  digunakan  adalah  2  cm.  Pengupasan  jaket  dan cladding pada fiber optik menggunakan fiber stripper . Setelah cladding dikelupas  lalu  dibersihkan  dengan  alkohol. Kemudian  fiber  yang  telah  terkelupas cladding dan  jaketnya diletakkan  dikaleng  bagian  bawah  untuk  diamati  nilai  rugi dayanya.  Selanjutnya  ditekan  tombol  on  pada power  source . Panjang gelombang pada power source yang digunakan adalah 1310  nm  dan  1550  nm.  Langkah  yang  sama  juga  dilakukan
untuk  panjang  kupasan  3  cm  dan  4,7  cm.  Masing-masing panjang  kupasan  dan  panjang  gelombang  pada power  source dilakukan pengulangan sebanyak dua kali.
Power  source yang  digunakan  dalam  penelitian  bertipe OLS-35  dengan  tipe  sumber  cahaya  laser  dan power  meter yang  digunakan  bertipe  OLP-35.  Pada  penelitian  ini menggunakan  jenis  fiber  optik  yaitu multimode  (gradded index) silika  tipe  G-651  dengan  diameter core 62,5  μm  dan diameter cladding 125 μm. Serta nilai indeks bias efektif untuk panjang  gelombang  1310  adalah  1,466  dan  untuk  panjang gelombang 1550 adalah 1,467.
Untuk  lebih  detail  berikut  ini  merupakan  diagram  alir pengujian  alat  dengan  variasi  panjang  kupasan  dan  panjang gelombang pada power source.
Gambar  3  Diagram  alir  penelitian  pengujian  alat  dengan  variasi  panjang kupasan

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Analisa  Variasi  Panjang  Kupasan  Cladding  dan  Coating

## Terhadap Nilai Intensitas Daya Keluaran
Variasi panjang kupasan yang digunakan pada penelitian ini adalah  2  cm,  3  cm  dan  4,7  cm.  Daya  keluaran  pada power meter diukur pada setiap perubahan suhu minimum yakni suhu ruangan hingga suhu maksimum yang bisa dicapai oleh lampu bohlam  100  watt  sebagai  sumber  pemanas,  dengan  rentang suhu  dari  29°C  hingga  75°C.  Berikut  ini  merupakan  grafik yang  membandingkan  perubahan  suhu  terhadap  selisih  daya
keluaran pada panjang kupasan 2 cm, 3 cm dan 4,7 cm dengan panjang gelombang sumber 1310 nm serta panjang gelombang 1550 nm:
Gambar  4  Grafik  Hubungan  Suhu  dengan  Selisih  Daya  Keluaran  pada Panjang kupasan 2 cm, 3 cm dan 4,7 cm dengan Panjang Gelombang Sumber 1310 nm untuk Suhu Naik
Gambar  5  Grafik  Hubungan  Suhu  dengan  Selisih  Daya  Keluaran  pada Panjang kupasan 2 cm, 3 cm dan 4,7 cm dengan Panjang Gelombang Sumber 1310 nm untuk Suhu Turun
Gambar  6  Grafik  Hubungan  Suhu  dengan  Selisih  Daya  Keluaran  pada Panjang kupasan 2 cm, 3 cm dan 4,7 cm dengan Panjang Gelombang Sumber 1550 nm untuk Suhu Naik
Diamati nilai rugi daya yang tertera pada power meter
Pengupasan jaket dan cladding pada fiber optik menggunakan fiber stripper sepanjang 2 cm
Fiber yang telah terkelupas jaket dan claddingnya dibersihkan dengan tissu yang diberi alkohol
Peletakkan fiber di kaleng bagian bawah dengan konektor pada ujung-ujung fiber disambungkan ke power meter dan power source
Peletakkan lampu bohlam 100 watt di kaleng bagian atas dan dihubungkan ke sumber listrik
Diatur panjang gelombang pada power source yakni
1310 nm
Pengulangan langkah-langkah diatas untuk panjang kupasan 3 cm dan panjang gelombang 1550 nm
Gambar  7  Grafik  Hubungan  Suhu  dengan  Selisih  Daya  Keluaran  pada Panjang kupasan 2 cm, 3 cm dan 4,7 cm dengan Panjang Gelombang Sumber 1550 nm untuk Suhu Turun
Selisih  daya  keluaran  dengan  satuan  mikrowatt  yang dimaksud  pada  grafik  adalah  selisih  antara  intensitas  daya keluaran  sebelum  fiber  diberi  perlakuan  panas  dan  setelah fiber diberi perlakuan panas yang dihitung tiap perubahan suhu 1°C.  Berdasarkan    gambar  grafik  4  dan  6  yang menggambarkan  hubungan  perubahan  suhu  terhadap  nilai selisih  daya  keluaran  (μW)  terlihat  bahwa  panjang  kupasan  2 cm  saat  kenaikan  suhu  memiliki  nilai  selisih  daya  keluaran yang paling kecil jika dibandingkan dengan panjang kupasan 3 dan  4,7  cm,  baik  untuk  panjang gelombang 1310 nm maupun 1550  nm.  sedangkan  panjang  kupasan  4,7  cm  memiliki  nilai selisih daya keluaran yang paling besar diantara ketiga panjang kupasan  tersebut  ,  baik  untuk  panjang  gelombang  1310  nm maupun  1550  nm.  Hal  ini  dikarenakan  pada  panjang  kupasan 4,7  cm  nilai  intensitas  daya  keluaran  yang  terdeteksi  semakin menurun  ketika  suhu  semakin  tinggi,  sehingga  menyebabkan selisih  daya  keluaran  jika  dibandingkan  dengan  daya  awal semakin besar dibandingkan kedua panjang kupasan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai intensitas daya keluaran  yang  terdeteksi  menyebabkan  nilai  rugi  daya  (loss) semakin besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada panjang kupasan  2  cm  nilai  sensitivitas  terhadap  suhu  fiber  optik multimode silika ini sangat kecil, karena baru bisa mendeteksi adanya  perubahan  intensitas  daya  keluaran  pada  suhu  34°C. Semakin  besar  panjang  kupasan  pada core serat  optik menyebabkan  daerah  yang  terkena  pengaruh  perubahan  suhu juga  semakin  besar,  sehingga  intensitas  daya  keluaran  yang ditangkap  detektor  semakin  kecil  atau  dengan  kata  lain  nilai rugi  dayanya  semakin  besar,  hal  ini  menyebabkan  selisih intensitas daya keluaran (μW)  semakin besar pula.
Pada  penurunan  suhu  yang  dilakukan  setelah  suhu mencapai  nilai  maksimum  juga  memiliki  rentang  nilai  selisih daya    keluaran  (μW)    yang  berbeda  ketika  dibandingkan dengan  nilai  selisih  intensitas  daya  keluaran  saat  kenaikan suhu,  namun  ada  juga  beberapa  nilai  yang  sama  sehingga dalam  grafik  terlihat  berimpit  antara  data  saat  suhu  naik  dan suhu  turun.  Penurunan  suhu  dilakukan  ketika  suhu  telah mencapai  nilai  maksimum  dengan  melepas  sumber  pemanas, kemudian  diamati  nilai  intensitas  daya  keluaran  (μW)    tiap
penurunan  suhu  1°C.  Pada  grafik  5  dan  grafik  7  ketika  suhu turun  terlihat  bahwa  nilai  daya  keluaran  yang  terdeteksi semakin  besar,  sehingga  menyebabkan  selisih  daya  keluaran jika  dibandingkan  dengan  daya  keluaran  awal  sebelum  diberi panas semakin kecil. Hal ini dikarenakan saat penurunan suhu, core  serat  optik  yang  terkelupas  tidak  diberi  panas  sehingga partikel-partikel  yang  awalnya  merenggang  karena  pengaruh panas menjadi rapat kembali sehingga cahaya yang terdifraksi semakin  kecil  maka  nilai  intensitas  daya  keluaran  yang terdeteksi semakin besar. Selain itu saat penurunan suhu, nilai indeks bias core semakin besar, sehingga sinar yang dibiaskan keluar core semakin  kecil  dan  hal  ini  menyebabkan pemantulan  dalam  total  pada core kembali  sempurna  yang artinya cahaya kembali tepandu secara sempurna didalam core . Serat  optik multimode yang  terbuat  dari  bahan  silika merupakan  suatu  material  yang  bila  dikenai  panas  atau  kalor suhu  tinggi  akan  mengalami  perubahan  susunan  partikel- partikel  sehingga  jarak  antar  partikel  dalam  zat  akan  semakin renggang.  Hal  ini  dikarenakan  saat  dipanaskan  partikel- partikel  zat  menyerap  energi  panas  sehingga  energi  panas tersebut digunakan partikel-partikel untuk bergetar ( vibration ) dan  bergerak  saling  menjauh.  Kerenggangan  partikel  serat optik  silika  tersebut  menyebabkan  jalannya  cahaya  tidak teratur karena terdapat sebagian cahaya yang memasuki daerah renggang  (terdifraksi),  sehingga  lewatnya  sebagian  cahaya  ini mempengaruhi  perubahan  kecepatan  gelombang  cahaya. Proses  difraksi  mengakibatkan  cahaya  menyebar  ke  segala arah, cahaya yang terdifraksi terus merambat dan ada sebagian yang  lolos  ke cladding .  Adanya  berkas  cahaya  yang  lolos  ke cladding menyebabkan atenuasi pada transmisi fiber optik. Adanya perubahan suhu yang semakin panas mengakibatkan  indeks  bias core pada  fiber  optik  semakin kecil.  Dengan  mengecilnya  indeks  bias core maka  semakin banyak  sinar  yang  dibiaskan  ke  luar  sehingga  pemantulan dalam total pada core tidak terjadi sempurna atau dengan kata lain akan terjadi rugi daya yang teramati pada detektor. Selain itu  adanya  pemberian  panas  pada  fiber  optik  menyebabkan perubahan  struktur  sehingga  transmisi  cahayanya  tidak sempurna.  Sehingga  cahaya  yang  melewati core yang  dikenai panas,  maka  cahaya  akan  terdifraksi  yang  menyebabkan cahaya menyebar kesegala arah, hal inilah yang menyebabkan nilai  intensitas  daya  keluaran  yang  terdeteksi  semakin  kecil, karena pada fiber tersebut terjadi rugi daya ( loss ).
Sehingga  semakin  panjang  daerah  kupasan  menyebabkan daerah core yang  mengalami  pemuaian  termal  semakin panjang, hal ini menyebabkan perubahan indeks bias pada core semakin  kecil,  maka  transmisi  cahaya  yang  melewati  daerah core tersebut  tidak  sempurna  karena  banyak  cahaya  yang dibiaskan ke cladding atau dengan kata lain pemantulan dalam total  tidak  terjadi  secara  sempurna.  Peristiwa  tersebut menyebabkan  terjadinya  rugi  daya  yang  teramati  pada detektor.

## b. Analisa  Pengaruh  Panjang  Gelombang  Sumber  yang Digunakan Terhadap Nilai Intensitas Daya Keluaran
Pada  penelitian  ini  menggunakan  panjang  gelombang sumber  1310  nm  dan  1550  nm.  Tiap  variasi  panjang  kupasan
yakni 2 cm, 3 cm dan 4,7 cm diuji dengan panjang gelombang sumber  yang  berbeda.  Berikut  ini  merupakan  gambar  grafik yang  menunjukkan  pengaruh  kedua  panjang  gelombang sumber pada panjang kupasan yang sama untuk semua panjang kupasan:
Gambar  8  Grafik  Hubungan  Suhu  dengan  Selisih  Daya  Keluaran  pada Panjang  Kupasan  2  cm  dengan  Panjang  Gelombang  Sumber  1310  nm    dan 1550 nm untuk Suhu Naik
Gambar  9  Grafik  Hubungan  Suhu  dengan  Selisih  Daya  Keluaran  pada Panjang  Kupasan  2  cm  dengan  Panjang  Gelombang  Sumber  1310  nm    dan 1550 nm untuk Suhu Turun
Gambar  10  Grafik  Hubungan  Suhu  dengan  Selisih  Daya  Keluaran  pada Panjang  Kupasan  3  cm  dengan  Panjang  Gelombang  Sumber  1310  nm    dan 1550 nm untuk Suhu Naik
Gambar  11  Grafik  Hubungan  Suhu  dengan  Selisih  Daya  Keluaran  pada Panjang  Kupasan  3  cm  dengan  Panjang  Gelombang  Sumber  1310  nm    dan 1550 nm untuk Suhu Turun
Gambar  12  Grafik  Hubungan  Suhu  dengan  Selisih  Daya  Keluaran  pada Panjang Kupasan 4,7 cm dengan Panjang Gelombang Sumber 1310 nm  dan 1550 nm untuk Suhu Naik
Gambar  13  Grafik  Hubungan  Suhu  dengan  Selisih  Daya  Keluaran  pada Panjang  kupasan  4,7  cm  dengan  panjang  gelombang  sumber  1310  nm    dan 1550 nm untuk Suhu Turun
Berdasarkan  gambar  grafik  8  sampai  13  diatas  terlihat bahwa pada panjang gelombang sumber 1310 nm nilai selisih daya keluaran (μW) lebih besar jika dibandingkan dengan nilai selisih daya keluaran (μW) pada panjang gelombang 1550 nm untuk  ketiga  panjang  kupasan.  Sebagai  contoh  pada  panjang gelombang  sumber  1310  nm  dengan  panjang  kupasan  3  cm, nilai  perubahan  intensitas  daya  keluaran  dari  suhu  minimum hingga  maksimum  nilainya  berkisar  antara  0,10  μW  hingga 1,69  μW.  Sedangkan  pada  panjang  gelombang  sumber  1550 nm  dengan  panjang  kupasan  3  cm,  nilai  perubahan  intensitas
daya  keluaran  dari  suhu  minimum  hingga  maksimum  nilainya berkisar  antara  0,07  μW  hingga  1,11  μW.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pada  panjang  gelombang  sumber  1310 nm sensitivitas dari serat optik terhadap perubahan suhu lebih tinggi  jika  dibanding  dengan  sensitivitas  dari  serat  optik dengan  pemberian  panjang  gelombang  sumber  1550  nm.  Hal ini  membuktikan  bahwa  panjang  gelombang  sumber  yang digunakan  mempengaruhi  moda-moda  yang  merambat  pada serat optik. Istilah moda yakni banyaknya berkas cahaya yang dipancarkan  oleh  sumber  optik  berdasarkan  panjang gelombang yang berbeda pada masing-masing berkas. Panjang gelombang  sumber  (λ)  berhubungan  dengan  nilai  indeks  bias efektif  fiber,  nilai  indeks  bias  efektif  ini  dipengaruhi  oleh indeks  bias core .  Agar  terjadi  pemanduan  gelombang  maka nilai  indeks  bias  pandu  efektif  harus  lebih  kecil  dari  indeks bias core dan  lebih besar dari indeks bias cladding . Sehingga panjang gelombang sumber menentukan pemanduan gelombang  cahaya  pada  fiber.  Berdasarkan  hasil  percobaan, menunjukkan  bahwa  pada  panjang  gelombang  1310  nm  nilai selisih  daya  keluaran  lebih  besar  dibandingkan  panjang gelombang  1550  nm,  hal  ini  berarti  pada  panjang  gelombang 1310  nm  nilai  rugi  daya  (loss)  yang  terdeteksi  lebih  besar daripada  panjang  gelombang  1550  nm.  Sehingga  panjang gelombang  1310  nm  pada  percobaan  ini  cocok  digunakan sebagai  sensor  suhu  karena sensitivitasnya lebih tinggi karena semakin  panjang  kupasan  menyebabkan  nilai  rugi  dayanya semakin  besar  daripada  panjang  gelombang  1550  nm. Sedangkan  untuk  panjang  gelombang  1550  nm  lebih  cocok digunakan  untuk  sistem  komunikasi  karena  sensitivitasnya lebih  rendah  yang  artinya  saat  diberi panjang kupasan 4,7 cm nilai  rugi  dayanya  lebih  kecil  (tidak  langsung  drop)  daripada panjang gelombang 1310 nm.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat disimpulkan  bahwa  semakin  besar  panjang  kupasan cladding dan  coating serat  optik menyebabkan nilai rugi daya semakin besar, hal ini ditandai dengan menurunnya nilai daya keluaran yang  terdeteksi,  Pada  panjang  gelombang  sumber  1310  nm sensitivitas  dari  serat  optik  terhadap  perubahan  suhu  lebih tinggi  jika  dibanding  dengan  sensitivitas  dari  serat  optik dengan  panjang  gelombang  sumber  1550  nm,  perlakuan pemberian  suhu  yang  semakin  tinggi  mengakibatkan  nilai intensitas  daya  keluaran  yang  ditangkap optical  power  meter semakin menurun, yang menunjukkan terjadi banyak rugi daya pada fiber optik yang diuji.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  Rahmi  Intan  Yunifar  mengucapkan  terima  kasih kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  kedua  orang  tua,  dosen pembimbing  Tugas  Akhir,  Dirjen  DIKTI  yang  telah memberikan  Beasiswa  Bidik  Misi  pada  tahun  2011-2015 kepada  penulis,  seluruh  elemen  pengajar  dan  staf  Jurusan Fisika,  serta  teman-teman  penulis  yang  telah  memberikan
kelancaran,  dukungan,  dan  motivasi  kepada  penulis  dalam melakukan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Samian,  2008. Fabrikasi  Directional  Coupler  Serat  Optik  Multimode . JFA  Vol.4.  No.2.  080203-1  -  080203-5.  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember, Surabaya-Indonesia.
[2]  Bestariyan,T.2011. Rancang  Bangun Sensor Suhu Menggunakan Serat Optik  Berstruktur  Singlemode-Multimode-Singlemode  dan  OTDR. Tugas Akhir Jurusan teknik fisika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
[3]  Sujito  dkk.2012. Pengaruh  Perubahan  Temperatur  Terhadap  Rugi Daya  Serat  Optik  Singlemode  SMF-28. Prosiding  simposium  fisika nasional xxv. Jurusan fisika FMIPA Universitas Negeri Malang.
[4]  Keiser,G.1991. Optical Fiber Communication 2 rd Edition . United States of Amerika.
[5]  Nugroho,D.Y,2005 .  Studi  Pengukuran  Rugi-Rugi  Serat  Optik  Pada Empat  Rute  STO  di  Jawa  Tengah  dengan  Menggunakan  OTDR Tektronik TF S3031. Skripsi Jurusan fisika FMIPA Universitas Sebelas Maret Surakarta.
[6]  Arifin.2015. Pengembangan  Sensor  Regangan  dan  Pergeseran Berbasis  Serat  Optik. Disertasi  Jurusan  Fisika  Institut  Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
[7]  Fang  Zujie,  dkk.  2012. Fundamentals  Of  Optical  Fiber  Sensors .  John Willey dan Sons,Inc.Canada