## PERANCANGAN ALAT PENGUKUR KADAR UNSUR HARA NPK PUPUK KOMPOS
Rustan 1* , Fajar Dwi Ramadhan 1 , M. Ficky Afrianto 1 , Linda Handayani 1 , Ardiyaningsih Puji Lestari 2 , Fahmida Manin 3
1 Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, Muaro Jambi, 36361, Indonesia
2 Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, Muaro Jambi, 36361, Indonesia
3 Program Studi Kesehatan Hewan, Fakultas Peternakan, Universitas Jambi, Muaro Jambi, 36361, Indonesia * e-mail: rustan.rustan@unja.ac.id

## ABSTRAK
Pada penelitian ini dilakukan perancangan alat pengukur kadar unsur hara nitrogen, fosfor dan kalium pada kompos. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi arduino mega 2560, module RS-485, sensor tanah NPK jxct, lcd TFT, kabel jumper, dan batterai 12 volt. Sensor tanah NPK jxct memiliki elektroda sepanjang 7 cm yang dapat bekerja di suhu 5 sampai 45 derajat celcius dan bekerja di tegangan 9 volt sampai 12 volt. Module RS-485 digunakan sebagai komunikasi data antara sensor dan mikrokontroler. Module RS-485 dapat  bekerja  di  tegangan  5  volt.  Secara  keseluruhan  tahapan  dalam  penelitian  ini  adalah  perancangan  perangkat  keras,  perancangan perangkat lunak, kalibrasi dan uji sensor. Pengujian alat pengukur kadar unsur hara NPK dilakukan pada 9 sampel pupuk kompos. Dari hasil pengujian alat pengukur kadar unsur hara nitrogen, fosfor dan kalium sensor tanah NPK dapat bekerja untuk mendeteksi kadar unsur hara yang ada pada pupuk organik atau kompos.
Kata Kunci : Kompos; Unsusr Hara; Sensor; Mikrokontroler; Pupuk Organik

## ABSTRACT
[Title:  Design  Of  Measuring  Equipment  Of  Npk  Nutrient  Levels  Of  Compost  Fertilizer] In  this  research,  a  tool  was designed  to  measure  the  levels  of  nitrogen,  phosphorus  and  potassium  nutrients  in  compost.  The  tools  and  materials  used  in  this  study included Arduino Mega 2560, RS-485 module, NPK jxct ground sensor, TFT LCD, jumper cables, and a 12 volt battery. The jxct NPK soil sensor has a 7 cm long electrode that can work at temperatures of 5 to 45 degrees Celsius and work at a voltage of 9 volts to 12 volts. The RS-485 module is used as data communication between the sensor and the microcontroller. The RS-485 module can work at 5 volts. Overall the stages in this research are hardware design, software design, sensor calibration and testing. Tests for measuring NPK nutrient levels were carried  out  on  9  samples  of  compost.  From  the  results  of  the  testing  of  nitrogen,  phosphorus  and  potassium  nutrient  content  measuring devices the NPK soil sensor can work to detect nutrient levels in organic fertilizers or compost.
Keywords: Compost; Nutrients; Sensors; Microcontrollers; Organic Fertilizer

## PENDAHULUAN
Saat  ini  para  petani  di  Indonesia  banyak menggunakan  pupuk  anorganik  (kimia)  untuk meningkatkan  pertumbuhan  tanaman.  Penggunaan pupuk  anorganik  bagus  dalam  meningkatkan produksi  tanaman,  namun  penggunaan  pupuk anorganik  dalam  jangka  lama  berakibat  buruk terhadap keadaaan tanah (Nengsih, 2015). Menurut Sulaeman dkk (2017), penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus dapat memberikan efek negatif terhadap media tanam, seperti turunnya kandungan bahan  organik  dan  aktivitas  mikroorganisme  pada
media  tanam,  media  tanam  menjadi  padat  dan terjadi polusi lingkungan.
Sebagai  alternatif  pupuk  organik  (alam)  dapat digunakan  untuk  mengurangi  penggunaan  pupuk anorganik  (kimia).  Pupuk  organik  dapat  digunakan untuk  meningkatkan  kualitas  dari  media  tanam dimana pupuk organik dapat memperbaiki sifat-sifat fisik  tanah  seperti  permeabilitas  tanah,  porositas tanah, struktur tanah, daya menahan air dan kation- kation tanah (Roidah, 2013).
Salah  satu  jenis  pupuk  organik  adalah  pupuk kompos.  Kompos  merupakan  bahan-bahan  organik
(sampah  organik)  yang  telah  mengalami  proses pelapukan  karena  adanya  interaksi  antara mikroorganisme (bakteri pembusuk) yang bekerja di dalamnya  (Murbandono,    2007).  Pupuk  kompos yang  merupakan  pupuk  organik  baik  digunakan karena  berbagai  alasan  seperti  tidak  merusak lingkungan,  tidak  memerlukan  biaya  yang  banyak, proses pembuatan yang mudah dan bahan yang tidak sulit  ditemukan.    Bahan  organik  (kompos) merupakan  salah  satu  unsur  pembentuk  kesuburan tanah  dan  untuk  menghasilkan  tanah  yang  subur, maka  perlu  ditambahkan  bahan  organik.  Kompos yang  dibuat  menggunakan  bahan  orgnaik mengandung  unsur  hara  makro  yang  bagus  untuk menunjang  pertumbuhan  tanaman.  (Bachtiar  dan Ahmad, 2019).
Menurut Munawar (2018), Unsur hara makro adalah unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah  besar  (0,1%  -  5%).  unsur  hara  makro tersebut  meliputi  nitrogen  (N),  fosfor  (P),  kalium (K), magnesium (Mg), kalsium (Ca) , belerang atau sulfur  (S)  (Aidah,  2017).  Unsur  hara  nitrogen  (N) dalam  pupuk  kompos  berfungsi  untuk  merangsang pertumbuhan tunas, batang, merangsang pembentukan  zat  hijau  daun  yang  berperan  dalam proses  fotosintesis.  Kemudian  unsur  hara  Kalium (K)  berfungsi  untuk  meningkatkan  kekebalan tanaman terhadap hama dan penyakit, daun, bunga, dan  buah  tanaman  menjadi  kuat  sehingga  tidak mudah  gugur.  Dan  unsur  hara  fosfor  (F)  berfungsi sebagai  penyusun  banyak  Protein,  fosfolipida, koenzim dan substrat (Nisa, 2016).
NPK merupakan Unsur hara makro terpenting yang diperlukan oleh tanaman. Saat ini, kadar NPK yang  terkandung  dalam  pupuk  atau  tanah  dapat diketahui dengan cara analisis laboratorium. Namun, analisis  laboratorium  untuk  mengetahui  kadar  NPK yang  terkandung  dalam  pupuk  atau  tanah membutuhkan biaya yang relatif tinggi, waktu yang relatif  lama,  serta  akses  petani  yang  sulit  pada laboratorium (Amri dan Sumiharto, 2019).
Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian  untuk  mendeteksi  unsur  hara  dengan berbagai  macam  metode  yang  berbeda  beda, diantaranya  oleh  salsabila  dkk  (2021)  menggunakan metode  induksi  medan  magnet  untuk  mengetahui kadar  unsur  hara  yang  terdapat  pada  tanah  dengan melihat  respon  tegangan  dari  penambahan  variasi massa  dan  konsentrasi  larutan  pupuk  nitrogen, phospor,  dan  kalium.  Pada  metode  induksi  medan magnet  untuk  mendeteksi  kadar  unsur  hara ≤ 20% belum  dapat  terdeteksi  dengan  baik.  Penelitian As,ari  dkk  (2022)  merancang  sistem  monitoring unsur  hara  dan  kelembapan  tanah  menggunakan raspberry  pi,  sensor  YL-69  untuk  mendeteksi
kelembapan  dan  sensor  NPK  analog  untuk mendeteksi  unsur  hara  NPK  dengan  tingakt  hasil akurasi  dari  pembacaan  unsur  N,  P  dan  K  adalah diatas 80 %. Penelitian yang dilakukan oleh Devianti dkk  (2019)  menggunakan    metode Near  Infrared Reflectance  Spectroscopy untuk  memprediksi  simultan kadar  unsur  hara  makro  pada  tanah  pertanian. metode  NIRS  sebagai  metode  baru  yang  dapat digunakan  untuk  prediksi  kadar  unsur  hara  makro (N,  P  dan  K)  pada  tanah  lahan  pertanian.  Pada metode  NIRS  digunakan  spektrum  infrared. Spektrum  tersebut  kemudian  dikoreksi  dan diperbaiki  dengan  metode  smoothing.  Model prediksi  kadar  unsur  hara  dibangun  dengan  metode principal  component  regression (PCR)  dan partial  least square regression (PLSR). Pada  penelitian  ini  dilakukan  perancangan  alat pengukur  kadar  unsur  hara  nitrogen,  fosfor  dan kalium  pada  kompos  menggunakan  sensor  NPK digital  dan  mikrokontroler  berupa  arduino  Mega 2560.  Sensor  NPK  digunakan  untuk  pembacaan unsur  hara  nitrogen,  fosfor  dan  kalium  dan  hasil pembacaan  akan  ditampilkan  pada liquid  crystal display (LCD), sehingga kandungan unsur hara pada pupuk  kompos  dapat  dilihat  secara  langsung  oleh petani.

## KOMPONEN ELEKTRONIKA
Perancangan  alat  pengukur  kadar  unsur  hara NPK  dilakukan  dengan  menyatukan  beberapa komponen  elektronika  seperti  mikrokontroler, sensor  dan  display  yang  digunakan  untuk menampilkan data hasil pembacaan.
1. Mikrokontroler Mikrokontroler  adalah  sebuah  komputer kecil  (” special  purpose  computers ”)  di  dalam  satu  IC yang  berisi  CPU,  memori,  timer,  saluran komunikasi  serial  dan  paralel,  port  input/output, ADC. Mikrokontroller digunakan untuk suatu tugas dan menjalankan suatu program (Risal dkk., 2017). Mikrokontroler  bekerja  berdasarkan  program (perangkat lunak) yang ditanamkan didalamnya, dan program tersebut dibuat sesuai dengan aplikasi yang diinginkan ((Dharmawan, 2017).
2. LCD Liquid  crystal  display  (LCD)  merupakan perangkat  (device)  yang  sering  digunakan  untuk menampilkan  data  selain  menggunakan  seven segment.  Lcd  berfungsi  sebagai  salah  satu  alat komunikasi  dengan  manusia  dalam  bentuk tulisan/gambar. Untuk menghubungkan microcontroller  dengan  lcd  dibutuhkan  konfigurasi antara pin-pin yang ada di lcd dengan Port yang ada di mikrokontroller (Ridarmin dkk., 2019).
3. Module RS-485
RS485  adalah  teknik  komunikasi  data  serial  yang dapat  berkomunikasi  antara  satu  unit  dengan  unit lainnya  pada  jarak  yang  cukup  jauh  yaitu  1,2  Km. Selain dapat digunakan untuk jarak yang jauh teknik ini  juga  dapat  digunakan  untuk  menghubungkan  32 unit beban sekaligus hanya dengan menggunakan dua buah kabel saja tanpa memerlukan referensi ground yang sama antara unit yang satu dengan unit lainnya. Beban  yang  terhubung  kejaringan  bisa  berupa komputer,  mikrokontroler  dan  peralatan-peralatan lainnya (vitria, 2008).
4. Sensor tanah NPK Sensor nitrogen, fosfor dan kalium tanah atau Sensor tanah  NPK  adalah  sensor  yang  cocok  untuk mendeteksi kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium dalam  tanah,  serta  menilai  kesuburan  tanah  dengan mendeteksi kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium dalam  tanah,  sehingga  memudahkan  penilaian kesuburan tanah secara sistematis. Probe baja tahan karat dari sensor npk tanah dapat dikubur di dalam tanah  untuk  waktu  yang  lama  dan  tahan  terhadap elektrolisis jangka panjang, garam, dan korosi alkali. Ini dapat diterapkan untuk mendeteksi tanah alkalin, tanah  asam,  tanah  substrat,  tanah  persemaian  & tanah dedak kelapa (Pratama dkk, 2021).

## METODE
Alat  dan  bahan  yang  digunakan  dalam penelitian ini meliputi arduino mega 2560, module RS-485,  sensor  tanah  NPK  jxct,  lcd  TFT,  kabel jumper, dan batterai 12 volt. Sensor tanah NPK jxct memiliki  elektroda  sepanjang  7  cm  yang  dapat bekerja  di  suhu  5  sampai  45  derajat  celcius  dan bekerja  di  tegangan  9  volt  sampai  12  volt.  Module RS-485  digunakan  sebagai  komunikasi  data  antara sensor  dan  mikrokontroler.  Module  RS-485  dapat bekerja  di  tegangan  5  volt.  Secara  keseluruhan tahapan  dalam  penelitian  ini  adalah  perancangan perangkat  keras,  perancangan  perangkat  lunak, kalibrasi dan uji sensor.

## PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK
Perancangan  perangakat  lunak  dilakukan untuk  membuat  program  untuk  mengatur pembacaan  sensor  tanah  NPK.  Pada  penelitian  ini program dibuat menggunakan software arduino IDE dengan  bahasa  C++.  Program  diawali  dengan inisialisasi  port  arduino.  Tujuan  inisialisasi  agar arduino  dapat  terhubung  ke  komputer/laptop. Pemrograman diawali dengan mengunggah program yang  telah  dibuat  pada  arduino  IDE  ke mikrokontroler  berupa  arduino  mega  2560. Kemudian  dilakukan  deteksi  kandungan  unsur  hara oleh sensor NPK sesuai dengan program yang telah
dimasukkan.  Data  yang  berhasil  dideteksi  oleh sensor akan dikirim dan ditampilkan oleh lcd TFT.

## PERANCANGAN PERANGKAT KERAS
Perancangan perangkat keras dimulai dengan mendesain  sistem  diagram  blok  berdasarkan  logika berpikir  dengan  struktur  penalarannya  terdiri  atas masukan  (input),  proses  (process)  dan  keluaran (output). Kemudian dilanjutkan perancangan desain alat  dengan  menggunakan  sensor  tanah  NPK  jxct, mikrokontroler,  dan  display  berupa  lcd  TFT. Gambar 1 merupakan desain diagram blok.
Gambar 1. Diagram Blok Pada  sistem  diagram  dimulai  dengan  sensor sebagai  sinyal  masukan  untuk  memulai  pembacaan kandungan  nilai  unsur  hara,  sensor  yang  digunakan adalah sensor tanah NPK jxct. Data dari pembacaan sensor NPK jxct akan dimasukkan ke mikrokontroler  melalui  module  RS-485.  Ketika mikrokontroler  telah  menerima  data  dari  module RS-485,  mikrokontroler  akan  memproses  data tersebut  sesuai  dengan  program  yang  sudah dimasukkan  sebelumnya.  Program  tersebut  akan mengambil  tindakan  untuk  membaca  data  dan memberikan  informasi  saat  sensor  sedang digunakan.  Ketika  mikrokontroler  sudah  mengolah data yang diterima sesuai dengan program yang telah dibuat,  sinyal  keluaran  dari  mikrokontroler  akan ditampilkan  melalui  display  yang  telah  terhubung pada mikrokontroler.
Gambar  2  merupakan  desain  komponen  alat pengukur  kadar  unsur  hara  NPK  dimana  sensor tanah NPK sebagai komponen utama yang berfungsi untuk mendeteksi kadar unsur hara pada kompos.
Gambar 2. Desain alat pengukur kadar unsur hara NPK
Pada  desain  alat  pengukur  kadar  unsur  hara NPK  tersebut  semua  komponen  saling  terhubung satu  sama  lain.  Selain  sensor  tanah  NPK  jxct terdapat mikrokontroler berupa arduino mega 2560 yang digunakan untuk mengoperasikan sensor tanah
NPK  jxct  dan  juga  menampilkan  display  hasil pembacaan sensor ke lcd TFT. Gambar 3 merupakan tampilan  lcd  TFT  dimana  lcd  TFT  dapat menampilkan  hasil  pembacaan  sensor  berupa  kadar unsur hara nitrogen, fosfor dan kalium dalam satuan mg/kg.

## KALIBRASI DAN PENGUJIAN SENSOR
Kalibrasi  dan  pengujian  sensor  tanah  NPK jxct  dilakukan  dengan  melakukan  pembacaan  data pada  beberapa  sampel  pupuk  kompos  yang  telah  di analisis  laboratorium.  Kalibrasi  dan  pengujian  ini dilakukan  dengan  salah  satu  tujuan  untuk  melihat respon  linieritas  sensor  terhadap  pembacaan  unsur hara  NPK  pada  kompos.  Pengujian  ini  dilakukan untuk  melihat  hasil  pembacaan  sensor  terhadap beberapa  sampel  pupuk  kompos  yang  terbuat  dari limbah organik berupa feses ayam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PERANCANGAN SISTEM ALAT
Perancangan  sistem  alat  pengukur  kadar unsur hara NPK dibuat dengan menggunakan sensor tanah  NPK  dan  mikrokontroler  sebagai  komponen utama.  Mikrokontroler  yang  digunakan  berupa arduino  mega  2560.  Dimana  pin  sensor  NPK  akan dihubungkan  ke  module  RS-485  terlebih  dahulu. Fungsi  module  RS-485  untuk  mentransfer  data digital berupa biner ke mikrokontroler. Pin vcc dan gnd module RS-485 dihubungkan ke pin vcc dan gnd pada  arduino  mega  2560.  Pin  D1,  DE,  RE  dan  R0 pada module RS-485 dihubungkan ke pin D9, D10, D11 dan D12 pada arduino mega 2560. Untuk pin lcd TFT dihubungkan semua pin ke pin pada arduino mega 2560. Sedangkan pin pada sensor dan module RS-485  dihubungkan  atau  disolder  ke  pin  arduino mega 2560. Gambar 3 merupakan hasil perancangan sistem alat.
Gambar 3. Perancangan sistem alat

## HASIL  PEMBACAAN  DATA  KOMPOS  DAN KALIBRASI
Tabel  1  merupakan  hasil  data  pengujian sensor  tanah  NPK.  Pengujian  dilakukan  dengan melakukan  pembacaan  kadar  nitrogen  fosfor  dan kalium  pada  9  sampel  kompos  yang  sudah  jadi  dan memiliki perlakuan yang berbeda.
Tabel 1. Data Pengujian Sensor Tanah NPK Perlakuan Unsur Hara Nitrogen (mg/kg) Fosfor (mg/kg) Kalium (mg/kg) P1U1 62 19 26 P1U2 62 19 26 P1U3 64 21 29 P2U1 95 30 40 P2U2 103 34 44 P2U3 72 33 30 P3U1 66 20 27 P3U2 65 20 28 P3U3 69 20 28 Tabel  2  merupakan  hasil  data  analisis laboratorium unsur hara NPK pada 9 sampel pupuk kompos.
Tabel 2. Data Hasil Analisis Laboratorium Perlakuan Unsur Hara Nitrogen (%) Fosfor (%) Kalium (%) P1U1 1,85 0,10 0,54 P1U2 1,85 0,10 0,54 P1U3 1,94 0,11 0,57 P2U1 2,57 1,36 0,76 P2U2 2,82 1,50 0,84 P2U3 1,97 1,38 0,77 P3U1 1,80 0,8 0,78 P3U2 1,85 0,8 0,80 P3U3 1,91 0,8 0,80
Pada  tabel  1  terlihat  hasil  pengukuran  pada sampel  kompos  P1  dengan  perulangan  3  kali. Dimana  hasil  nitrogen  dan  fosfor  pada  perulangan pertama  dan  kedua  memiliki  hasil  yang  sama.  Dan pada  perulangan  ketiga  hasil  yang  didapat  memiliki perbedaan  sedikit  dengan  perulangan  pertama  dan kedua. Pada tabel 2 hasil analisis laboratorium pada sampel  kompos  P1  pada  pengulangan  pertama  dan kedua  memiliki  nilai  yang  sama  namun  pada pengulangan ketiga hasil kandungan unsur hara NPK sedikit  berbeda  dengan  pengulangan  pertama  dan kedua.
Pada sampel kompos P2 hasil pembacaan nya berbeda beda, namun hasil pembacaan nitrogen pada perulangan  ketiga  memiliki  hasil  yang  jauh  dengan perlakuan pertama dan kedua. , hal itu dikarenakan pada  proses  pembuatan  kompos  P2  menggunakan bahan  organik  dengan  komposisi  yang  sama  namun pada  proses  pembuatan  kompos,  suhu,  kelembapan
dan pH dapat mempengaruhi hasil kandungan unsur hara  pada  kompos.  Dapat  dilihat  juga  pada  tabel  2 hasil analisis laboratorium, pada sampel kompos P2 memiliki hasil yang berbeda-beda.
Pada  sampel  kompos  P3  hasil  pembacaan fosfor dan kalium memiliki hasil yang sama, namun pada  kadar  nitrogen-nya  memiliki  perbedaan.  Sama seperti hasil analisis laboratorium pada tabel 2, hasil analisis  laboratorium  kandungan  unsur  hara  fosfor dan  kalium  memiliki  nilai  yang  sama  namun  pada nitrogen  memiliki  perbedaan  antara  pengulangan pertama,  kedua  dan  ketiga.  Hasil  kalibrasi  sensor NPK dapat dilihat pada gambar 4.
Gambar 4. Kalibrasi Sensor NPK Kalibrasi  alat  ukur  kandungan  unsur  hara (sensor)  dilakukan  dengan  menggunakan  data  hasil analisis  laboratorium.  Hasil  kalibrasi  sensor  NPK menunjukan pada grafik nitrogen (N) memilki hasil yang  sama  dengan  grafik  nitrogen  (N)  pada  hasil analisis  laboratorium.  Pada  grafik  kalium  (K) menunjukkan  bentuk  grafik  yang  sama  antara  hasil pembacaan sensor dengan hasil analisis laboratorium.  Namun  pada  grafik  fosfor  (P) memiliki  grafik  yang  berbeda,  hal  itu  dikarenakan program  atau  perancangan  perangkat  lunak  belum sempurna pada pembacaan fosfor (P).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  hasil  pengujian,  alat  pengukur  kadar unsur hara nitrogen, fosfor dan kalium sensor tanah NPK  dapat  bekerja  dengan  baik  untuk  mendeteksi kadar unsur hara yang ada pada pupuk organik atau kompos.  Data  yang  berhasil  dideteksi  oleh  sensor dapat dilihat secara langsung melalui display berupa lcd TFT.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kegiatan/Riset/Proyek  ini  didukung  oleh Kementrian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan Teknologi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui  Pendanaan  Program  Riset  Keilmuan  Tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Aidah,  S.N.  2021. Mengenal  Macam-macam  Nutrisi Tanaman .    Jogjakarta:  Penerbit  Kbm Indonesia.
Amri,  M.M  dan  R.  Sumiharto.  2019.  Sistem Pengukuran  Nitrogen,  Fosfor,  Kalium Dengan  Local  Binary  Pattern  Dan  Analisis Regresi. Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems (IJEIS) . 9 (2).
As`ari,  C.  H.,  D.  N.  Ramadan  dan  T.  N. Damayanti.  2022.  Perancangan  Dan Realisasi  Sistem  Monitoring  Unsur  Hara Dan  Kelembaban  Tanah  Menggunakan raspberry Pi. e-Proceeding of Applied Science . 8 (1).
Bachtiar,  B  dan  A.  H.  Ahmad.  2019.  Analisis Kandungan  Hara  Kompos  Johar  Cassia siamea  Dengan  Penambahan  Aktivator Promi. Jurnal Biologi Makassar . 4 (1).
Devianti,  D.,  Sufardi.,  Zulfahrizal  dan  A.  A. Munawar. 2019. Near Infrared Reflectance Spectroscopy: Prediksi Cepat dan Simultan Kadar  Unsur  Hara  Makro  pada  Tanah Pertanian. Agritech . 39 (1) : 12-19. Dharmawan, H. A. 2017. Mikrokontroler Konsep Dasar dan  Praktis .  Malang:  Universitas  Brawijaya Press.
Munawar,  A.  2018. Kesuburan  tanah  dan  nutrisi tanaman . Bogor: PT Penerbit IPB Press. Murbandono,  H.S.L.  2007. Membuat  Kompos .
Jakarta: Penebar Swadaya.
Nengsih,  Y.  2015.  Pemberian  Pupuk  Organik  Dan Pupuk  Anorganik  Terhadap  Pertumbuhan Bibit  Kelapa  Sawit  (Elaeis  Guineensis)  Di Pembibitan Utama. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi . 15 (4). Nisa,  K.  2016. Memproduksi  Kompos  dan  Mikro Organisme  Lokal. Pondok  Kelapa:  Bibit Publisher.
Pratama,  H.,  A.  Yunan  dan  R.  A.  Candra.  2021. Design  and  Build  a  Soil  Nutrient Measurement Tool for Citrus Plants Using NPK Soil Sensors Based on the Internet of Things. Brilliance  Research  of  Artificial Intelligence . 1 (1).
Risal,  A.,  S.  Suhaeb.,  Y.  A.  Djawad.,  H.  Jaya.,
Ridwansyah dan Sabran. 2017.
Mikrokontroler  Dan  Interface .  Makassar: Universitas Negeri Makassar. Roidah,  I.S.  2013.  Manfaat  Penggunaan  Pupuk Organik  Untuk  Kesuburan  Tanah. Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO . 1 (1).
Salsabila, D., D. Darmawan dan A.Qurthobi. 2021. Studi  Pendekatan  Metode  Induksi  Medan Magnet  Dalam  Penentuan  Kadar  Unsur Hara  Npk  Pada  Tanah  Approach  Study  Of The  Magnetic  Field  Induction  Method  In Determining  Npk  Nutritional  Levels  In Soil. e-Proceeding of Engineering . 8 (5).
Sulaeman,  Y.,  Maswar  dan  D.  Erfandi.  2017. Pengaruh  Kombinasi  Pupuk  Organik  Dan Anorganik  Terhadap  Sifat  Kimia  Tanah, Dan  Hasil  Tanaman  Jagung  Di  Lahan
Kering  Masam. Jurnal  Pengkajian  dan Pengembangan Teknologi Pertanian . 20 (1). Vitria, R. 2008. Komunikasi Data Serial Multipoint Menggunakan  Teknik  Rs485  Half  Duplex. Jurnal Ilmiah Poli Rekayasa . 3 (2).