## STUDI KASUS PEMELIHARAAN DAN KELAYAKAN ALAT PELINDUNG RADIASI LEAD APRON
Retno Wati 1 , Mohammad Bimo Alfarel Agus 2 , Taufiq Fachruddin Zen 3 1,2,3 Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta Email: wati.retno@unisayogya.ac.id
Abstrak: Lead apron merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai alat proteksi radiasi perorangan dalam suatu Instalasi Radiologi. di Instalasi Radiologi Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta terakhir dilakukan pengujian kebocoran pada tahun 2018  yang kemudian dilakukan pengujian kelayakan  pada lead  apron yang  dicurigai  mengalami  kerusakan  namun  masih  dipakai.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  prosedur  pengujian  kelayakan lead apron,  hasil  pengujian  kelayakan lead apron serta pemeliharaan lead apron. Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Instalasi  Radiologi  Sentral  Rumah  Sakit  Ortopedi  Prof.  Dr.  R.  Soeharso Surakarta pada bulan April 2022 hingga Juli 2022. Subjek penelitian ini adalah 2 petugas proteksi radiasi dan 1 fisikawan medis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yaitu pemeliharaan lead apron di Instalasi Radiologi Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta  dapat  berupa  penyimpanan  dan  pembersihan.  Dalam  penyimpanannya  diletakkan  secara horizontal di dalam rak khusus lead apron dan beberapa lead apron ditumpuk, dan pembersihan dilakukan dengan  cara  membersihkan  Pb  dengan  alkohol  dan  tisu  basah  apabila  terlihat  kotor.  Hasil  pengujian kebocoran lead apron menunjukkan bahwa lead apron 1,2,3,5,6,7 memiliki kondisi yang tidak layak. Saran penulis  yaitu  sebaiknya lead  apron yang  mengalami  kerusakan  dan  tidak  memenuhi  standar  kelayakan segera di reject atau tidak digunakan demi keselamatan petugas ataupun keluarga pasien dan diganti dengan lead apron baru dan untuk menjaga fungsi dan keawetan lead apron lebih diperhatikan cara pemeliharaan. Kata kunci: pemeliharaan, Kelayakan, Lead apron
Abstrct: Lead apron is one of the most important things as an individual radiation protection device in a Radiology Installation. At the Central Radiology Installation of  the Orthopedic Hospital of Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, the last leak test was carried out in 2018 which was then carried out a feasibility test on the lead apron which was suspected of being damaged but still in use. This study aimed to determine the procedure for testing the suitability of lead apron, the results of testing the feasibility of lead apron, and the maintenance of lead apron. This research method applied a case study approach. This research was conducted at the Central Radiology Installation of Orthopedic Hospital of Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta from April 2022 to July 2022. The subjects of this study were 2 radiation protection officers and 1 medical physicist. Data  collection  was  carried  out  by  means of observation,  interviews  and documentation. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation,  and drawing conclusions. The result of the research  was  that  the  maintenance  of  lead  apron at  the  Central  Radiology  Installation  of  Orthopedic Hospital of Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta can be in the form of storage and cleaning. In storage it was placed horizontally in a special lead apron rack, and several lead aprons are stacked, and cleaning was done by cleaning Pb with alcohol and wet tissue when visibly dirty. The results of the lead apron leak test showed that the lead apron 1,2,3,5,6,7 had unfit  conditions. The author's suggestion is that lead aprons that are damaged and do not meet eligibility standards are immediately rejected or not used for the safety of staff or patient families and replaced with new lead aprons. To maintain the function and durability of the lead apron, more attention should be performed to maintenance methods.
Keywords: maintenance, Feasibility, Lead Apron

## PENDAHULUAN
Proteksi radiasi merupakan suatu cabang   ilmu   pengetahuan atau teknik yang mempelajari  masalah  kesehatan  manusia  maupun  lingkungan  dan  berkaitan  dengan pemberian  perlindugan  kepada  seseorang  atau  kelompok  orang  ataupun  keturunannya terhadap  suatu  kemungkinan  yang  dapat  merugikan  kesehatan  akibat  paparan  radiasi (Akhadi, 2000).
Penyimpanan atau peletakan apron Pb jangan dilipat dan jangan digantung, karena dapat  menyebabkan  kerusakan  yang  akan  mengurangi  fungsinya  sebagai  peralatan proteksi radiasi (Kesehatan, 2009; Yudhi, 2008). Pengujian yang dilakukan menggunakan fluoroscopy dengan merentangkan lead apron di atas meja pemeriksaan. Dengan cara ini dapat terlihat tingkat kerataan dalam lead apron , kerusakan, lubang dan kemerosotan dari komposisi bahan lead apron . (Lambert dan McKeon, 2001).
Salah satu alat pelindung diri pekerja radiasi yaitu apron terbuat dari bahan timbal yang  mempunyai  kemampuan  untuk  melindungi  seseorang  dalam  pekerjaan  di  medan radiasi. Pekerja radiasi dituntut dalam hal pemeliharaan apron setelah digunakan, mulai dari    penyimpanan hingga dilakukannya uji kelayakan secara berkala 1 tahun sekali jika diperlukan  agar  menjamin  bahwa  peralatan  proteksi  radiasi  dapat  memberikan perlindungan optimal jika digunakan (KMK RI, No. 1250).
Berdasarkan survey awal di Rumah Sakit Ortopedi Prof. R. Soeharso Surakarta memiliki 7 buah yang berada di instalasi radiologi sentral. Untuk pengujian kebocoran alat  pelindung  radiasi  yang  dilaksanakan  di  Instalasi  Radiologi  Sentral  Rumah  Sakit Ortopedi  Prod.  dr.  R.  Soeharso  Surakarta  terakhir  dilakukan  pada  tahun  2017-2018, sedangkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1250 tahun 2009   untuk pengujian  apron  minimal  dilaksanakan  pada  setahun  sekali.  Dan  juga,  dalam penyimpanannya, lead apron disimpan di dalam lemari secara horizontal dan beberapa apron ditumpuk dalam satu laci  yang sama. Oleh karena itu, maka penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan kelayakan alat pelindung radiasi dengan judul “Studi Kasus Pemeliharaan Dan Kelayakan Kebocoran Alat Pelindung Diri Radiasi Lead  apron Di  Instalasi  Radiologi  Sentral  Rumah  Sakit  Ortopedi  Prof.  dr.  R. Soeharso Surakarta”.

## METODE
Metode  Penelitian  ini  adalah  penelitian  observasional  partisipatif  dengan  pendekatan Studi  Kasus  yang  dilakukan  pada  bulan  April  2022  -  Juli  2022  di  Instalasi  Radiologi Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. dr. R. Soeharso Surakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah adalah 2 orang radiografer merangkap sebagai petugas proteksi radiasi, dan 1 orang  fisikawan  medis  merangkap  sebagai  petugas  proteksi  radiasi  yang  selanjutnya dianalisis, direduksi, disajikan serta ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
1. Prosedur  pengujian  kelayakan  alat  pelindung  radiasi lead  apron di  Instalasi Radiologi Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. dr. R. Soeharso Surakarta. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  fisikawan  medis  dan  Petugas  Proteksi Radiasi  (PPR)  di  Instalasi  Radiologi  Sentral  Rumah  Sakit  Ortopedi  Prof.  dr.  R. Soeharso Surakarta, prosedur pengujian kelayakan alat pelindung radiasi lead apron dilakukan  dengan  menggunakan  pengujian  kebocoran lead  apron menggunakan metode radiografi yaitu pengujian lead apron menggunakan pesawat sinar-x Digital Radiography.
Pengujian  yang  dilakukan  di  Instalasi  Radiologi  Sentral  Rumah  Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta sebagai berikut :
a. Semua peralatan pengujian dipersiapkan.
b. Meletakkan detector di atas meja pemeriksaan.
c. Memposisikan lead apron yang akan diuji diletakkan di atas detektor, dan disesuaikan pada kuadran apron
d. Lead apron yang akan diekspose diberintanda batasan antara kuadran yang satu dengan yang lain agar tifak terjadi tumpeng tinding dalam pengambilan gambar radiograf
e. Mengatur FFD ( Focus Film Distance ) dengan jarak 100 cm.
f. Lapangan penyinaran sesuai dengan ukuran kaset
g. Mengatur titik bidik pada bagian tengah kuadran apron yang akan diuji
h. Mengatur faktor eksposi 100 kV, 250 mA, dan 63 ms kemudian diekspose agar dapat menampakkan retakan dan menvisualisasikan lead apron dengan baik.
i. Mengulangi prosedur dari point a sampai h untuk semua kuadran apron yang diuji.
Gambar 1
Pengujian Lead Apron Ukuran  detektor  untuk  pengujian  kebocoran lead  apron yang  digunakan  lebih kecil  dari  pada  luas  permukaan  apron,  maka  uji  kebocoran  pada  setiap  apron dilakukan dengan membagi empat bagian/kuadran
1) Kuadran pertama terletak pada bagian kiri atas dari apron (marker L1).
2) Kuadran kedua terletak pada bagian kanan atas dari apron (marker R1).
3) Kuadran ketiga terletak pada bagian kiri bawah dari apron (marker L2).
4) Kuadran keempat terletak pada bagian kanan bawah dari apron (marker R2)

## Gambar 2
Pembagian kuadran lead apron Namun  tidak  menutup  kemungkinan  apabila  dalam  pembagian  apron  menjadi empat kuadran ini belum mampu memberikan data yang optimal, maka pembagian kuadran bisa ditambah lagi. Tujuan  yang ingin dicapai dalam uji kebocoran apron yaitu mendapatkan hasil yang optimal dari keselurahan permukaan apron yang diuji,
sehingga dapat diketahui secara keseluruhan apabila terdapat kerusakan pada apron tersebut.
2. Hasil  Pengujian  Kelayakan  Alat  Pelindung  Radiasi Lead  apron di  Instalasi Radiologi Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. Pengujian Kelayakan Alat Pelindung Radiasi Lead apron di Instalasi
Radiologi Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dilakukan dengan dua cara yaitu, pengecekkan kondisi fisik lead apron dan pengujian lead apron . Kode Lead apron Merk Tahun Pembelian Ketebalan Warna 1 - 2017 0,35 mm Pb Dongker 2 - 2017 0,35 mm Pb Biru Elektrik 3 - 2017 0,35 mm Pb Biru Elektrik 4 - 2017 0,35 mm Pb Maroon 5 - 2020 0,50 mm Pb Maroon 6 - 2017 0,50 mm Pb Biru Elektrik 7 - 2017 0,35 mm Pb Kuning Tabel 1. Data Spesifikasi lead apron di Instalasi Radiologi Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
a. Pengecekkan kondisi fisik Pengecekkan  kondisi  fisik lead  apron dilakukan  dengan  cara  diobservasi dan diraba, dan dipatkan hasil sebagai berikut :
Gambar 3
Kondisi fisik lead apron 1 Berdasarkan pengecekkan kondisi fisik lead apron 1  secara umum terlihat dalam kondisi kurang baik.
Gambar 4
Kondisi fisik lead apron 2
Berdasarkan pengecekkan kondisi fisik lead apron 2 secara umum terlihat dalam kondisi. Setelah diraba menggunakan tangan terasa tidak ada lipatan
Gambar 5 Kondisi fisik lead apron 3
Berdasarkan pengecekkan kondisi fisik lead apron 3 secara umum terlihat dalam  kondisi  baik,  setelah  diraba  menggunakan  tangan  terasa  adanya lipatan pada bagian lead apron .
Gambar 6
Kondisi fisik lead apron 4
Berdasarkan pengecekkan kondisi fisik lead apron 4 secara umum terlihat dalam  kondisi  baik,  setelah  diraba  terasa  adanya  lipatan pada bagian lead apron.
Gambar 7
Kondisi fisik lead apron 5
Berdasarkan pengecekkan kondisi fisik lead apron 5 secara umum terlihat dalam kondisi baik.
Gambar 8
Kondisi fisik lead apron 6
Berdasarkan pengecekkan kondisi fisik lead apron 6 secara  umum  terlihat dalam  kondisi  kurang  baik,  setelah  diraba menggunakan  tangan  terasa adanya lipatan dan sedikit retakan pada bagian lead apron.

## Gambar 9 Kondisi fisik lead apron
Berdasarkan pengecekkan kondisi fisik lead apron 7 secara umum terlihat dalam kondisi baik
b. Pengujian lead apron
Pengujian lead  apron dilakukan  dengan  cara  membentangkan lead  apron diatas  meja  pemeriksaan  dan  membaginya  menjadi  empat  kuadran. Pengujian dengan meletakkan detektor berukuran 35 x 43 cm dibawah lead apron , kemudian lead apron diekspose.
Gambar 10 Hasil Interpretasi Uji Kebocoran lead  apron 1
Hasil penilaian radiograf lead apron 1 terdapat patahan  yaitu 10 mm pada kuadran kanan atas.
Gambar  11 Hasil Interpretasi Uji Kebocoran lead  apron 2
Hasil penilaian radiograf lead apron 2 terdapat lubang  yaitu 7 mm pada kuadran kanan atas.
Gambar  12
Hasil Interpretasi Uji Kebocoran lead  apron 3 Hasil  penilaian  radiograf lead  apron 3  terdapat  lipatan  atau  lekukan, retakan dan berlubang yaitu retakkan mencapai 6 mm pada kuadran kiri atas, dan berlubang dengan diameter lubang mencapai 4 mm pada kuadran kiri bawah.
Gambar  13
Hasil Interpretasi Uji Kebocoran lead  apron 4
Hasil penilaian radiograf lead apron 4 terdapat patahan atau retakkan yaitu 10 mm, 12 mm, 6 mm,  dan 4 mm pada kuadran kiri atas.
Gambar  14 Hasil Interpretasi Uji Kebocoran lead  apron 5
Hasil penilaian radiograf lead apron 5 terdapat sedikit lipatan atau lekukan yang terjadi pada kuadran kanan atas dan kuadran kanan bawah.
Gambar  15
Hasil Interpretasi Uji Kebocoran lead  apron 6 Hasil  penilaian  radiograf lead  apron 6  terdapat  patahan yaitu 9 mm, 7 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 6 mm, dan 4 mm pada kuadran kiri atas, 15 mm, 20 mm, 10 mm pada kuadran kanan atas, dan 26 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, dan 4 mm pada kuadran kiri bawah.
Gambar  14
Hasil Interpretasi Uji Kebocoran lead  apron 7 Hasil penilaian radiograf lead apron 7 tidak terdapat patahan atau retakan, lipatan atau lekukan dan berlubang pada keseluruhan kuadran apron.
3. Pemeliharaan  Alat  Pelindung Radiasi lead  apron di  Instalasi  Radiologi  Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
Pemeliharaan  Alat  Pelindung Radiasi lead  apron di  Instalasi  Radiologi  Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
Dalam  pemeliharaan  alat  pelindung  radiasi lead  apron di  Instalasi Radiologi  Sentral  Rumah  Sakit  Ortopedi  Prof.  Dr.  R.  Soeharso  Surakarta berupa penyimpanan dan pembersihan
a. Penyimpanan alat pelindung radiasi lead apron . Dalam  penyimpanannya alat  pelindung  radiasi lead  apron yaitu  disimpan dengan  dua  model  cara  berbeda,  yaitu  disimpan  dengan  cara  digantung  pada tabir kecil dan di simpan pada rak khusus. Ada beberapa lead apron disimpan dengan cara diletakkan secara sembarangan.
b. Pembersihan alat pelindung radiasi lead apron .
Pembersihan  pada  alat  pelindung  radiasi lead  apron yang dilakukan di Instalasi  Radiologi  Sentral  Rumah  Sakit  Ortopedi  Prof.  Dr.  R.  Soeharso
Surakarta tidak memiliki jangka waktu terntetu. Pembersihan hanya dilakukan apabila  terdapat  bercak  noda  darah  dan cairan  yang  berasal  dari  pasien kemudian dilakukan pembersihan menggunakan alkohol ataupun dibersihkan menggunakan tisu basah
Pembahasan
1. Prosedur  pengujian  kelayakan  alat  pelindung  radiasi lead  apron di  Instalasi Radiologi Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. dr. R. Soeharso Surakarta.
Berdasarkan hasil observasi untuk  prosedur pengujian kelayakan  alat pelindung radiasi lead apron di Instalasi Radiologi Sentral rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso  Surakarta  menggunakan  pengujian kebocoran lead  apron menggunakan metode radiografi sesuai dengan teori Lloyd (2010).
Menurut Lloyd (2001), untuk prosedur pengujian kebocoran lead apron dilakukan dengan dua metode yaitu dengan metode radiografi dan metode fluoroscopy .
Menurut pengamatan yang dilakukan di Instalasi Radiologi Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta untuk prosedur  pengujian kelayakan alat pelindung radiasi lead apron dilakukan dengan cara pengujian kebocoran lead apron dengan menggunakan metode radiografi dimana hal ini sudah sesuai dengan literatur Sugiarti S, Junaidi, Jatmiko AW. (2021).
2. Hasil Pengujian Kelayakan Alat Pelindung Radiasi Lead apron di Instalasi Radiologi Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. Di  Instalasi  Radiologi  Sentral  Rumah  Sakit  Ortopedi  Prof.  Dr.  R.  Soeharso Surakarta terdapat 7 buah lead apron yang terakhir dilakukan pengujian pada tahun 2018.  Pengujian  yang  dilakukan  pada  tahun  2018  hanya  diobservasi dan  tidak dilakukan evaluasi untuk kerusakannya.
Dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  1250 tahun 2009 tentang pedoman kendali mutu peralatan radiodiagnostik, penggunaan alat pelindung diri untuk menjamin bahwa peralatan proteksi radiasi dapat memberikan perlindungan optimal  ketika di  gunakan,  maka  dari  itu  dilakukan  pengujian  alat  pelindung  diri setiap sekitar 12 – 18 bulan sekali (Naliska, 2018). Menurut Darmini, (2018)
Menurut  pengamatan  dari  hasil  pengujian  kebocoran lead  apron di  Instalasi Radiologi Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta masih perlu ditingkatkan untuk frekuensi pengujiannya, Menurut penulis lead apron 1, 2, 3, 4, 6 sebaiknya dilakukan reject atau tidak digunakan  kembali karena terdapat beberapa retakan bahkan lubang yang melebihi standar. Selain itu, menurut pendapat peneliti setelah memadukan teori Oyar dan Arzu (2012) dengan teori Roser (2010), pada hasil pengujian  ketujuh lead  apron di  Instalasi  Radiologi Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof.  Dr.  R.  Soeharso  Surakarta jika  didasarkan  sesuai  dengan  teori  yang  ada diperoleh  hasil  bahwa lead apron 5  dan  7  di  kategorikan  pada  jenis  kerusakan insignificant (tidak signifikan)
3. Pemeliharaan  Alat  Pelindung  Radiasi lead  apron di  Instalasi  Radiologi  Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Dalam  prosedur  pemeliharaan  Alat  Pelindung  Radiasi lead  apron di  Instalasi Radiologi  Sentral  Rumah  Sakit  Ortopedi  Prof.  Dr.  R. Soeharso Surakarta berupa penyimpanan dan pembersihan
a. Penyimpanan alat pelindung radiasi lead apron Penyimpanan  alat  pelindung  radiasi lead  apron di  Instalasi Radiologi Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta disimpan dengan cara digantung pada tabir kecil dan di  simpan pada rak khusus. Ada beberapa
lead apron disimpan dengan cara diletakkan secara sembarangan di atas meja, sebagian  digantung pada  tabir  kecil,  dan  sebagiannya  di  simpan  pada  rak khusus dan diletakkan secara horizontal.
Menurut  Darmini  (2018),  dalam  penyimpanan  alat  pelindung  diri Lead apron perlu  dilakukan  dengan  benar  sehingga  akan  mengurangi  terjadi kerusakan pada patahan internal.
Menurut pengamatan di Instalasi Radiologi Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof.  Dr.  R.  Soeharso  Surakarta  belum  sesuai  dengan  literatur  dimana penyimpanan diletakkan horizontal dengan masih saling menumpuk dalam 1 rak yang  sama.  Sebaiknya  APD  disimpan  dalam  lemari dengan cara direntangkan secara horizontal dan tidak ditumpuk.
b. Pembersihan alat pelindung radiasi lead apron .
Di  Instalasi  Radiologi  Sentral  Rumah  Sakit  Ortopedi  Prof.  Dr.  R.
Soeharso  Surakarta  pembersihan lead  apron tidak  memiliki  jangka waktu tertentu. Pembersihan hanya dilakukan apabila terlihat kotor. Menurut  Nikmawati,  (2014),  untuk  pembersihan lead  apron perlu dibersihkan  secara  rutin  dengan  air  maupun  air  sabun  dengan  cara  dilap menggunakan  kuas  atau  sikat  yang  berbulu  halus  agar  kain pembungkus  tidak mudah sobek.
Menurut  pengamatan  penulis  pembersihan  alat  pelindung  radiasi lead apron di Instalasi Radiologi Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta  berbeda  dengan  beberapa  literatur.  Pembersihan  hanya  dilakukan apabila lead apron terlihat kotor.

## KESIMPULAN
1. Prosedur  pengujian  kelayakan  alat  pelindung  radiasi lead  apron di  Instalasi Radiologi Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dilakukan dengan  menggunakan  pengujian  kebocoran lead  apron menggunakan  metode radiografi  yaitu  pengujian lead  apron menggunakan  pesawat  sinar-x digital radiography.
2. Pengujian kelayakan alat pelindung radiasi lead apron di Instalasi Radiologi Sentral Rumah  Sakit  Ortopedi  Prof.  Dr.  R.  Soeharso  Surakarta  dilakukan  dengan pengecekkan kondisi fisik lead apron dan pengujian kebocoran pada tujuh buah lead apron yang  pelaksanaannya  terakhir  dilakukan  pada  tahun  2018.  Hasil  pengujian dari ketujuh lead apron tersebut yaitu, lead apron 1, 2, 3, 4, 6 mengalami kerusakan berupa retakkan atau patahan dan mengalami lipatan.
3. Prosedur  pemeliharaan  alat  pelindung  radiasi lead  apron di  Instalasi  Radiologi Sentral Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta berupa penyimpanan dan  pembersihan.  Dalam  penyimpanannya lead  apron disimpan  dengan  cara digantung pada tabir kecil dan disimpan pada rak khusus. Ada beberapa lead apron disimpan  dengan  cara  diletakkan  secara  sembarangan.  Dalam  pembersihan lead apron tidak menjadi kegiatan rutin ataupun wajib karena dalam pelaksanaannya lead apron hanya dibersihkan ketika terlihat kotor.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhadi, 2000. Dasar-Dasar Proteksi Radiasi.Jakarta : Rineka Cipta
Australian Radiatiom Protection and Nuclear Safety Agency. 2015. Aprons for protection against  X-rays, https://www.arpansa.gov.au/understanding-radiation/radiation- sources/more-radiation-sources/aprons-protection-against-x-rays .  diakses  pada  20 Januari 2022 pukul 16.00
BAPETEN. 2011. Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional. Perka BAPETEN No.8 Republik Indonesia
Darmini,  2018  Pengujian  Kelayakan  Alat  Pelindung  Diri (Lead  apron  Dan  Thyroid Shield ). JRI (Jurnal Radiografer Indonesia), 1(2), 123-129
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1250/MENKES/SK/XII/2009, Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) Peralatan Radiodiagnostik
Kartikasari, (2018). Uji Fungsi Alat Pelindung Diri (Lead apron) Di Instalasi Radiologi Rumah Sakit.
Lambert, K and McKeon, T, 2001, “ Inspection of Lead apron : Kriteria For Rejection” Operational  Radiation  Safety,  Suplement  To  Health  Physics,  80,  Suppl  5,  May 2001, S67-S69
Lloyd,  Peter  J,  2001.  Quality  Assurance  workbook  for  radiografer  &  radiological technologist. Diagnostik Imaging and Laboratory Technology. WHO. Geneva.
Marlinae,  (2016).  Analisis  Pengaruh  Pengawasan,  Pengetahuan  Dan  Ketersediaan Terhadap  Kepatuhan  Pemakaian  Alat  Pelindung  Diri.  Jurnal  Berkala  Kesehatan, (Vol. 2, No. 1, 41-47)
Nikmawati.  (2018).  Evaluasi  Pervormance Lead  Aapron. JRI  (Jurnal  Radiografer Indonesia), 1(2), 104-109.
Oyar,  Orhan,  Arzu.  2012.  How  protective  are  the lead  apron we  use  against  ionizing radiation?. Izmir Katip Celebi University. Turkey
Pratama, A.B. 2014. Pengujian Lead apron Di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang, Repository Karya Ilmiah Poltekkes Kemenkes Jakarta II
Roser. 2010. Quality Assurance of X Ray Protection Clothing at the University Hospital Basel. http://www.ssrpm.ch. diakses tanggal 13 Januari 2022 pukul 13.00
Rasad, Sjahrir. 2015. Radiologi Diagnostik. Jakarta: FK UI.
Suryaningsih,  Y.  2014.  Penentuan  Faktor  Eksposi  Mesin  Radiografi  Konvensional  di
Laboratorium Fisika Medik Unnes, Semarang
Yulihendra,  2002.  Alat  Proteksi  Diri.  Digilib.unimus.ac.id  diakses  tanggal  10  Januari 2012 pukul 20.00