JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) Vol. 12 No. 3, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062              http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4504

## ALAT  MONITORING  DETAK  JANTUNG  PORTABLE MENGGUNAKAN SENSOR MAX30102
Elmi Ramlan Bugis 1* , Amalia C. Nur’Aidha 2 , Dhananjaya Yama Hudha Kumarajati 3
1,2,3 Teknik Biomedis,Universitas PGRI Yogyakarta
Received: 9 Juni 2024 Accepted: 31 Juli 2024 Published: 7 Agustus 2024
Keywords: Heart Rate Monitoring; Mikrokontroller; Portable equipment;
Corespondent Email: elmyramlan9@gmail.com
Abstrak. Penyakit jantung adalah suatu kondisi yang menyebabkan jantung tidak dapat berfungsi dengan baik dan menjadi salah satu penyebab kematian utama  di  seluruh  dunia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan sebuah  alat  untuk  mengidentifikasi  aktivitas  listrik  yang  dihasilkan  oleh jantung, sebagaimana jantung berkontraksi dengan menggunakan komponen- komponen  elektronika  untuk  memantau  dan  mencatat  detak  jantung seseorang. Alat untuk mendeteksi detak jantung dibuat sederhana, ringan dan kecil  yang  dapat  dibawah  atau  dipindahka  dengan  mudah.  Pengujian dilakukan  dengan  membandingkan  pengukuran  alat  yang  dibuat  dengan Oximeter  dan  menunjukan  tingkat  eror  sebesar  6.41%.  Rata-rata  eror berdasarkan  data  yang  diperoleh  adalah  2.61%.  Dengan  pertimbangan gangguan  yang  terjadi  saat  pengukuran,  dipastikan  bahwa  alat  monitoring yang dibuat bekerja dengan baik.
Abstract. Heart  disease  is  a  condition  in  which  the  heart  cannot  function properly and is one of the leading causes of death worldwide. This research aims  to  develop  a  device  to  identify  the  electrical  activity  generated  by  the heart, as the heart contracts by using electronic components to monitor and record  a  person's  heartbeat.  The  tool  to  detect  heart  rate  is  made  simple, lightweight and small that can be carried or moved easily. Tests were carried out by comparing measurements of tools made with Oximeter and showed an error rate of 6.41%. The average error based on the data obtained is 2.61%.
By considering the disturbances that occur during measurement, it is certain that the monitoring tool made works well.

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan
teknologi semakin
meningkat,  memberikan  dampak  besar  dalam kehidupan  dan  membawa  manusia  saat  ini masuk ke dalam era globalisasi. salah satu yang menunjukan teknologinya yang sangat meningkat  terdapat  pada  bidang  elektronika medis  [1].  Dengan  adanya  elektronika  medis dapat membantu kerja bidang kedokteran dalam pemantauan  dan  diagnosa  pasien  secara  cepat dan  tepat,  seperti  salah  satu  alat  yang  dapat mengukur detak jantung [2].
Jantung  merupakan  organ  utama  yang memompa  darah  ke  seluruh  tubuh  manusia. Jantung  bekerja  terus  menerus  tanpa  berhenti, yang biasa dikenal dengan denyut  jantung [3]. Umumnya, denyut  jantung pada orang dewasa
berada dalam rentang 60-100 beats per minute (bpm) [4]. Jika jantung tidak berfungsi dengan normal,  peredaran  darah  dalam  tubuh  dapat terganggu.  Penyakit  jantung  adalah  suatu kondisi yang menyebabkan jantung tidak dapat berfungsi  dengan  baik  dan  menjadi  salah  satu penyebab kematian utama di seluruh dunia [5]. Hal  ini  terjadi  karena  beberapa  bagian  otot jantung  mengalami  kematian  akibat  kontraksi berulang  otot  jantung  [6].  Penyakit  jantung dapat timbul karena berbagai alasan, termasuk faktor  genetik  dan  gaya  hidup  yang  tidak seimbang.  Beberapa  jenis  penyakit  jantung yang  dikenal  oleh  masyarakat  adalah  jantung koroner, gagal jantung, dan aritmia jantung [7]. Aritmia  adalah  gangguan  jantung  yang menyebabkan  perubahan  pada  cara  jantung
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
mengirim  impuls  listrik,  sehingga  dapat menyebabkan  kelalaian  pada  funsi  jantung. Gejala yang umum dialami adalah pusing, sesak nafas, dan kurangnya kemauan untuk berolahraga. Jika tidak ditangani, aritmia dapat berlanjut menjadi stroke [8]. Penelitian Winda Anggraini  (2020)  Cara  untuk  mencegah penyakit  jantung  melalui  pola  makan  yang sehat, olahraga yang teratur, serta pemeriksaan ke dokter yang teratur dan tepat waktu [9].
Stetoskop  akustik  adalah  alat  medis  yang digunakan  untuk  mendengarkan  suara  internal tubuh manusia, suara detak jantung. Meskipun demikian,  cara  ini  kurang  akurat  karena  dapat terganggu  oleh  kebisingan  sekitar  [10].  Selain menggunakan  stetoskop,  dokter  juga  memiliki alat  yang  lebih  akurat  dan  dapat  merekam kondisi jantung manusia secara real time , yaitu elektrokardiogram  (EKG).  Namun,  alat  EKG memiliki biaya yang relatif tinggi dan biasanya hanya  ditemukan  di  rumah  sakit  [11].  Oleh karena  itu,  penulis  memiliki  ide  untuk menciptakan  suatu  alat  monitoring  detak jantung yang berbeda dan lebih murah dari pada yang  ada  di  pasaran,  sehingga  dapat  diakses oleh setiap keluarga sebagai alat pendeteksi dini yang efektif.
Untuk mempertimbangkan dan memperkuat  proses  berpikir  penelitian  ini, penulis  memaparkan  beberapa  penelitian terdahulu  yang  menjadi  acuan  dalam memilih  penelitian  ini.  Penelitian  pertama yang dilakukan oleh Annisa program studi teknik  elektro  fakultas  teknik  universitas Negeri Jakarta dengan  judul  “Alat pendeteksi  detak  jantung  menggunakan pulse sensor sebagai sensor dan LCD untuk menampilkan  data  jumlah  detak  jantung” [12].
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mengembangkan sebuah alat untuk mengidentifikasi  aktivitas  listrik  yang dihasilkan  oleh  jantung,  sebagaimana jantung berkontraksi dengan menggunakan komponen-komponen  elektronika  untuk memantau  dan  mencatat  detak  jantung seseorang.  Alat  untuk  mendeteksi  detak jantung  dibuat  sederhana,  ringan  dan kecil yang  dapat  dibawah  atau  dipindahka dengan mudah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Jantung
Jantung  adalah  organ  tubuh  yang sanggat  penting.  Jantung  terdiri  dari  empat ruang  yang  terpisah, memiliki  dua  bagian  atas (atrium) dan dua bagian bawa (ventrikel) [13] . Jantung  berada  dirongga  dada,  di  antara  paru- paru,  dan  dilindungi  oleh  perikardium  yang terdiri  dari  dua  lapisan.  Ukuran  jantung manusia  sekitar  sebanding  dengan  kepalan tangan yang beratnya sekitar 9-12 ons (250-350 gram) [14] .  Struktur  jantung  manusia  dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1 Anatomi Jantung Manusia

## 2.2 MAX30102
Sensor  detak  jantung  MAX30102 dirancang sebagai sensor
photoplethysmography  (PPG)  yang  dapat mengukur  detak  jantung  dan  suhu  tubuh manusia.  Sensor  ini  menggunakan  teknologi LED merah dan photodetector untuk mengurangi perubahan volume darah saat aliran darah melewati jari atau bagian tubuh lainnya. Sensor ini dapat dihubungkan dengan mikrokontroler  seperti  Arduino  Uno  dan ditampilkan  pada  layar  LCD  atau  smartphone [15]. Sensor ini beroperasi dengan satu sumber daya  listrik,  dengan  tegangan  1,8V  dan memiliki sumber daya terpisah 3,3V untuk LED internal.  Modul  sensor  ini  dilengkapi  dengan antarmuka komunikasi 12C dan suhu operasi - 40°C sampai +85°C. Selain itu, sensor ini dapat dimatikan melalui perangkat lunak dengan arus siaga nol yang memungkinkan daya terjaga saat dalam kondisi aktif [16].
Sensor
MAX30102 bekerja
berdasarkan  prinsip  PPG  untuk  mendeteksi detak  jantung  dan  kadar  oksigen  dalam  darah secara  non-invasif.  Perubahan  volume  darah
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
yang
terjadi akibat detak jantung mempengaruhi  jumlah  cahaya  yang  diserap, dan  kemudian  terdeteksi  dalam  sensor  input yang  masuk  adalah  denyut  nadi  yang  berupa sinyal tegangan yang diproses oleh mikrokontroler  menjadi  data  digital  sehingga sinyal yang dikirim ke smartphone berupa data digital jumlah denyut nadi (BPM) [17].

## 2.3 OLED
OLED (Organic Light-Emitting Diode) adalah  jenis  LED  yang  menggunakan lembaran  senyawa  organik  sebagai  lapisan emissive  electroluminiscent. Lapisan  ini memencarkan  cahaya  dengan  intensitas  yang dapat  diatur,  sehingga  dapat  digunakan sebagai  penampil  gambar  yang  jernih  dan detail [18].

## 2.4 ARDUINO UNO
Arduino Uno merupakan papan elektronika  open  source  yang  menggunakan mikrokontroler  Armega  326.  Papan  ini memiliki  14  pin  input  digital,  16  pin  output PWM,  6  pin  input  analog,  serta  fitur  lain seperti osilator kristal 16MHz, port USB, soket listrik, port ICSP, dan tombol reset [19].
Untuk  menggunakan  Arduino  Uno, cukup  sambungkan  papan  tersebut  pada komputer  menggunakan  kabel  USB  atau adaptor [20]. Tujuan utama adalah mengintegrasikan program ke dalam mikrokontroler agar rangkaian elektronik dapat baca  data,  mengelolahnya,  dan  menghasilkan keluaran yang diinginkan [21].

## 3. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunkan  metode Photopletysmography
(PPG).
Photopletysmography merupakan metode yang digunakan  untuk  mengetahui  kondisi  sistem kardiovaskuler  dengan  mengukur  perubahan volume  darah  pada  jaringan  kulit  [22].  Ada beberapa  tahapan  penelitian  ditunjukan  pada gambar 2.

## Gambar  2 Flowchart Penelitian

## 3.1 Tahapan Desain :
Pada tahapan ini, dilakukan perencanaan desain  alat    pendeteksi  detak  jantung  yang berbasis  pengamatandan  analisis  data.  Data diperoleh melalui studi literatur untuk memahami  kebutuhan  dan  fitur  yang  relavan. Desain alat pendeteksi detak jantung menggunakan software Blender seperti gambar 3.

## Gambar 3 Desain Box menggunakan Blender

## 3.2 Tahapan Pembuatan Prototipe :
Setelah  desain  awal  dibuat,  langkah selanjutnya adalah memproduksi prototipe alat pendeteksi detak jantung menggunakan teknologi pencetakan 3D. Bahan material yang digunakan pana penelitian ini yaitu bahan PLA. Data  yang  diperoleh  dari  tahapan  ini  meliputi pengamatan  langsung  terhadap  prototipe  yang dihasilkan, serta pengujian awal untuk kesesuaian desain. 3.3 Tahapan Pemilihan Komponen: Pemilihan komponen yang tepat adalah faktor  penting  dalam  pengembangan  alat pendeteksi detak janutng. Komponen alat yang digunakan dalam alat pendeteksi detak jantung ini meliputi Max0102 sebagai sensor, Arduino uno  sebagai  mikrokontroler,  OLED  sebagai layar  penampil.  Pengujian  komponen  untuk mengevaluasi  kinerja  komponen.  Beberapa
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## Elmi  dkk
komponen  yang  digunakan  seperti  pada Gambar 4.
Gambar 4 Komponen yang digunakan

## 3.4 Tahapan Rangkaian Elektronika:
Setelah  komponen  dipilih,  tahapan berikutnya adalah merangkai komponen elektronika  dan  dimasukan  kedalam  box  yang suda dicetak menggunakan mesin 3D. Gambar 5  menunjukan  rangkaian  elektronika  dari  alat pendeteksi detak jantung.

## Gambar 5 Rangkaian Elektronika

## 3.5 Tahapan pengujian:
Setelah  alat  pendeteksi  detak  jantung dirakit,  dilakukan  pengujian.  Data  yang diperoleh  dari  pengujian  ini  dapat  membantu dalam mengevaluasi kinerja alat.
Gambar  6 Pengujian Alat

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  perancangan  yang  telah dibahas  sebelumnya,  untuk  melihat  pencapaian dan  kinerja  alat  detak  jantung  maka  dilakukan pengujian.  Pengujian  dilakukan  untuk  melihat apakah sistem alat yang dirancang dapat bekerja dengan baik, dan mencapai hasil yang diiginkan, yaitu  mendeteksi  detak  jantung  sehingga parameter dapat ditampilkan pada laayar OLED.
4.1 Pengujian Alat a. Hasil Pengujian Perbandingan Alat Tabel 1 Pengujian Perbandingan Alat Menit Ke Alat Pembanding Alat Yang Dibuat Selisih Bpm Bpm Bpm 1 88 90 2 2 98 99 1 3 70 73 3 4 73 72 -1 5 82 83 1 6 60 59 -1 7 78 73 -5
Pada tabel diatas terdapat variasi rentang detak  jantung  antara  subjek  uji  menjukan kemampuan  alat  dalam  menyesuaikan  diri dengan  karakteristik  individu,  rentang  detak jantung  yang  dihasilkan  mencangkup  berbagai kondisi dari detak jantung rendah hingga tinggi yang mencerminkan fleksibilitas alat.
b. Evaluasi Uji Pengguna
Tabel  2 Hasil Ujih Evaluasi Alat Aspek Evaluasi Penilaian Kemudahan Penggunaan Alat Mudah Kenyamanan Nyaman Hasil Deteksi Hasil Detak Jantung terbaca dengan baik Tampilan Baik Berdasarkan  tabel  diatas  terkait  evaluasi uji pengguna, respon positif terhadap kemudahan penggunaan menunjukkan antarmuka  alat  yang  intuitif  dan  mudah dioperasikam serta penilaian kenyamanan yang tinggi  mencerminkan  pengalaman  pengguna yang positif selama penggunaan alat, selain itu
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
hasil deteksi detak jantung terbaca dengan baik dan  memeberikan  indikasi  kehandalan  alat dalam mendeteksi detak jantung pada manusia.
c. Hasil Uji Coba Laboratorium
Tabel 3 Hasil Uji Laboratorium Parameter Uji Hasil Uji Akurasi Perekaman Alat Cukup Akurat Kestabilan angka BPM Stabil Responsif terhadap Gerakan Kurang stabil Dari tabel diatas ini, akurasi yang cukup baik menunjukkan kemampuan alat dalam mendeteksi  detak  jantung  dengan  tingkat keakuratan  yang  memadai,  Namun  alat  ini masih kurang responsif terhadap gerakan tetapi kestabilan angka detak jantung (BPM) berjalan dengan stabil sehingga menandakan kemampuan  alat  untuk  memberikan  data  yang konsisten.
4.2 Hasil Analisa
Alat pengembangan detak jantung portable  telah  melalui  beberapa  tahap  sesuai rencana  awal,  Pertama,  studi  literatur  untuk memahami  dasar  teoritis  yang  dibutuhkan. Setelah itu, perancangan konsep alat ini dengan memadukan temuan dari literatur dan kebutuhan  pengguna.  Alat  dan  bahan  yang diperlukan berhasil dikumpulkan sesuai rencana.  Mulai  merancang  bagian  fisik  alat (hardware)  yaitu  desain  box  alat  pendeteksi detak  jantung  dan  rangkaian  elektronika. Setelah  itu  uji  coba  awal,  tahap  selanjutnya adalah pengujian yang dilakukan di laboratorium,  oleh  pengguna,  dan  dalam kondisi  umum.  Hasil  dari  pengujian  ini memberikan gambaran baik tentang keakuratan alat dan tanggapan positif dari pengguna .
Data  yang  peroleh  menunjukkan bahwa  alat  ini  bisa  mendeteksi  detak  jantung
dengan  baik  dan  memiliki  rentang  yang  luas. Pengguna  juga  memberikan  tanggapan  positif terhadap kemudahan penggunaan dan kenyamanan  alat.  Meskipun  ada  beberapa kendala terkait gerakan, kami berhasil menemukan solusi untuk meningkatkan respons alat  terhadap  situasi  ini.  Secara  keseluruhan, hasil  analisis  sesuai  dengan  langkah-langkah yang  direncanakan  pada  awalnya.  Alat Pendeteksi Detak Jantung yang kami kembangkan  dapat  digunakan  dengan  baik untuk pemantauan detak jantung.

## 4.3 Capaian Luar
Capaian  luaran  dari  desain  dan konstruksi alat pendeteksi detak jantung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Alat ini berhasil  dikembangkan  dengan  kemampuan untuk  mengukur  detak  jantung  dengan  tingkat akurasi yang sesuai dengan harapan. Meskipun tanpa  grafik  langsung,  alat  ini  dapat  diakses secara digital, memungkinkan pengguna untuk memonitor  detak  jantung  dengan  praktis  dan efisien. Keberhasilan ini mencerminkan pencapaian  utama  dalam  implementasi  konsep desain  dan  pengembangan  perangkat  keras. Dengan  tingkat  akurasi  yang  diharapkan,  alat ini  memberikan  solusi  yang  handal  untuk pemantauan  detak  jantung,  dan  ketersediaan akses  digital  memudahkan  pengguna  dalam memantau kondisi jantung mereka. Capaian ini mendukung efektivitas alat sebagai Heart Rate Monitoring System.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang dilakukan terhadap perancangan alat monitoring,  dapat  disimpulkan  bahwa  alat tersebut bekerja dengan baik dan optimal dalam memantau  detak  jantung.  Pengujian  dilakukan dengan membandingkan pengukuran alat yang dibuat  dengan  Oximeter  dan  menunjukan tingkat  eror  sebesar  6.41%.  Rata-rata  eror berdasarkan data yang diperoleh adalah 2.61%. Dengan  pertimbangan  gangguan  yang  terjadi saat  pengukuran,  dipastikan  bahwa  alat monitoring yang dibuat bekerja dengan baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakah  kasih  disampaikan  kepada Universitas  PGRI  Yogyakarta,  yang  telah memberikan  fasilitas  dan  sumber  daya  untuk kegiatan ini. Peneliti juga mengucapkan terima
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
kasih  kepada  ibu  Amalia  C.  Nur’Aidha,M.Si, dan bapak Dhananjaya Yama Hudha
Kumarajati, M.
Biotechselaku dosen pembimbing dalam kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  D.  Syarizka,  “Perkembangan  dan  Masa  Depan Industri SaaS di Indonesia,” Tech Asia , no. 100, 2023.
[2]  D. E. Savitri, “Gelang Pengukur Detak Jantung dan  Suhu  Tubuh  Manusia  Berbasis  Internet  of Things  (IoT),” UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta , pp. 1–87, 2020.
[3]  B.  Angin-perangin  and  A.  Harahap  Nawawi, “Sistem  Pengukuran  Detak  Jantung  Manusia Menggunakan  Media  Online  Dengan  Wi-fi Berbasic PC,” Saintia Fis. , vol. 4, no. 1, pp. 1– 7, 2019.
[4]  N. Anastastya and A. Hagijanto, “Perancangan Media Informasi Tentang Aritmia Jantung Bagi Anak  Remaja  Usia  15-20  Tahun,” J.  DKV ,
2018, [Online]. Available: http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/dkv/ article/view/4335
[5]  I. Saputra, M. Manik, and Rindu, “Peningkatan Upaya  Promotif  Preventif  dalam  Efektivitas Pembiayaan Penyakit
Kardiovaskuler: Systematic Review,” J.  Ilm.  Kesehat. ,  vol.  16, no. 1, pp. 4–13, 2019.
[6]  A. Alkhusari, M. Handayani, M. A. S. Saputra, and  M.  Rhomadhon,  “Analisis  Kejadian Penyakit  Jantung  Koroner  Di  Poliklinik Jantung,” J.  ’Aisyiyah  Med. ,  vol.  5,  no.  2,  pp. 99–110, 2020, doi: 10.36729/jam.v5i2.758.
[7]  Y. Ahda, L. Sumarni, and E. Yuniarti, “Faktor Genetik  Dan  Gaya  Hidup  Penderita  Penyakit Jantung  Koroner  Etnis  Minangkabau,” Pros. Semirata , pp. 377–385, 2019.
[8]  A.  H.  Wongkar  and  R.  A.  S.  Yalume,  “Faktor Yang Mempengaruhi Penyakit Jantung Koroner Di Ruangan Poliklinik Jantung Rs. Bhayangkara  Tk.  Iii  Manado,” J.  Community Emerg. , vol. 7, no. 1, pp. 27–41, 2019.
[9]  A.  Riani,  Y.  Susianto,  and  N.  Rahman, “Implementasi Data Mining Untuk
Memprediksi  Penyakit  Jantung  Mengunakan Metode  Naive  Bayes,” J.  Innov.  Inf.  Technol. Appl. ,  vol.  1,  no.  01,  pp.  25–34,  2019,  doi: 10.35970/jinita.v1i01.64.
[10] D.  Santoso  and  D.  Susilo,  “Kemampuan Analisis  Bunyi  Jantung,”  vol.  2019,  no. Semantik, 2019.
[11] T.  Mustikowati,  “Elektro  Kardio  Gram  (Ekg) Dasar,” J. Arsimetrik , vol. 3, no. 1, 2021.
[12] Annisa.  Mohammed  Sultan  Billhaq.  Agung Wibisono Rival., “‘ HEARTBEATS DETECTOR  ’  bagi  semua  orang  ,  terutama
adalah  Jantung  merupakan  salah  satu  organ penting  yang  dimiliki  oleh  manusia  yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali Detak jantung BPM ( Beats  Per  Minute  )  ini  merupakan  pa,” J. Autocracy ,  vol.  5,  pp.  31–45,  2018,  doi: 10.21009/autocracy.05.1.4.
[13] M. Hutasuhut, T. Tugiono, and A. H. Nasyuha, “Analisis  Aritmia  (Gangguan  Irama  Jantung) Menerapkan  Metode  Certainty  Factor,” J. Media Inform. Budidarma , vol. 5, no. 4, p. 1386, 2021, doi: 10.30865/mib.v5i4.3289.
[14] RM  Aziz,  “Rekam  Medis  Jantung  Berpola Hahslm  472319  Dengan  Ekonomi  Covid,” Pros.  Semin.  Inf.  Kesehat.  Nas. ,  pp.  174–190, 2021.
[15] M.  Muthmainnah  and  D.  B.  Tabriawan, “Prototipe Alat Ukur Detak Jantung Menggunakan  Sensor  MAX30102  Berbasis
Internet of Things (IoT) ESP8266 dan Blynk,”
JISKA (Jurnal Inform. Sunan Kalijaga) , vol. 7, no. 3, pp. 163–176, 2022, doi: 10.14421/jiska.2022.7.3.163-176.
[16] R.  Wahyuni,  “Perancangan  Pulse  Oximetry Berbasis Iot Sebagai Deteksi Dini Gejala Covid- 19  Iot-Based  Pulse  Oximetry  Design  As  Early Detection Of Covid- 19 Symptoms Universitas Hang  Tuah  Pekanbaru  Pendahuluan  Indonesia adalah  salah  satu  negara  yang  mengalami dampak COVI,” J.  Inf.  Technol.  Comput.  Sci. , vol. 5, 2022.
[17] ADHA  NUR  QAHAR,  “Desain  Alat  Ukur Denyut  Jantung  Dan  Saturasi  Oksigen  Pada,” 2018.
[18] L.  B.  Setyawan,  “Prinsip  Kerja  dan  Teknologi OLED,” Techné  J. Ilm. Elektrotek. , vol. 16, no. 02, pp. 121–132, 2017,
doi:
10.31358/techne.v16i02.165.
[19] M. S. Asih and A. Z. Hasibuan, “Pengamanan Kunci Pintu Brankas Menggunakan Kriptografi One  Time  Pad  (OTP)  Berbasis  Android,” Explorer (Hayward). , vol.  3, no. 2, pp. 58–68, 2023, [Online].
Available:
https://journal.fkpt.org/index.php/Explorer/arti cle/view/738%0Ahttps://journal.fkpt.org/index. php/Explorer/article/download/738/425
[20] N.  Soedjarwanto,  F.  X.  A.  Setyawan,  and  F. Adiwinata,  “Rancang  Bangun  Diode  Clamped Multilevel  Inverter  7  Tingkat  Untuk  Kontrol Dan  Monitoring  Motor  Induksi  Satu  Fasa Berbasis  IoT,” J.  Inform.  dan  Tek.  Elektro Terap. ,  vol.  11,  no.  1,  pp.  7–13,  2023,  doi: 10.23960/jitet.v11i1.2791.
[21] S.  Samsugi,  R.  D.  Gunawan,  A.  T.  Priandika, and  A.  T.  Prastowo,  “Penerapan  Penjadwalan Pakan Ikan Hias Molly Menggunakan Mikrokontroler  Arduino  Uno  Dan  Sensor  Rtc Ds3231,” J. Teknol. dan Sist. Tertanam , vol. 3,
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
no. 2, 2022, doi: 10.33365/jtst.v3i2.2127.
[22] P.  Madona  and  C.  A.  Pratiwi,  “Akuisisi  Data
Sinyal
Photoplethysmograph
(PPG)
Menggunakan  Photodioda,” J.  Elektro  dan Mesin  Terap. ,  vol.  2,  no.  2,  pp.  32–41,  2016, doi: 10.35143/elementer.v2i2.187.