Validasi Metode Analisa Kadar Timbal (Pb) dalam Rambut Karyawan SPBU di Indarung
Corry Handayani * 1 ,Ridha Zulhidayati 2
1 Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi email :* 1 corry_037@yahoo.com

## ABSTRAK
Timbal (Pb) adalah logam berat yang dapat menyebabkan keracunan dan terakumulasi dalam tubuh manusia. Mekanisme masuknya timbal kedalam tubuh manusia  dapat  melalui  system  pernafasan,  oral,  ataupun  langsung  melalui permukaan  kulit.  Timbal  yang  diabsorsi  dalam  tubuh  sebanyak  95%  diikat  oleh eritrosit kemudian diangkut oleh darah keorgan-organ tubuh dan kemudian akan disimpan  dalam  jaringan  lunak  (sum-sum  tulang,  sistim  saraf,  ginjal,  hati)  serta jaringan  keras  (tulang,  kuku,  rambut,  gigi).Berdasarkan  pada  profesi  seseorang, maka kontaminasi logam timbal (Pb) dapat terjadi karena berhubungan langsung atau  tidak  langsung  dengan  sumber  pencemaran  logam  timbal  (Pb).  Telah dilakukan uji validasi metode destruksi basah untuk penentuan kadar timbal (Pb) dalam  rambut.  Destruksi  basah  menggunakan  campuran  HNO3  dan  HClO4. Analisis  kandungan  timbal  hasil  destruksi  dilakukan  dengan  Spektrofotometer Serapan  Atom  (SSA).Untuk  menentukan  metode  destruksi  yang  valid  dilakukan validasi metode yang meliputi uji akurasi, presisi, dan linearitas serta penentuan LoD  dan  LoQ.  Uji  presisi  dilakukan  dengan  menghitung  persen  recovery,  yaitu 96,24%.  Hasil  uji  presisi  adalah  3,2%.  Sementara  itu,  linearitas  kurva  standar diperoleh  sebesar  0,9996  dengan  LoD  dan  LoQ  berturut-turut  0,0804  mg/g  dan 0,2680  mg/g.  Perhitungan  konsentrasi  Pb  dalam  sampel  rambut  hasil  dari metode destruksi berturut-turut 0,0139 ppm dan 0.1648 ppm. Hasil ini lebih tinggi dari  LoD  namun  lebih  rendah  dari  LoQ.  Berdasarkan  hasil  analisis  dapat disimpulkan  bahwa  metode  destruksi  ini  dapat  dipercaya  atau  valid  untuk analisa kadar logam timbal (Pb) dalam rambut dengan SSA.
Kata Kunci : timbal (Pb ), validasi,SSA.

## PENDAHULUAN
Pencemaran  lingkungan  dapat  menyebabkan  terjadinya  bahaya  toksik padamanusia,  dapat  menyebabkan  perubahan  biosfer  atau  perubahan lingkungan  luar.  Haruslah  dibedakan  antara  pencemaran  lingkungan  secara kimia  dan  secara  fisika.  Pencemaran  secara  kimia  terjadi  jika  lingkungan tercemar akibat kerja kimia dari zat berbahaya dan pencemaran fisika misalnya terjadi peningkatan suhu air permukaan akibat stasiun listrik dan peningkatan suara (Mutschler, 1991).
Istilah  lingkungan  mencakup  semua  yang  mengelilingi  masing-masing organisme,  terutama  udara,  tanah  dan  air.  Seperti  kita  ketahui  bahwa lingkungan  hidup  merupakan  bagian  yang  di  dalamnya  terdapat  manusia  dan sumber  daya  manusia  yang  tidak  dapat  terpisahkan,  oleh  karena  itu  adanya suatu  industri  yang  semakin  pesat  perkembangannya  dapat  menimbulkan dampak  negatif  seperti  terjadinya  pencemaran  lingkungan  (air,  udara  dan tanah)  oleh  suatu  zat  kimia  dari  industri  tersebut  dan  akibatnya  akan dirasakan  baik  oleh  pekerja  industri  tersebut  maupun  oleh  masyarakat  yang berada disekitar kawasan industri tersebut (Katzung, 2004).
Berdasarkan pada profesi seseorang, maka kontaminasi logam timbal (Pb) dapat terjadi  karena  berhubungan  langsung  atau  tidak  langsung  dengan  sumber pencemaran  logam  timbal  (Pb),  sehingga  orang  yang  bekerja  dalam
lingkungan kerja yang dekat sumber polusi, mempunyai resiko terkontaminasi. Pencemaran logam berat terhadap alam lingkungan merupakan suatu proses yang erat hubungannya dengan penggunaan logam tersebut oleh manusia. Pada awal  digunakannya  logam  sebagai  peralatan  belum  diketahui  pengaruhnya terhadap lingkungan (Palar,1994).
Logam berat dalam tubuh manusia biasanya terakumulasi pada beberapa organ  tubuh  seperti  ginjal,  hati,  kuku,  jaringan  adiposa,  dan  rambut.  Analisis kandungan  logam  berat  pada  darah  ataupun  urine  tidak  akurat.  Logam  berat yang  berada  pada  darah  atau  urine  tidak  bertahan  lama  dan  dapat  segera dikeluarkan melalui siklus  metabolisme tubuh sedangkan analisis logam berat melalui  rambut  lebih  akurat.  Hal  ini  disebabkan  logam  berat  lebih  bertahan lama di rambut. Jumlah logam dalam rambut berkorelasi dengan jumlah logam yang  diabsorpsi  oleh  tubuh.  Oleh  karena  itu,  rambut  dapat  dipakai  sebagai biopsi material. (Lawrence D. Wilson 2001)
Rambut dapat digunakan sebagai indikator pencemaran pada orang-orang di daerah industri berdasarkan tingkat mobilitas atau lamanya interaksi dengan pencemar  logam  timbal  (Pb).  Selanjutnya  rambut  secara  unik  juga  dapat digunakan  untuk  membedakan  pencemaran  timbal  (Pb)  yang  bersifat  internal dan eksternal (Soemirat, 2002).
Manusia yang terpapar oleh Pb dalam batasan normal atau dalam batasan toleransi yaitu untuk rambut < 12 µg/g, maka daya racun yang dimiliki oleh Pb tidak akan berbahaya ( Palar,1994 ).
Dipilihnya SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sebagai tempat penelitian karena merupakan salah satu tempat yang diperkirakan mempunyai tingkat pencemaran logam yang cukup tinggi. Salah-satunya adalah SPBU yang berlokasi  di  Indarung,  diperkirakan  emisi  gas  buang  yang  dikeluarkan  dari kendaraan  bermotor  dapat  menimbulkan  kontaminasi  terhadap  tubuh  para pekerja  SPBU  karena  jalur  tersebut  cukup  ramai  dilalui  kendaraan  baik kendaraan  pribadi  maupun  kendaraan  umum.  Jalur  tersebut  hampir  tak pernah sepi dilalui kendaraan.
Kadar  timbal  (Pb)  dalam  rambut  manusia  dapat  diukur  dengan menggunakan metode analisis Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). Metode ini digunakan  karena  mempunyai  kepekaan  yang  sangat  tinggi  sehingga  mampu mendeteksi adanya logam berat seperti timbal (Pb) dalam kadar kecil (Darmono, 2001).
Validasi  metode  merupakan  salah  metode  yang  cukup  penting  dalam suatu  analisis,  karena  dapat  membuktikan  kehandalan  suatu  metode  dari suatu  prosedur  yang  digunakan.  Validasi  metode  analisis  logam  timbal  (Pb) dapat  dilakukan  dengan  beberapa  parameter,  yaitu:  akurasi  (ketepatan),  uji sensitivitas  (presisi),  uji  linieritas, Limit  of  Detection (LoD),  serta  uji  lapang (Wegscheider, 1996)
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  Mengetahui  perbedaan  kadar  timbal (Pb)  dalam  rambut  pekerja  SPBU  di  Indarung  berdasarkan  lokasi  ramai  dan lama  masa  kerja,Mengetahui  hubungan  antara  lokasi  dan  lama  masa  kerja terhadap  kadar    timbal  (Pb)  dalam  rambut  pekerja  SPBU  di  Indarung.Untuk mengetahui  validitas  metode  analisis  logam  timbal  (Pb)  dalam  sampel  rambut dengan  menggunakan  SSA  jika  menggunakan  metode  destruksi  basah  HNO 3 , HClO 4.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  bersifat  eksperimen.  Penelitian  ini dilakukan  pada  bulan  januari  2016  di  laboratorium  KOPERTIS  WILAYAH  X  . Sampel  pada  penelitian  adalah  rambut  karyawan  SPBU  yang  mengandung logam timbal (Pb) yang berada di Indarung. Untuk penelitian ini sampel diambil sekitar 5 gr dari rambut karyawan SPBU di Indarung. Alat yang digunakan pada
penelitian ini adalah : Timbangan analitik, beaker gelas 250 ml, Erlenmeyer 250 ml,  labuukur  50  ml,  pipet  takar  5  ml,  pipet  takar  10  ml,  pipet  gondok  10  ml, gunting,  bola  karet,  batang  pengaduk,  pipet  tetes,  hot  plate,    dan  SSA  ( Spektrofotometer Serapan Atom ). Bahan yang digunakan adalah :Pb(NO 3 ) 2 99%,
(Merck),  aseton  teknis, aceton  pro  analyse 99,5%,  (Merck),  HNO 3 pekat  65%, (Merck),HClO 4 pekat 37%, (Merck), aquabides dan sampel rambut petugas SPBU.

## 1. Preparasi Sampel
Metode  destruksi  basah  dengan  menggunakan  asam  HNO 3 dan  HClO 4 (Anonim . 1996)  :Memotong  segmen  rambut  sekitar  5  sampai  10  mm  panjang dan  berat  2  mg.  Menimbang  sampel  rambut  dan  dicuci  dengan  air  deionisasi pada  shaker  mekanis  kemudian  direbus  selama  15  menit  dan  didestruksi dengan  campuran  1:5  HClO 4 :  HNO 3 hingga  membentuk  cairan  hamper  jernih. Mengencerkan  sampel  dalam  labu  ukur  10  mL  dengan  air  deionisasi  hingga tanda batas.

## 2. Persiapan kurva kalibrasi
Pembuatan larutan standar
Pembuatan  Larutan  Induk  Pb  1000  ppm. Menimbang  dengan  teliti  Pb(NO 3 ) 2 kemudian  diencerkan  dengan  HNO 3 1  M  dalam  labu  ukur  1  L  hingga  tanda batas.  Selanjutnya  dilakukan  pengenceran  bertingkat  sehingga  didapatkan larutan standar dengan konsentrasi 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8,1  ppm

## Penentuan Konsentrasi Logam Pb pada Rambut Karyawan SPBU di Indarung dengan SSA
Analisa  ini  menggunakan  SSA  dengan  lampu  katoda  Pb  dan  panjang gelombang  283,3  nm.  Selanjutnya  set  Zero  alat  dengan  menggunakan  larutan blanko.
Ukur  absorban  larutan  standar  Pb  dari  konsentrasi  rendah  ke  konsentrasi tinggi. Sampel yang sudah didestruksi hingga didapatkan larutan jernih diukur absorbannya, sehingga didapatkan kadar logamPb pada sampel.

## Validasi Metode
Uji  Akurasi  (Ketepatan). Uji  ini  dilakukan  dengan  cara  menambahkan larutanmbaku pembanding (Pb 0,6 ppm) ke dalam sampel yang akan diperiksa sebelum didestruksi dengan 3 kali pengulangan, kemudian dilakukan uji blanko (tanpa  penambahan  larutan  baku  standar).  Masing-masing  sampel  kemudian didestruksi  dengan  metode  destruksi  basah  menggunakan  HNO3  dan    HClO4 dan diukur menggunakan AAS pada panjang gelombang 283,3 nm.
Uji presisi. Metode uji presisi dilakukan secara repitabilitas atau keterulangan dilakukan  dalam  kondisi  yang  sama  dalam  interval  waktu  yang  singkat,  yaitu dengan  mengukur  larutan  sampel  metode    destruksi    basah      menggunakan HNO3  dan  HClO4 dengan 3 kali ulangan pada hari yang sama, kemudian data hasil absorbsi dihitung simpangan bakunya.
Uji  Linearitas. Uji  ini  dilakukan  dengan  membuat  kurva  kalibrasi  standar dengan  beberapa  macam  konsentrasi  standar  Pb  yang  dimulai  dari  larutan tanpa Pb. Kemudian dilanjutkan dengan mengukur standar Pb 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 dan 1 ppm. Setelah itu didapatkan harga “r”.
Uji  Limit  Deteksi  (  LoD)  danUji  Limit  Kuantitasi  (LoQ) .  Uji  ini  dilakukan dengan  mengukur  konsentrasi  standar  yang  paling  rendah  yang  dapat terdeteksi absorbansinya.
LoD dapat dihitung dengan rumus : LoD = 3 x SD LoQ dapat dihitung dengan rumus : LoQ = 10 x SD
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penentuan  Kadar  Logam  Pb  Dengan  Metode  Destruksi  Basah Menggunakan HNO 3 dan HClO 4
Pada  penelitian  ini  dilakukan  penentuan  kadar  logam  Pb  dengan  sampel rambut  karyawan  SPBU  di  Indarung  metode  Destruksi  basah  menggunakan HNO 3 dan  HClO 4 dibaca  dengan  menggunakan  AAS  pada  panjang  gelombang 283.3 nm. Hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

## Tabel 4.1: Kadar Pb dalam sampel rambut
Pada  tabel  4.1  didapatkan  kadar  Pb  dalam  rambut  karyawan  SPBU. Semakin lama masa kerjanya semakin tinggi kadar Pb dalam rambut karyawan tersebut,  karena lebih lama terpapar pb . Dari tabel tersebut melihatkan kadar Pb  yang  paling  tinggi  terdapat  pada  karyawan  dengan  masa  kerja  paling  lama yaitu  0.8131  mg/g  dan  yang  terendah  terdapat  pada  karyawan  dengan  masa kerja yaitu 0.0683mg/g.
Uji Akurasi Efek  Pb  terhadap  kesehatan  terutama  terhadap  system  haemotopoetic (system  pembentuk  darah),  adalah  mengambat  sintesis  hemoglobin  dan memperpendek umur sel darah merah sehingga akan menyebabkan anemia. Pb juga  menyebabkan  gangguan  metabolisme  Fe  dan  sintesis  globin  dalam  sel darah merah dan menghambat aktifitas berbagai enzim yang diperlukan untuk sintesiheme.

## 2. Uji Akurasi
Penetapan  akurasi  dilakukan  untuk  mengetahui  keakuratan  suatu metode  pengukuran  yang  digunakan  dalam  analisis  tertentu.  Oleh  karena  itu, dilakukan  evaluasi  akuarsi  metode  melalui  uji  perolehan  kembali  ( recovery) untuk mengetahui adanya kadar logam yang hilang saat proses destruksi. Nilai presentase recovery yang  mendekati  100%  menunjukkan  bahwa  metode tersebut  mempunyai  ketepatan  yang  baik  dalam  menunjukkan  tingkat kesesuaian nilai rata-rata dari suatu pengukuran yang sebanding dengan nilai sebenarnya.
No Sampel Lama Masa Kerja (Th)  Rata-rata Kadar Pb (mg/g) 1 Sampel 1 1-4 0.0683 2 Sampel 2 5-8 0.5827 3 Sampel 3 9-12 0.7669 4 Sampel 4 9-12 0.8131
Tabel 4.2: Nilai Perentase Recovery
Sampel Berat Sampel Volume Sampel Spike Pb µg Jumlah Pb Teoritis µg Jumlah Pb Analisis µg Recovery A 2.0166 10 ml - - 6.43 - A+2ml Pb 0.6 mg/ml 2.0230 10 ml 1.2 7.63 6.82 89.38 % A+2ml Pb 0.6 ppm 2.0266 10 ml 1.2 7.63 6.68 87.53 % A+2ml Pb 0.6 ppm 2.0564 10 ml 1.2 7.63 8.53 111.80 % Rata-rata Destruksi 96.24 %
Dari tabel 4.2 memperlihatkan nilai % recovery untuk metoda dekstruksi basah  dengan  menggunakan  HNO 3 dan  HClO 4 mempunyai  rata-rata  recovery 96.24%.dengan  demikian  metoda  destruksi  ini  sudah  baik  karena  rata-rata recovery  diperoleh  96.24%  yang  berada  pada  nilai  kisaran  persentase  recovery yang  disaratkan,  yaitu  pada  rentang  100%±15  dengan  nilai  yang  lebih mendekati  100%.rentang  tersebut  dianggap  baik  karena  menunjukan  bahwa metoda  tersebut  mempunyai  ketepatan  yang  baik  dalam  menunjukan  tingkat kesesuaian nilai rata-rata dari suatu pengukuran yang sebanding dengan nilai sebenarnya.dapat  dikatakan  pada  proses  destruksi  tidak  ada  Pb  yang  hilang dan dapat dianggap akurat.

## 3. Uji Presisi
Uji  presisi  dilakukan  dengan metode  repitabilitas, yaitu  pengulangan dilakukan dalam kondisi yang sama dalam interval waktu yang singkat.
Tabel 4.3 : Hasil Uji Presisi Konsentrasi (ppm) % RSD Destruksi I II III 0.8423 0.8344 0.8842 3.2
Pada  tabel  4.3  Dapat  dilihat  nilai  %  RSD  metode  destruksi  sebesar    3.2% nilai  yang  diperoleh  masih  pada  rentang  yang  disyaratkan  yaitu<  5  %.Seluruh validasi metoda yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukan hasil uji dari  metoda  destruksi  basah  menggunakan  HNO 3 dan  HClO 4 pada  metode  ini diperoleh nilai uji recovery rata-rata adalah 96.24 %,berada pada rentang yang disyaratkan  sehingga  dapat  dikatakan  keakuratan  metoda  ini  baik.%  RSD metoda ini adalah 3.2 %. hasil ini dapat digolongkan dalam kategori teliti dapat disimpulkan bahwa metoda destruksi ini dapat dipercaya atau lebih valid untuk analisis Pb dalam Rambut dengan SSA.

## 4. Uji Linearitas
Uji linieritas suatu metode bertujuan membuktikan adanya hubungan  yang linier antara konsentrasi analit yang sebenarnya dengan respon alat.

## Gambar 1. Kurva kalibarasi standar
Berdasarkan pengukuran sederet larutan standar, diperoleh persamaan linear y = 0,0374x + 0,001 dan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,9996. Pada gambar 4.5  dapat  dilihat  bahwa  kurva  kalibrasi  standar  tersebut  mempunyai  garis singgung yang linear.
Bentuk  kurva  yang  didapatkan  mengikuti  hukum  Lamber-Beer  yaitu  dengan meningkatnya konsentrasi maka absorbansi yang dihasilkan makin tinggi.

## 5. Penentuan Limit Deteksi, Penentuan Limit Kuantitasi
Parameter  limit  deteksi  (LoD)  instrumen  menunjukkan  konsentrasi  terkecil yang dapat terbaca oleh instrumen. Pada konsentrasi terkecil yang berada pada limit  deteksi  alat  sangat  terbatas  dalam  membedakan  antara  sinyal  analit dengan noise .
Tabel  4.4 Menunjukkan  hasil  perhitungan  nilai  limit  deteksi  yang  merupakan penjumlahan antara nilai rata-rata  konsentrasi terkecil ditambah  dengan hasil
perkalian  tiga  kali  standar  deviasi  x/y,  sehingga  didapatkan  limit  deteksi sebesar 0.0804 mg/g.
Berdasarkan  nilai  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  penggunaan  instrumen pada  penetapan  Pb  dalam  sampel  rambut  dengan  konsentrasi  lebih  besar  dari 0,0804  mg/g  dapat  dipercaya  sebagai  sinyal  alat  terhadap  analit.  Namun, apabila  konsentrasi  analit  kurang  dari  0,0804  mg/g,  sinyal  yang  dihasilkan tidak dipercaya sebagai analit, melainkan noise. Nilai 0,0804 mg/g merupakan konsentrasi  terendah  yang  masih  dapat  dipercaya  pada  pengukuran  dengan menggunakan instrumen yang dimaksud.
y = 0,0374x + 0,001 R² = 0,9996 0 0,02 0,04 0,06 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200
No Konsentrasi Absorban Yi Y-yi (Y-yi) 2 1 0.200 0,0082 - 0.01376 0,02196 0,00048224 2 0.400 0.0163 -0.00072 0.01720 0.00028968 3 0.600 0.0235 0.01232 0,01118 0.000124992 4 0.800 0.031 0.02536 0.00564 0.00003 5 1.000 0.0382 0.03840 -0.0002 0.0004 Jumlah 0.000926914 SY/X 0.0268 LOD 0.0804 LOQ 0.268
Sementara  itu,  H,  batas  deteksi  (LoD)  merupakan  jumlah  terkecil  analit yangdapat  dideteksi  dan  memberikan  respon  yang  signifikan  dibandingkan dengan  respon  blanko  atau noise tetapi  tidak  dapat  dikuantitasi  sebagai  nilai yang  pasti  (Ermer  &  Miller,  2005;  Miller  &  Miller,  2005).  Sementara,  batas kuantitasi  (LoQ)  menurut  ICH  adalah  konsentrasi  terkecil  dari  analit  dalam sampel  yang  dapatdikuantitasi  pada level presisi  dan  akurasi  yang  sesuai (Ermer  &  Miller,  2005).  Jika  konsentrasi  LoQ  menurun  maka  presisi  juga menurun. Jika  presisi tinggi dipersyaratkan, maka  konsentrasi LoQ yang lebih tinggi  harus  dilaporkan.  Hasil  perhitungan  menunjukkan  LoQ  sebesar 0.2680mg/g.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:
1. Dari  proses  destruksi  basah  didapatkan  kadar  timbal  (Pb)  dengan konsentrasi  sampel  tertinggi  terdapat  pada  masa  kerja  9–12  tahun  dengan kadar 0.1648 mg/g, dan yang terendah terdapat pada masa kerja 1-4 tahun dengan kadar  0.0139 mg/g
2. Semakin lama masa kerja karyawan di SPBU Indarung maka kadar (Pb) pada rambut semakin meningkat.
3. Hasil  uji  validasi  metode  analisa  kadar  logam  timbal  (Pb)  menggunakan pengoksidasi  HNO3  dan  HClO4  dengan  SSA  dapat  digolongkan  dalam kategori teliti atau valid, dapat ditunjukan dengan nilai uji recovery 96.24%, presisi 3.2%. linieritas dengan r 0.9998, LoD 0.0804 mg/g, LoQ 0.2680mg/.

## SARAN
1. Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan  analisa  kadar  timbal  (Pb) menggunakan metode destruksi kering dan diukur dengan SSA
2. Untuk  penelitian  selanjutnya  dilakukan  analisa  kadar  timbal  (Pb)  dengan sampel yang berbeda (kuku) .
3. Untuk  penelitian  selanjutnya  perlu  dlakukan  penyebaran  kuisioner  yang dapat mengetahui identitas dan pola hidup masyarakat (sampel)

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, 1987. Sampel Pretreament & Separation. New York.
Apriyanto,  A.  1989. Analisis  Pangan .  Bogor:  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan.
ErvinaNurhayati, 2013 Perbandingan  Metode Destruksi Pada Analisis Pb Dalam Rambut, FMIPA, Universitas Negri Semarang.
Khophar,S,M.(1990). Konsep Dasar Kimia Anorganik Logam ,Jurusan Pendidikan FMIPA ,Universitas Negri Yogyakarta.
Lawrence  D.  Wilson,  M.  D.  (2001). Tissue  Mineral  Analysis ,  Medical  Doctor About Hair Analysis 10(4).
Marganof,  2003. Potensi  Limbah  Udang  sebagai  Penyerap  Logam  Berat (Timbal, Kadmium  dan  Tembaga)  di  Perairan.  Makalah  Pribadi  Pengantar  ke  Falsafah Sains (PP702) Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung.
Naria, E.  2005. Mewaspadai  Dampak  Bahan  PencemarTimbal  (Pb) di Lingkungan
Terhadap Kesehatan.Bagian Kesehatan Lingkungan, Fakultas
KesehatanMasyarakat  Universitas  Sumatra  Utara. JurnalKomunikasi  Penelitian Volume 17 (4) 2005.
Nurhayati,dkk.2004. Biabsorbsi  Timbal  (Pb)  DARI    Limbah  Electroplating Oleh Sacharomyces Cereveciae. Skripsi Teknik Kimia UPN. Veteran. Jatim
Palar,  H.  1994. Pencemaran  dan  Toksikologi  Logam  Berat .  Jakarta  :  Rineka Cipta.
Palar, H. 2004. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Rineka cipta . Jakarta. 78-86
Piotrowski, J. K. & D. O. Coleman. 1980. Environmen Hazard of Heavy  Metals . Genewa: WHO.
Saeni,  M.,  S.  (2000). Determination  of  Heavy  Metal  Pollution  by  Hair  Analysis, The Electronic Journal of the Indonesian Medical Association I(6): 1-10.
Sumardi.  2002.  Validasi Metode Pengujian. Jakarta: Pusat Standardisasi dan Akreditasi Sekretariat Jendral Depertemen Pertanian. Supriyanto,  C.,  Samin,  &  Zainul,  K.  2007. Analisis  Cemaran  Logam  Berat  Pb , Cu,  dan  Cd  pada  Ikan  Air  Tawar  dengan  Metode  Spektrometri  Nyala  Serapan Atom (SSA). Prosding3rdSeminar Nasional . Yogyakarta: BATAN.
Saryan, L. A. & Zenz, C. 1994. Lead and its compounds . New York:
Sumardi.  2002. Validasi  Metode  Pengujian .  Jakarta:  Pusat  Standardisasi  dan Akreditasi Sekretariat Jendral Depertemen Pertanian.
Widowati,  W.  2008.  Efek  Toksik  Logam.  Yogyakarta:  Andi.Occupational Medicine.
Wegscheider. 1996.  Validation of Analytical Methods, in Accreditation and Quality Assurance in Analytical Chemistry. Berlin: Springer Verlag.