Abstrak—Tingkat kebutuhan energi minyak bumi di dunia semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihak produsen harus menambah jumlah produksinya dengan meningkatkan efisiensi pada saat proses produksi. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah melakukan uji specific gravity  pada minyak bumi. Uji specific gravity  pada minyak bumi penting untuk dilakukan karena berdasarkan o API , hal ini menentukan apakah minyak bumi tersebut diklasifikasikan dalam heavy oil, medium oil  atau light oil.  Selain itu, nilai specific gravity  juga akan menentukan nilai kapasitas kapal tanker untuk pengangkutan minyak mentah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sensor serat optik plastik yang dikelupas cladding-nya dengan variasi panjang sensor 1 cm, 2 cm, 4 cm dan 8 cm. Prinsip kerja dari sensor ini adalah pemanfaatan dari perubahan medan evanescent  apabila dilakukan penggantian cladding  serat optik oleh crude oil. Daya keluaran serat optik sebelum dan sesudah diberikan minyak mentah diukur menggunakan  powermeter, dan beda daya yang dihasilkan nantinya akan dikonversi menjadi nilai specific gravity. Dari hasil uji karakteristik statis sensor, sensor dengan panjang 2 cm adalah sensor dengan respon terbaik yang memiliki sensitivitas sebesar 74,65µW per satuan specfic gravity, dengan span pengukuran terbesar yaitu sebesar 5,048µW, nilai koefisien determinasi sebesar 91,6% dan nilai error maksimal sebesar 0,86%.
Kata kunci—Specific Gravity , serat optik plastik ,beda daya

## I. PENDAHULUAN
ATA statistik Dirjen Migas dan Pertamina menyebutkan tingkat kebutuhan minyak bumi di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya seiring perkembangan industri yang pesat serta jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Pada tahun 2012 konsumsi minyak bumi untuk transportasi saja sudah mencapai 43,5 juta kiloliter dan diperkirakan pada tahun 2013 kebutuhan minyak bumi mencapai 48 juta kiloliter. Jika dilihat dari grafik kebutuhan minyak bumi pada Gambar  1, kebutuhan minyak bumi ini akan terus mengalami peningkatan.
Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan produksi minyaknya dan semaksimal mungkin meningkatkan efisiensinya. Untuk meningkatkan dua hal tersebut, produsen minyak bumi juga harus mengembangkan teknologi yang dimilikinya agar minyak bumi yang dihasilkan semakin baik serta cepat dan murah dalam proses produksinya.
Dalam produksi minyak bumi terdapat tiga proses penting, yaitu pengeboran pada rig , distribusi minyak bumi
melalui kapal tanker atau pipa, serta pengolahan minyak pada unit kilang. Ketiga proses ini mempunyai standar masing- masing dalam melakukan produksi minyak bumi, dan salah satu hal yang harus dilakukan adalah melakukan uji specific gravity pada minyak bumi. Uji specific gravity pada minyak bumi penting untuk dilakukan karena hal ini menentukan apakah minyak bumi tersebut diklasifikasikan dalam heavy oil , medium oil atau light oil [1]. Klasifikasi ini menentukan kualitas dari minyak mentah tersebut sehingga harga minyak bumi juga berbeda berdasarkan klasifikasi tersebut. Semakin mendekati light oil , maka harganya pun semakin tinggi. Klasifikasi berdasarkan specific gravity ini bertujuan untuk menentukan perlakuan minyak mentah pada kolom distilasi serta untuk memprediksi hasil dari olahan minyak yang dihasilkan. Dan salah satu fungsi lain dari pengukuran specific gravity adalah untuk menentukan nilai kapasitas kapal tanker untuk pengangkutannya.
Nilai specific gravity pada minyak bumi dapat diketahui dengan melakukan uji laboratorium berdasarkan standar ASTM D 1298. Pengujian yang dilakukan di laboratorium mengenai specific gravity ini cukup mudah dan murah. Tetapi operator di lapangan tidak bisa langsung menentukan klasifikasi minyak bumi tersebut karena harus menunggu uji laboratorium. Hal ini disebabkan karena alat uji tersebut tidak dapat dibawa langsung ke sumur maupun kilang. Oleh karena itu  perlu  dilakukan sebuah penelitian Tugas Akhir untuk merancang bangun sensor specific gravity menggunakan sensor Serat Optik plastik yang nantinya diharapkan dapat dibuat sebuah alat pengukur specific gravity yang praktis dan memungkinkan operator untuk menguji specific gravity di lokasi tanpa harus membawa sample minyak bumi ke laboratorium, sehingga proses pengambilan keputusan yang terkait specific gravity lebih cepat dilakukan.

## II. URAIAN PENELITIAN

## A. Total Internal Reflection
Prinsip dasar dari penelitian ini adalah Total Internal Reflection (TIR). TIR adalah prinsip pemanduan cahaya pada serat optik seperti yang ditunjukkan pada Gambar  2. Cahaya dapat ditransmisikan atau dipandu pada serat optik disebabkan karena berkas cahaya datang dari medium yang mempunyai indeks bias lebih besar ke medium yang mempunyai indeks bias lebih kecil. Jika sudut berkas cahaya datang lebih kecil daripada sudut kritis, maka cahaya akan dibiaskan keluar dari serat optik. Sedangkan jika sudut berkas cahaya datang lebih

## Rancang Bangun Sensor Specific Gravity pada

## Crude Oil Menggunakan Serat Optik Plastik
Achmad Wahyu Rizky Widharyanto, Heru Setijono, dan Gerry Sasanti Nirmala Jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
E-mail : wahyu.rizky09@gmail.com
D
besar daripada sudut kritis, maka cahaya akan dipantulkan lagi kedalam serat optik. Sudut kritis adalah besar sudut datang yang menghasilkan sudut bias sebesar 90 0 . Jika dituliskan dalam matematis, persamaan sudut kritis dapat diturunkan dari persamaan snellius yang mempunyai sudut bias sebesar 90 o menjadi persamaan 1 [2].
1 2 sin n n c = θ (1)
dimana θc adalah besarnya sudut kritis, n 1 adalah indeks bias medium yang lebih rapat dan n 2 adalah indeks bias medium cahaya yang lebih renggang.
TIR hanya terjadi pada berkas cahaya kedua dan ketiga. Berkas cahaya pertama tidak terjadi TIR disebabkan karena sudut datangnya lebih kecil daripada sudut kritis. Oleh karena itu berkas cahaya yang dimasukkan ke dalam core serat optik harus mempunyai sudut maksimal yang dapat diterima agar menghasilkan sudut kritis yang minimal. Gambar  3 menjelaskan berkas cahaya yang dimasukkan ke dalam core serat optik yang menghasilkan sudut kritis agar terjadi pemanduan cahaya pada serat optik. Nilai θo max yang dapat diterima dapat dicari menggunakan persamaan 2.
2 1 2 2 2 1 1 max , 0 ) ( cos sin n n n n c − = = θ θ (2)
dimana n adalah indeks bias medium di luar serat optik, n 1 adalah indeks bias core , n 2 adalah indeks bias cladding , θo max adalah sudut penerimaan berkas cahaya maksimal agar terjadi TIR dan θc adalah sudut kritis [3]. Nilai sin  θo  max dapat direpresentasikan dengan NA (Numerical Aperture) , yaitu angka yang merepresentasikan sudut penerimaan maksimal serat optik agar terjadi pemanduan cahaya yang sempurna. Nilai NA selalu < 1  [2]. Persamaan matematis untuk mendapatkan NA dapat diturunkan dari persamaan 2 menjadi persamaan 3.
∆ ≈ − = = 2 ) ( sin 1 2 / 1 2 2 2 1 max , 0 n n n n NA θ (3)
dimana ∆ adalah perbedaan indeks core-cladding yang dapat dicari menggunakan persamaan 4.
1 2 1 n n − = ∆ (4)
dimana n 1 adalah indeks bias core dan n 2 adalah indeks bias cladding .

## B. Gelombang Evanescent
Pada umunya ada dua buah prinsip kerja serat optik serat optik sebagai sensor, yaitu prinsip gelombang evanescent .
Sensor menggunakan serat optik pada umunya menggunakan metode adsorbsi gelombang cahaya oleh cladding , yaitu dengan menggatikan cladding serat optik dengan spesimen yang akan diukur. Gelombang yang diserap oleh cladding ini dimanakan gelombang evanescent seperti ditunjukkan pada Gambar 4 [4]. Metode ini sering digunakan karena desainnya mudah dan tidak membutuhkan biaya yang mahal.
Gambar. 1. Tingkat Kebutuhan minyak bumi di Indonesia.
Gambar. 2. Skema peristiwa Total Internal Reflection.
Gambar. 3 . Skema pemanduan cahaya pada serat optik [2].
Gambar. 4. Skema gelombang evanescent.
Perubahan spesimen cladding menyebabkan penyerapan pada cladding berubah pula. Hal inilah yang menyebabkan intensitas cahaya yang ditransmisikan berbeda-beda jika spesimen yang dijadikan cladding berbeda.    Saat sinar ditransmisikan pada serat optik yang sedikit energinya masuk ke dalam cladding dan menghilang (atenuasi) secara eksponensial dinamakan sebagai medan evanescent yang ditunjukkan oleh persamaan 5.
     − = p z d z E E exp 0 (5)
dimana z adalah jarak penjalaran gelombang cahaya, E 0 adalah medan gelombang mula-mula dan d p disebut dengan penetration depth yaitu kedalaman gelombang memasuki cladding yang ditunjukkan oleh persamaan 6.
2 1 2 2 2 1 sin 2       −       = n n n n d p θ π λ
(6)
dimana 𝜆𝜆 adalah panjang gelombang sumber, 𝑛𝑛 1 adalah indeks bias core , 𝑛𝑛 2 adalah indeks bias cladding dan 𝜃𝜃 adalah sudut berkas sinar datang.
C. Specific Gravity Pada Crude Oil
Specific Gravity pada minyak bumi ( crude oil ) merupakan perbandingan massa jenis minyak pada suhu tertentu dengan massa jenis air pada suhu tertentu. Pada umunya, suhu yang digunakan adalah  15 0 C atau 60 0 F  [5]. Pengukuran specific gravity dilakukan untuk menentukan jenis minyak tersebut termasuk dalam minyak berat atau minyak ringan dan hal ini sangat menentukan treatment untuk proses selanjutnya  yaitu distilasi. Standar yang digunakan untuk menentukan specific gravity adalah ASTM D 1298-99  [1]. Pada standar tersebut ditentukan pula persamaan untuk menentukan specific gravity dengan mencari nilai o API terlebih dahulu.
( ) 5 , 131 60 / 60 5 , 141 0 0 − = F spgr API (7)
kemudian untuk menentukan jenis dari minyak mentah tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut,

## D. Sensor Specific Gravity Menggunakan Serat Optik Plastik
Sensor serat optik plastik menggunakan core yang telah dikelupas cladding -nya untuk mendeteksi perubahan indeks bias. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membuat sensor specific gravity menggunakan serat optik plastik, yaitu yang pertama adalah dengan memotong serat optik plastik sepanjang 15 cm. Setelah itu bagian tengah dari serat optik plastik dikelupas jaketnya menggunakan cutter dengan variasi panjang 1 cm, 2 cm, 4 cm dan 8 cm.
Setelah jaketnya terkelupas, cladding dari bagian tengah serat optik dihilangkan. Ada beberapa metode untuk menghilangkan cladding dari  serat optik plastik. Pemilihan metode ini didasarkan pada jenis serat optik dan bahan pembuat cladding tersebut. Untuk serat optik plastik tipe “Super Eska™ Polyethylene Jacketed Optical Fiber Cord DIN VDE 0888: V-2Y 1P980/1000”, metode yang direkomendasikan adalah menggunakan polishing paper atau menggunakan laser [6]. Sedangkan penghilangan cladding secara chemical menggunakan cairan pelarut dichloromethan (CH2CL2) tidak direkomdasikan karena core dari serat optik plastik akan hilang terlebih dahulu sebelum cladding -nya hilang.
Tabel 1. Klasifikasi minyak mentah berdasarkan o API Gravity
o API Klasifikasi Specific Gravity 10 – 20 Heavy Oil 1,0 – 0,93 20 – 30 Medium Oil 0,93 – 0,87
> 30 Light Oil < 0,87 Gambar. 5. Sensor serat optik plastik.
Gambar. 6. Rancangan sistem sensor Specivic Gravity.
Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah penghilangan cladding dengan cara menggosok menggunakan polishing  paper . Penggosokan harus dilakukan secara pelan- pelan dan merata agar semua cladding pada seluruh bagian terkelupas dengan rata. Langkah selanjutnya adalah dengan membersihkan bagian yang terkelupas menggunakan alkohol dan  Gambar  5  menunjukkan serat optik  plastik yang telah dikelupas cladding -nya.
Serat optik yang telah dikelupas jaket dan dihilangkan cladding -nya kemudian dihubungkan dengan powermeter dan sumber cahaya seperti yang ditunjukkan pada Gambar  6. Coupling sumber cahaya ke serat optik plastik dan coupling serat optik ke sensor powermeter dilakukan dengan jarak 0 cm. Dan untuk pengambilan data pada powermeter  Thorlabs dilakukan menggunakan software PM100D Utility.

## III. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini terdapat dua buah tahapan uji nilai Specific Gravity , yaitu menggunakan serat optik plastik dan menggunakan timbangan dan gelas ukur. Data yang diperoleh dari pengukuran Specific Gravity menggunakan serat optik plastik kemudian diolah dan hasilnya divalidasi dengan data yang diperoleh dari pengukuran Specific Gravity menggunakan timbangan dan gelas ukur. Tabel 2 menunjukkan nilai Specific Gravity masing-masing sampel yang digunakan pada penelitian ini. Nilai Specific Gravity yang terukur  diurutkan sebagai acuan dalam pengolahan data selanjutnya.
Nilai Specific Gravity yang terukur diatas didapatkan dari perhitungan massa jenis minyak tersebut dibandingkan dengan massa jenis air. Jika dilihat pada Tabel 1, maka semua sampel minyak yang dijelaskan pada Tabel  2  diatas merupakan jenis dari minyak ringan.
Tabel 2. Nilai Specific Gravity masing-masing sampel crude oil
Nama SG Mudi 0.813 Kawengan 0.829 Crude A 0.850 Adera 1 0.864 Crude B 0.866 Crude C 0.868 Adera P 0.892
Gambar.  7.  Grafik hubungan beda daya dengan nilai Specific Gravity untuk sensor 1 cm.
Gambar.  8 . Grafik hubungan beda daya dengan nilai Specific Gravity untuk sensor 2 cm.
Kemudian uji kedua adalah dengan menggunakan serat optik plastik. Sensor serat optik plastik yang digunakan adalah dengan mengelupas cladding -nya sepanjang 1 cm, 2 cm, 4 cm dan 8 cm. Perbedaan daya yang diukur pada saat serat optik belum tercelup minyak dan setelah tercelup minyak kemudian dihubungkan dengan nilai Specific Gravity pada Tabel 2.
Gambar 7 menunjukkan daya keluaran sensor ketika dilekupas cladding -nya sepanjang 1 cm. Dari grafik tersebut terlihat bahwa sensor ini mempunyai range output sebesar 2,617 µW.  Dan sensor tersebut mempunyai daya keluaran tersebesar sebesar 4,624 µW, serta daya keluaran terkecil sebesar 2,007 µW.
Gambar.  9. Grafik hubungan beda daya dengan nilai Specific Gravity untuk sensor 4 cm.
Nilai sensitivitasnya dapat dapat dilihat dari nilai gradien regresi linearnya yaitu sebesar 33,03 µW. Kemudian untuk melihat linearitas dari data hasil pengukuran dapat dilihat nilai koefisien determinasi ( R 2 ) sebesar 80,2%.
Jika dilihat dari Gambar 8, beda daya hasil keluaran dari sensor 2 cm lebih besar daripada sensor serat optik dengan panjang 1 cm. Hal ini disebabkan karena permukaan sensing, atau bagian cladding yang dikelupas lebih luas daripada sensor serat optik plastik dengan panjang 1cm. Pada pengukuran sensor serat optik dengan panjang 2 cm, nilai beda daya terbesar yang terukur adalah sebesar 6,982 µW ketika nilai Specific Gravity 0,892, dan nilai beda daya terkecil yang terukur adalah sebesar 1,934 µW ketika nilai Specific Gravity 0,813.
Saat menggunakan sensor serat optik sepanjang 2 cm, nilai sensitivitas dari sensor tersebut mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena semakin panjang sensor, maka nilai daerah sensing dari sensor serat optik tersebut juga semakin besar. Sensor serat optik plastik ini mempunnyai sensitivitas sebesar 74,65 µW  . Selain itu, akibat dari pertambahan panjang sensor, nilai koefisien determinasinya-pun juga semakin membesar mendekati 100% yaitu sebesar 91,6 %.
Gambar  9 menunjukkan beda daya hasil keluaran sensor serat optik mengalami penurunan walaupun daerah sensing semakin besar. Hal ini disebabkan karena gejala evanescent pada serat optik plastik tersebut. Nilai daya keluaran dari sensor ini mengalami penurunan secara eksponensial sesuai dengan persamaan 5. Sehingga ketika terjadi perubahan indeks bias cladding ketika diberikan minyak, daya yang keluar atau loss akan semakin sedikit. Pada pengukuran sensor serat optik dengan panjang 4 cm, nilai beda daya terbesar yang terukur adalah sebesar 1,50964 µW  ketika nilai Specific Gravity 0,892, dan nilai beda daya terkecil yang terukur adalah sebesar 0,62263 µW  ketika nilai Specific Gravity 0,813.
y = 33,03x - 24,80 R² = 0,802 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 ∆P( µ m) SG 1 cm y = 74,65x - 58,84 R² = 0,916 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 0,800 0,820 0,840 0,860 0,880 0,900 ∆P (µ m ) SG 2 cm y = 12,51x - 9,618 R² = 0,914 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 0,800 0,820 0,840 0,860 0,880 0,900 ∆P (µ m ) SG 4 cm
Tabel 3 .
Data hasil pengukuran daya sensor serat optik dengan panjang 8 cm sensor 8 cm Nama P (mW) ∆P SG Mudi P0 0,008 0,008 0,813 P1 0,000 Kawengan P0 0,009
0,008 0,829 P1 0,001 Crude A P0 0,007 0,007 0,850 P1 0,000 Adera 1 P0 0,007 0,007 0,864
P1 0,000 Crude B P0 0,006
0,006 0,866 P1 0,000 Crude C P0 0,005 0,005 0,868 P1 0,000 Adera P P0 0,007 0,007 0,892
P1 0,000 Tabel 4.
Karakteristik statis sensor SG Jenis Sensor Span Output (µW) Sensitivitas (µW) Koef. Determinasi (%) 1 cm 2,618 33,03 80,2 2 cm 5,048 74,65 91,6 4 cm 0,887 12,51 91,4 8 cm - - -
Tabel 5.
Hasil pengujian specific gravity dengan sensor 2 cm Sampel ΔP terukur SG terukur (SGt) SG validasi (SGv) % error (%) kawengan 2 2,513 0,822 0,829 0,86 Raja 6,132 0,870 0,864 0,74 crude C2 6,398 0,874 0,868 0,68
Ketika menggunakan sensor serat optik sepanjang 4 cm, nilai sensitivitas dari sensor tersebut mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena beda daya yang dihasilkan pada sensor serat optik plastik ini juga semakin sedikit, walaupun daerah sensing dari sensor serat optik tersebut semakin besar. Sensor serat optik plastik ini mempunnyai sensitivitas sebesar 12,51 µW. Dan akibat dari penurunan beda daya sensor serat optik ini, nilai koefisien determinasinya-pun juga semakin mengecil yaitu sebesar 91,4%.
Pada  pengukuran sensor serat optik keempat ini menggunakan sensor sepanjang 8 cm. Hasilnya dapat dilihat pada  Tabel  3  yang menunjukkan bahwa data daya awal menunjukkan nilai yang relatif kecil. Hal ini menyebabkan beda daya yang dihasilkan tidak dapat terlihat oleh sensor sehingga setelah minyak dimasukkan ke dalam sensor, daya yang keluar sangat kecil bahkan menunjukkan  nilai 0. Oleh karena itu untuk sensor dengan panjang 8 cm ini tidak dapat terdeteksi dan tidak dapat diuji karakteristiknya.
Berdasarkan hasil yang diperoleh, karakteristik dari sensor dapat diberikan pada Tabel 4. Dari keempat macam sensor dengan variasi  panjang sensing menunjukkan bahwa panjang sensor mempengaruhi respon keluaran dari sensor yaitu nilai sensitivitas dan linearitasnya. Range pengukuran dari sensor yang digunakan adalah nilai SG sebesar 0,813 hingga nilai SG sebesar 0,892.
Sensor dengan respon terbaik dari keempat pengukuran yang telah dilakukan adalah sensor serat optik dengan panjang sensor 2 cm. Nilai sensitivitas yang dihasilkan yaitu sebesar 74,65µW, dengan span pengukuran terbesar yaitu sebesar 5,048 µW, dan nilai koefisien determinasi sebesar 91,6%.
Setelah diketahui bahwa sensor serat optik dengan panjang 2 cm yang terbaik, maka dilakukan pengujian sensor untuk mengetahui nilai error dari sensor serat optik ini. Pengujian ini dilakukan menggunakan sensor yang sama dengan tiga buah sampel yang berbeda. Sampel tersebut adalah kawengan 2, raja, dan Crude C2. Pengujian dilakukan dengan mengukur nilai beda daya (ΔP), kemudian nilai beda daya tersebut dimasukkan ke dalam persamaan nilai regresi dari sensor serat optik pada Gambar  8  sehingga  dapat diketahui nilai specific gravity hasil dari pengujian tersebut.
Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian nilai specific gravity untuk tiga buah sampel dengan menggunakan sensor serat optik 2 cm. Dari tiga buah sampel yang diuji, masing-masing menunjukkan nilai error untuk kawengan 2 adalah 0,86%, raja 0,74% dan Crude C2 0,68%.

## IV. KESIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Telah berhasil dilakukan rancang bangun sensor specific gravity melalui variasi panjang sensor menggunakan polymer optical fiber tipe multimode step index dengan penggantian cladding oleh crude oil yang akan diukur. 2. Dari 4 variasi panjang sensor yang digunakan, sensor dengan panjang 2 cm adalah sensor dengan respon terbaik yang memiliki nilai  sensitivitas terbesar yaitu sebesar 74,65µW, span pengukuran terbesar yaitu sebesar 5,048 µW, dan nilai koefisien determinasi terbesar yaitu sebesar 91,6%. 3. Dari hasil pengujian sensor untuk tiga buah sampel yang diuji, hasilnya menunjukkan nilai error maksimal adalah sebesar 0,86% dan memenuhi standar error instrumen dalam pengukuran yaitu kurang dari 2%.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Dawe, Richard A. 2001. Modern Petroleum Technology Volume 1 Upstream, sixth edition, England : The Institute of Petroleum [2] Keiser, G. 2000. Optical Fiber Communications, second edition, Singapore
: McGraw-Hill.
[3]  Wicaksono, Dody. 2004. Perancangan alat ukur indeks bias larutan dengan menggunakan metode refraktometri, Tugas Akhir, Surabaya : Teknik Fisika – ITS.
[4] Matiin, Nafi’ul. 2012. Pengaruh Variasi Bending Sensor pH Berbasis Serat Optik Plastik Menggunakan Lapisan Silica Sol Gel terhadap Sensitivitas,
Tugas Akhir, Surabaya : Teknik Fisika – ITS.
[5] Standart Test Method, ASTM D 1298 -  99. “Density, Relative Density
(Specific gravity), or API Gravity of Crude Oil Petroleum and Liquid
Petroleum Products by Hydrometer Methotd"
[6] C. Rizotis. 2013. Laser Microstuctured Polymer Optical Fibres for Optimised Sensing Devices. Theoretical and Physical Chemistry Institute,
National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece
[7] Yu, Francis TS. Khoo, Iam-Choon. Principles of Optical Enggenering, Jonh Wiley & Sons, Inc.
[8] Bestarian, Tegar. 2011. Rancang Bangun Sensor Suhu Menggunakan Serat Optik Berstruktur Singlemode-Multimode-Singlemode Dan Optical Time Domain Reflectometer, Tugas Akhir, Surabaya : Teknik Fisika – ITS.
[9]  Bentley, John. 1995. Principles of Measurement System, third edition,
England : Longman Singapore Publishers, Ltd.
[10]  Lee,  Jung-Ryul. 2010. Investigation of cladding stripping methods for specialty optical fibers. Elsevier
[11]  Veranita, Dina. 2009. Penentuan indeks bias dan pengaruh konsentrasi cairan menggunakan prisma refraktometri, Tugas Akhir, Surabaya :
Fisika - ITS
[12] IIm, Fatimah. 2009. Perancangan dan pembuatan alat ukur indeks bias cairan menggunakan fiber optik plastik FDS 620 aC10, Tugas Akhir, Surabaya : Fisika - ITS.