Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat https://journal-center.litpam.com/index.php/linov
Juni 2023 Vol. 8, No. 2 e-ISSN: 2541-626X pp. 143-153

## Pelayanan Kesehatan Melalui Standarisasi Peralatan Kesehatan Di Puskesmas Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah
1* Muhammad Akbar Hariyono, 1 Upik Ari Erlita, 1 Bayu Setyo Wibowo, 1 Galih Persadha,
1 Japeri, 1 Syukur Yakub, 1 Fatimah, 2 Donny Martha, 2 Muhammad Alpian Hadi
1 Program Studi D3 Teknik Elektromedik, Politeknik Unggulan Kalimantan
2 LPFK Banjarbaru, Banjarbaru. Jl. Pangeran Hidayatullah RT. 14 Komplek Upik Futsal Benua Anyar Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Postal code: 70122 *Corresponding Author e-mail: akbar.hariyono@
Received: February 2023; Revised: April 2023; Published:  Juni 2023

## Abstrak
Pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan kecenderungannya hanya dilakukan saat akan menghadapi akreditasi puskesmas saja. Kegiatan ini belum dilakukan secara terencana dan kontinu. Minimnya sosialisasi, terbatasnya sebaran  personil  dan  jumlah  laboratorium  kalibrasi  yang  memenuhi  syarat,  ditambah  lagi  dengan  tidak terpenuhinya anggaran pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan, membuat upaya kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi pada sejumlah alat kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Sasaran pengabdian adalah Puskesmas Barabai yang merupakan instansi pelayanan kesehatan masyarakat yang terdampak  bencana  banjir  pada  tahun  2021  dimana  membutuhkan  tindakan  berupa  perbaikan,  perawatan  dan kalibrasi internal peralatan kesehatan.  Metode kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan  maintenance  berupa  perbaikan  serta  kalibrasi  peralatan  kesehatan  dan  sosialisasi  serta  penyuluhan tentang  manajemen  perawatan  dan  pemakaian  alat  kesehatan.  Kegiatan  merupakan  kolaborasi  dari  berbagai pihak  diantaranya  adalah  Puskemas  Barabai,  Program  Studi  DIII  Teknik  Elektromedik  Politeknik  Unggulan Kalimantan,  Balai  Pengujian  Fasilitas  Kesehatan  (BPFK)  Banjarbaru,  HIMA  Teknik  Elektromedik  Politeknik Unggulan Kalimantan, Ikatan Alumni Teknik Elektromedik Politeknik Unggulan Kalimantan dan pihak DPD Ikatemi Kalimantan Selatan. Setelah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat ditemukan banyak peralatan kesehatan yang perlu dilakukan maintenance karena berbagai kerusakan dan kurangnya pemeriharaan serta pemakaian alat yang tidak sesuai prosedur penggunaan. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat ditemukan masih banyaknya puskesmas di daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kategori wilayah terdampak bencana dan wilayah terpencil yang membutuhkan standarisasi peralatan kesehatan serta edukasi tentang pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan.
Kata Kunci: Standarisas, Peralatan, Maintenance, Kalibrasi, Puskemas
Health Services Through Health Equipment Standardization at the Barabai Community Health Center, Hulu Sungai Tengah District

## Abstract
Medical  equipment is  typically  only  calibrated and  maintained  when applying  for  puskesmas  accreditation.  This action was not conducted in a deliberate and continuous manner. In order to maintain and calibrate a variety of medical devices in healthcare facilities, both public and private, efforts have been made. However, these efforts have been hampered by a lack of outreach, a limited distribution of personnel, and a lack of calibration laboratories that meet the requirements.The dedication is intended for Puskesmas Barabai, a public health care organization that will need to take action to repair, maintain, and internally calibrate its medical equipment as a result of the flood disaster in 2021. The approach of performing community service activities entails engaging in maintenance tasks including repairing and calibrating medical equipment as well as outreach and counseling regarding maintenance administration and the use of medical devices. Puskemas Barabai, Diploma III Electromedical Engineering Study Program at Polytechnic Unggulan Kalimantan, Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan Banjarbaru (BPFK), HIMA of Electromedical  Engineering  at  Polytechnic  Unggulan  Kalimantan,  Alumni  Association  of  Electromedical Engineering of the Polytechnic Unggulan Kalimantan, and the DPD IKATEMI South Kalimantan were among the organizations that collaborated on the activity.Following the completion of the community service projects, it was discovered that a significant amount of medical equipment required maintenance due to various damages, lack of maintenance, and the use of instruments that were not in compliance with the recommended process. Based on the  outcomes  of  community  service  projects,  it  was  discovered  that  there  were  still  a  lot  of  puskesmas  in  the province of South Kalimantan that fell into the category of remote areas and disaster-affected areas that needed medical equipment standardization as well as education about the upkeep and calibration of medical devices.
Keywords: Standardization, Equipment, Maintenance, Calibration, Health Center
How to Cite: Hariyono, M. A., Erlita, U. A., Wibowo, B. S., Persadha, G., Japeri, J., Yakub, S., Fatimah, F., Martha, D., & Hadi, M. A. (2023). Pelayanan Kesehatan Melalui Standarisasi Peralatan Kesehatan Di Puskesmas Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 8 (2), 143 –153. https://doi.org/10.36312/linov.v8i2.1122
https://doi.org/10.36312/linov.v8i2.1122 Copyright © 2023, Hariyono et al This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Permenkes  RI  No.  75/2014  dan  Permenkes  RI  No.  46/2015 menyatakan bahwa peralatan kesehatan di Puskesmas harus memenuhi persyaratan standar  mutu,  keamanan  dan  keselamatan;  memiliki  izin  edar,  terpelihara  dan berfungsi baik serta terkalibrasi secara berkala oleh institusi penguji yang berwenang (Susana  et  al.,  2020).  Hal  ini  dikuatkan  pula  Permenkes  54/2015  (Kardianto  et  al., 2019) yang menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan termasuk didalamnya adalah Puskesmas, mewajibkan seluruh peralatan kesehatan yang digunakan untuk keperluan  diagnosa,  terapi,  rehabilitasi  dan  penelitian  medik  baik  secara  langsung maupun tidak langsung serta memiliki parameter penunjukkan, keluaran atau kinerja untuk  diuji  dan  dikalibrasi  secara  berkala  oleh  Balai  Pengujian  Fasilitas  Kesehatan atau  institusi  pengujian  kesehatan  yang  berwenang  (Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia, 2015).
Pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun (Suprihatin, 2021). Dalam kondisi tertentu, alat kesehatan wajib diuji dan atau dikalibrasi sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun seperti mengikuti rekomendasi pabrik atau petunjuk pemakaian alat; diketahui penunjukan atau keluarannya atau kinerjanya atau keamanannya tidak sesuai lagi, telah mengalami perbaikan, telah dipindahkan bagi  yang  memerlukan  instalasi,  telah  dilakukan  reinstalasi,  atau  belum  memiliki Sertifikat Pengujian dan Kalibrasi. Atas dasar tersebut penanggung jawab peralatan kesehatan  perlu  memperhatikan  penjadwalan  untuk  alokasi  waktu  pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil optimal dari kinerja peralatan tersebut (Yanti et al., 2019).
Keterbatasan  instansi  penguji  dan  tenaga  kalibrator  meyebabkan  proses kalibrasi  belum  dapat  dilakukan  secara  periodik  dan  berkala  terutama  di  unit pelayanan  kesehatan  tingkat  kabupaten,  kota,  atau  kecamatan.  Sehingga  dapat dipastikan bahwa alat-alat medis yang digunakan pada unit-unit pelayanan kesehatan tersebut  belum  memenuhi  standar  keamanan  dan  keselamatan  (Nugroho  & Wardaningsih, 2021).
Kalibrasi merupakan kegiatan yang menghubungkan nilai yang ditunjukkan oleh instrument/alat ukur atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai yang sudah diketahui tingkat kebenarannya (yang berkaitan dengan kisaran yang diukur) dalam kondisi tertentu (Tirtasari, 2017). Peralatan Kesehatan akan mendapat perhatian lebih hanya pada saat pengadaan dan saat mengalami masalah atau kerusakan. Inspeksi dan  pemeliharaan  preventive  untuk  peralatan  kesehatan  masih  dianggap  sesuatu yang  tidak  perlu.  Sebagian  besar  unit  pelayanan  Kesehatan    hanya  menyediakan dana  untuk  perbaikan  peralatan  saja  yang  dari  tahun  ke  tahun  nilai  perbaikannya selalu  meningkat  tajam  (Hermawan  et  al.,  2019).  Pelaksanaan  pengujian  atau kalibrasi  peralatan  kesehatan  ke  Institusi  Pengujian  dan  Kalibrasi  Peralatan Kesehatan  dapat  dikatakan  masih  bersifat  pasif  dikarenakan  pengujian  maupun kalibrasi  peralatan  kesehatan  selama  ini  hanya  mengacu  berdasarkan  permintaan atau permohonan dari Institusi Sarana Pelayanan Kesehatan.
Pemeliharaan dan kalibrasi alat kecenderungannya hanya dilakukan saat akan menghadapi  akreditasi  puskesmas  saja.  Kegiatan  ini  belum  dilakukan  secara
terencana dan kontinu. Minimnya sosialisasi, terbatasnya sebaran personil dan jumlah laboratorium  kalibrasi  yang  memenuhi  syarat,  ditambah  lagi  dengan  tidak terpenuhinya anggaran pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan, membuat upaya kegiatan  pemeliharaan  dan  kalibrasi  pada  sejumlah  alat  kesehatan  yang  ada  di Sarana Pelayanan Kesehatan baik pemerintah maupun swasta termasuk puskesmas sulit  untuk  dilakukan  (Susana  et  al.,  2020).  Alat  kesehatan  yang  dipergunakan, akurasinya diragukan dan justru berpotensi mengancam keselamatan pasien sebagai penerima  jasa  pelayanan  kesehatan  yang  menggunakan  (Purwanto  &  Suprapto, 2019). Hasil laporan Ombudsman tahun 2018 tentang kalibrasi alat kesehatan dalam rangka  peningkatan  pelayanan  kesehatan  publik  di  Puskesmas  menemukan beberapa  masalah  pokok  yang  salah  satunya  berkaitan  dengan  minimnya pengetahuan tenaga kesehatan dalam hal kalibrasi alat kesehatan selain kalibrasi alat kesehatan  bukan  sebagai  instrument  utama  penilaian  akreditasi  puskesmas  serta permasalahan keterbatasan anggaran (Ombudsman, 2018).
Sasaran  pengabdian  masyarakat  Prodi  D3  Teknik  Politeknik  Unggulan Kalimantan  adalah  Puskesmas  yang  membutuhkan  tindakan  berupa  perbaikan, perawatan dan kalibrasi internal peralatan kesehatan di wilayah terdampak bencana banjir.    Puskesmas  Barabai  merupakan  salah  satu  puskesmas  yang  terdampak bencana banjir pada tahun 2021 yang melanda Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Pengabdian  masyarakat  dilakukan  dengan adanya  pertimbangan  bahwa  puskesmas  merupakan  pusat  pelayanan  kesehatan bagi  masyarakat  yang  tidak  memiliki  tenaga  elektromedis  tetapi  memiliki  peralatan kesehatan yang perlu dipantau dan dijaga kondisinya apakah masih sesuai standar dan  masih  layak  untuk  digunakan.  Dalam  pelaksanaannya,  kegiatan  ini  melibatkan segenap  sivitas  akademik  baik  dosen,  mahasiswa  serta  alumni  Prodi  D3  Teknik Politeknik Unggulan Kalimantan.

## METODE PELAKSANAAN
Metode  kegiatan  program  pengabdian  masyarakat  ini  dilaksanakan  dengan mengadakan sosialisasi regulasi terkait kalibrasi dan pelaksanaan kalibrasi peralatan medis. Sasarannya adalah Puskesmas Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kegiatan  merupakan  kolaborasi  berbagai  pihak  diantaranya  :  Puskemas  Barabai, Program  Studi  DIII  Teknik  Elektromedik  Politeknik  Unggulan  Kalimantan,  Balai Pengujian  Fasilitas  Kesehatan  (BPFK)  Banjarbaru,  HIMA  Teknik  Elektromedik Politeknik  Unggulan  Kalimantan,  Ikatan  Alumni  Teknik  Elektromedik  Politeknik Unggulan Kalimantan dan pihak DPD Ikatemi Kalimantan Selatan.
Tahap  pelaksanaan  kegiatan  dimulai  dengan  pembukaan  acara  pengabdian masyarakat  dan  sambutan-sambutan  yaitu  dari  ketua  tim  pengabdian  masyarakat Serta  Kepala  Puskesmas  Barabai.  Pemaparan  materi  disampaikan  oleh  tim pengabdian masyarakat secara berseri dalam bentuk panel dengan sesi diskusi dan tanya  jawab  setelah  proses  pemapan  materi  disampaikan.  Sesi  diskusi  dan  tanya jawab merupakan bagian dari evaluasi proses untuk melihat minat  dan ketertarikan peserta terhadap tema dari kegiatan sosialisasi.
Kegiatan  kalibrasi  alat  dilakukan  secara  parallel  dengan  kegiatan  sosialisasi. Secara  garis  besar  tahap  pelaksanaan  kegiatan  akan  dibagi  menjadi  tahap pengecekan  peralatan  kesehatan,  tahap  reparasi,  kalibrasi  dan  penyuluhan pemakaian dan pemeliharaan alat. Metode Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  seperti  di  jelaskan  dalam  diagram  alir  pada  Gambar  1.  Alat  dapat digunakan apabila melalui proses uji fungsi sesuai SOP serta memperoleh label laik operasional.  Dukungan  operasional  selama  memakai  alat  yaitu  dengan  melakukan
pemeliharaan  alat  (pemeliharaan  preventif  secara  rutin)  dan  melatih  operator  agar dapat memakai alat dengan baik dan benar. Untuk alat yang terjadi permsalahan error / tidak berfungsi normal maka dilakukan trouble shooting dan perbaikan dengan cara pengukuran,  service  dan  kalibrasi  alat.  Apabila  alat  yang  sudah  dilakukan  trouble shooting  dan  perbaikan  masih  belum  bisa  berfungsi  dengan  normal  maka  dapat dijadikan pertimbangan untuk proses penghapusan peralatan tersebut.
Indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Puskesmas Barabai ini adalah :
1.  Meningkatnya  pengetahuan  tenaga  kesehatan  tentang  pemeliharaan  dan maintenance peralatan kesehatan di puskesmas Barabai
2.  Meningkatnya  keterampilan  tenaga  kesehatan  tentang  kalibrasi  alat  dan inventarisasi peralatan kesehatan di puskesmas Barabai
Gambar 1. Diagram Alir Dukungan Teknis Peralatan Medis (Fajrin et al., 2019) Berdasarkan  sistem  pemeliharaan  alat  Kesehatan  yang  ditunjukkan  pada Gambar 2 dapat dilihat teknis pemeliharaan peralatan kesehatan, pemeliharaan dapat dilakukan  secara  preventip  maupun  korektif.  Pemeliharaan  peralatan  kesehatan adalah  suatu  upaya  yang  dilakukan  agar  peralatan  kesehatan  selalu  dalam  kondisi laik  pakai,  dapat  difungsikan  dengan  baik  dan  menjamin  usia  pakai  lebih  lama. Pemeliharaan  preventip  adalah  kegiatan  pemeliharaan  berupa  perawatan  dengan
membersihkan  alat,  kegiatan  penyetelan,  pelumasan  serta  penggantian  beberapa bagian  yang  mempunyai  umur  pakai  oleh  teknisi  secara  berkala.  Pemeliharaan korektip  adalah  kegiatan  pemeliharaan  yang  bersifat  perbaikan  terhadap  peralatan yang mengalami kerusakan dengan atau tanpa penggantian sparepart.
Gambar 2. Sistem Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Kegiatan  pembinaan  dievaluasi  dengan  cara  memberikan  pelatihan  kepada tenaga kesehatan terkait pemaparan materi pemeliharaan dan perbaikan peralatan- peralatan  yang  dilakukan  oleh  panitia  pengabdian.  Evaluasi  pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan terbagi menjadi dua jenjang evaluasi, Unit Puskesmas Barabai  belum  memiliki  formulir  checklist  secara  spesifik  terhadap  penilaian  alat medis,  Hasil  dari  penilaian  kondisi  alat  secara  internal  tersebut  didokumentasikan dalam  bentuk  daftar  inventaris,  Kegiatan  pemeriksaan  alat  medis  secara  rutin didokumentasikan  ke dalam bentuk  laporan pemeriksaan  alat  yang  ditanda  tangani oleh  user  pengguna  alat.  Kegiatan  pembinaan  maintenance  peralatan  kesehatan dinyatakan berhasil apabila peralatan telah dapat dipergunakan kembali

## HASIL DAN DISKUSI
Pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  di  Puskesmas  Barabai  dilakukan kegiatan  maintenance  berupa  perbaikan  dan  kalibrasi  peralatan  keehatan  dan sosialisasi  serta  penyuluhan  tentang  manajemen  perawatan  dan  pemakaian  alat kesehatan  yang  ada  di  Puskesmas  Barabai.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  memiliki tujuan  untuk  memfasilitasi  dan  memberikan  dukungan  kepada  pihak  Puskesmas Barabai agar dapat memiliki peralatan kesehatan yang laik dan terstandarisasi. Selain itu,  dengan  adanya  kegiatan  sosialisasi  dan  penyuluhan  tentang  manajemen perawatan dan pemakaian alat kesehatan diharapkan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Barabai memiliki pengetahuan tentang pemakaian dan pemeliharaan alat dengan baik dan benar.
Proses yang dilakukan dalam kegiatan maintenance dan perbaikan kesehatan yaitu dengan terlebih dahulu melakukan survey ke pihak Puskesmas Barabai tentang alat  kesehatan  yang  perlu  dilakukan  maintenance  dan  perbaikan.  Selanjutnya didapatkan  satu  peralatan  kesehatan  yang  perlu  dilakukan  maintenance  dan perbaikan dengan data sebagai berikut :
PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN TERENCANA PEMELIHARAAN PENCEGAHAN PEMERIKSAAN TERMASUK PENYETELAN DAN PELUMASAN PENGGANTIAN KOMPONEN MINOR PEMELIHARAAN KOREKTIF REPARASI MINOR YANG TIDAK DITEMUKAN WAKTU PEMERIKSAAN OVERHAUL TERENCANA PEMELIHARAAN TIDAK TERENCANA PEMELIHARAAN DARURAT
1.  Nama Alat : Centrifuge 2.  Merk / Type : Holtich / EBA200 3.  Serial Number : 0047402-04 4.  Keluhan / Jenis Kerusakan : Error E30
Tindakan / solusi yang dilakukan yaitu dengan melakukan adjustment sehingga alat dapat berfungsi dengan baik.  Selanjutnya diberikan lembar service report  yang ditunjukkan  pada  Gambar  1  oleh  tim  pengabdian  masyarakat  kepada  pihak Puskesmas  Barabai  sebagai  bukti  telah  dilaksankan  kegiatan  maintenance  dan perbaikan peralatan kesehatan.
Gambar 3 . Service Report Perbaikan Peralatan Kesehatan
Gambar 4 . Maintenanace dan Perbaikan Peralatan Kesehatan
Peralatan  yang  dikalibrasi  adalah  sphygmomanometer  dan  blood  pressure monitor (BPM). Alat ukur yang digunakan untuk kalibrasi internal sphygmomanometer
yaitu  Fluke  Parameter  Tester  DPM  4 –  ICG  dengan  metode  kerja  pengujian menggunakan MK : 042-18. Metode kerja pengujian sphygmomanometer dengan No. MK  :  042-18  dimaksudkan  untuk  melakukan  pengujian  atau  mengkalibrasi  pada sphygmomanometer dengan cara melakukan pemeriksaan fisik, pengujian fungsi dan pengukuran  kinerja  (kalibrasi).  Kegiatan  kalibrasi  internal  peralatan  kesehatan ditunjukkan  pada  Gambar  3.  Berikut  merupakan  data  kegiatan  kalibrasi  internal sphygmomanometer :
1.  Merk : Serenity 2.  No Seri : 225556 3.  Resolusi
: 2
4.  Nama Ruangan  : IGD
Gambar 5 . Kalibrasi Internal Peralatan Kesehatan Kalibrasi peralatan kesehatan adalah proses untuk memastikan bahwa peralatan medis  atau  kesehatan  memberikan  hasil  yang akurat  dan  konsisten  sesuai  dengan standar yang ditetapkan. Kalibrasi dilakukan untuk memverifikasi dan menyesuaikan peralatan dengan ukuran, skala, atau parameter yang diketahui secara pasti. Dalam hal ini alat yang di kalibrasi adalah  Sphygmomanometer dan blood pressure adalah kedua  perangkat  medis  yang  digunakan  untuk  mengukur  tekanan  darah.  Namun, keduanya berbeda dalam metode operasinya dan tingkat otomatisasinya.
Sphygmomanometer: Sphygmomanometer adalah perangkat manual tradisional yang  digunakan  oleh  tenaga  medis  untuk  mengukur  tekanan  darah.  Perangkat  ini terdiri  dari  manset  yang  dapat  dipompa,  pengukur  tekanan  (manometer),  dan stetoskop. Manset tersebut diikatkan di sekitar lengan atas, dan tenaga medis secara manual  memompa  manset  untuk  sementara  memutus  aliran  darah.  Kemudian, mereka  perlahan-lahan  melepaskan  tekanan  sambil  mendengarkan  suara  aliran darah  menggunakan  stetoskop.  Hal  ini  memungkinkan  mereka  untuk  menentukan pembacaan tekanan darah sistolik dan diastolik.
Blood  Pressure:  Di  sisi  lain,  monitor  tekanan  darah  dapat  merujuk  pada perangkat  manual  maupun  otomatis.  Monitor  tekanan  darah  otomatis,  juga  dikenal sebagai  monitor  tekanan  darah  elektronik  atau  digital,  umum  digunakan  di  rumah. Biasanya,  perangkat  ini  terdiri  dari  manset  yang  dapat  dipompa  dan  unit  tampilan digital.  Manset  tersebut  diikatkan  di  sekitar  lengan  atas,  dan  perangkat  secara otomatis memompa dan mengeluarkan udara dari manset untuk mengukur tekanan darah. Pembacaan ditampilkan di layar digital, memberikan nilai tekanan darah sistolik dan diastolik.
Kedua perangkat ini memiliki tujuan yang sama dalam mengukur tekanan darah, tetapi  sphygmomanometer  membutuhkan  operasi  manual  dan  menggunakan stetoskop,  sedangkan  monitor  tekanan  darah  dapat  otomatis  dan  menampilkan pembacaan  secara digital.  Monitor  tekanan darah otomatis umum  digunakan untuk pemantauan  mandiri  di  rumah,  sehingga  memudahkan  individu  untuk  melacak tekanan  darah  mereka  dari  waktu  ke  waktu.  Namun,  sphygmomanometer  masih banyak  digunakan  di  pengaturan  klinis  oleh  tenaga  medis  untuk  pengukuran  yang akurat dan presisi.
Tabel 1. Pengukuran Tekanan Sphygmomanometer Setting Alat (mmhg) Hasil Pengukuran Tekanan Naik (mmhg) Rata-Rata Selisih Toleransi 1 2 3 0 0 0 0 0 0 ± 3 mmhg 50 51.1 49.5 49.8 50.1 0.1 100 100.6 100.6 100.2 100.5 0.5 150 152.3 149.6 149.9 150.6 0.6 200 203.8 204.1 204.6 204.2 4.1 250 254.5 253 252.3 253.3 3.3 Setting Alat (mmhg) Hasil Pengukuran Tekanan Turun (mmhg) Rata-Rata Selisih Toleransi 1 2 3 250 254.5 253 252.3 253.2 3.2 ± 3 mmhg 200 201.9 200.6 201.5 201.3 1.3 150 151.7 149.9 150.9 150.8 0.8 100 98.8 99.1 99.3 99.1 0.9 50 49.1 50.2 49.1 49.5 0.5 0 0 0 0 0 0
Pengujian pengukuran tekanan naik dan tekanan turun alat Sphygmomanometer rata rata masih memenuhi nilai toleransi ambang batas yaitu ± 3 mmhg, namun pada pengukuran  tekanan  naik  dengan  nilai  tekanan  200  dan  250  mmhg  yang  memiliki selisih diatas nilai toleransi ambang batas yaitu 4.1 mmhg pada nilai tekanan 200 dan 3.3 mmhg pada nilai tekanan 250. Selain itu pada pengukuran turun pada nilai tekanan 250 ditemukan selisih diatas nilai toleransi ambang batas sebesar 3.3 mmhg.
Selanjutnya untuk pengujian kalibrasi internal alat blood pressure monitor (BPM), alat  ukur  yang  digunakan  Rigel  BP-SIM-12L-0534  dengan  metode  kerja  pengujian menggunakan  MK  :  014-18.  Metode  kerja pengujian blood  pressure  monitor  (BPM) dengan No. MK : 014-18 dimaksudkan untuk melakukan pengujian dan atau kalibrasi secara  langsung  ( direct  calibration )  pada  blood  pressure  monitor,  dengan  cara melakukan  pemeriksaan  fisik,  pengujian  fungsi,  pengujian  keselamatan  listrik  dan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara standar NIBP Tester dengan hasil  pembacaan  pada  blood  pressure  monitor.  Berikut  merupakan  data  kegiatan kalibrasi internal blood pressure monitor :
1.  Merk : Omron 2.  Model / Tipe : HBP-1300 3.  No Seri : 04018564LF 4.  Resolusi : 1 5.  Nama Ruangan  : KIA Tabel 2 . Kalibrasi Akurasi Frekuensi Blood Pressure Monitor Parameter Blood Pressure (mmhg) Setting Standart Pembacaan UUT Rata- Rata Selisih Toleran si I II III IV V
Frekuensi Blood Pressure Monitor Dyastole 65 65 65 66 66 66 65.6 0.6 ± 5 %
Systole 100 103  103  103  103  102  102.8 2.8 Dyastole 80 80 79 80 79 80 79.6 0.4 Systole 120 122  123  123  123  122  122.6 2.6 Dyastole 100 100  100 99 99 99 99.4 0.4 Systole 150 152  153  152  153  153  152.6 2.6 Dyastole 100 99 100 99 98 100 99.2 0.8 Systole 160 162  161  161  162  161  161.4 1.4
Pengujian kalibrasi internal alat Blood Pressure Monitor merk omron tipe HBP- 1300  dimana  parameter  yang  adalah  pengujian  frekunesi  Blood  Pressure  Monitor Dyastole dan Systole. Dari hasil pengujian didapatkan hasil nilai rata rata parameter Blood Pressure Monitor Dyastole dan Systole masih memenuhi nilai toleransi ambang batas yaitu ± 5% sehingga masih memenuhi syarat laik penggunaan operasional..
Kegiatan sosialisasi menajemen pemeliharaan peralatan kesehatan disampaikan  oleh  Bapak  Muhammad  Akbar  Hariyono,  S.T.,  M.Eng.  Sementara  itu untuk  sosialisasi  kalibrasi  peralatan  kesehatan  disampaikan  oleh  Bapak  Donny Martha, S.T dari LPFK Banjarbaru. Sosialisasi    ini    bertujuan    untuk  memberikan edukasi  kepada  tenaga kesehatan di lingkungan Puskesmas Barabai  untuk   bisa memakai      alat  kesehatan      dengan      sesuai      ketentuan      dan      bisa  melakukan maintenance   ringan   secara   mandiri. Selain itu tenaga kesehatan di lingkungan Puskesmas  Barabai  juga  diberikan  edukasi  dasar  tentang  prosedur  dan  cara pengajuan kalibrasi peralatan kesehatan ke LPFK Banjarbaru.
Gambar 6. Sosialiasi Manajemen Pemeliharaan Alat Kesehatan Kegiatan sosialisasi yang diberikan dalam pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan  dapat  meningkatkan  keterampilan  dan  pengetahuan  para  teknisi  dan tenaga  kesehatan  tentang  pemeliharaan  peralatan  kesehatan  dalam  mendukung pelayanan  kesehatan  masyarakat.  Selain  itu  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini diharapkan mempunyai dampak yaitu meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan tentang  pemeliharaan  dan  maintenance  peralatan  kesehatan  di  puskesmas  serta meningkatnya keterampilan tenaga kesehatan tentang kalibrasi alat dan inventarisasi peralatan kesehatan di puskesmas.

## KESIMPULAN
Setelah  melakukan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  di  Puskesmas  Barabai ditemukan  banyak  peralatan  kesehatan  yang  perlu  dilakukan  maintenance  karena
berbagai kerusakan dan kurangnya pemeriharaan serta  pemakaian  alat  yang  tidak sesuai prosedur penggunaan. Pemberian edukasi penggunaan dan pemeliharaan alat kesehatan  telah  dilaksanakan  kepada  tenaga  kesehatan  di  Puskesmas  Barabai. Dengan  terselenggaranya kegiatan ini dapat membantu meningkatnya pemahaman petugas  terkait  program  pemeliharaan  dan  kalibrasi  peralatan  medik  dan  sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui peralatan kesehatan yang baik dan memiliki  standar  pakai  yang  layak  sehingga  menghasilkan  masyarakat  dengan kesehatan yang prima.

## REKOMENDASI
Berdasarkan  hasil  pengabdian  masyarakat  maka  tim  Pengabdian  Masyarakat merekomedasikan  untuk  melaksanakan  kegiatan  ini  pada  puskemas  puskesmas lainnya dimana  masih banyaknya puskesmas di daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan  kategori  wilayah  terdampak  bencana  dan  wilayah  terpencil  yang membutuhkan standarisasi peralatan kesehatan serta edukasi tentang pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan.

## ACKNOWLEDGMENT
Tim  pelaksana  kegiatan  pengabdian  masyarakat  mengucapkan  terimakasih yang  tak  terhingga  kepada  pihak-pihak  yang  telah  berkontribusi  dalam  kegiatan pengabdian  masyarakat  ini,  terutama  kepada  pihak  Politeknik  Unggulan  Kaliantan yang telah memberikan support dana kegiatan, dan tentunya kepada pihak Puskemas Barabai  serta  instansi  atau  organisasi  profesi  yang  terlibat  dalam  kegiatan  ini  yaitu LPFK Banjarbaru dan DPD Ikatemi Kalsel.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajrin, H. R., Wijaya, N. H., & Kartika, W. (2019). Pengabdian Masyarakat Pengabdian Pelayanan Kesehatan Melalui Standarisasi Peralatan Kesehatan Di Puskesmas Banguntapan .
Hermawan, F. Y., Wirasa, W., Sambiono, A., Ahniar, N. H., & Elektromedik, T. (2019). Sosialisasi  Kalibrasi  Internal  dan  Pengoperasian  Alat  Elektromedik  Sesuai Standar  pada  RSUD  Tugu  Koja  Jalarta  Utara  Bidang  Keselamatan  Tenaga Listrik . 1 (1).
Kardianto, K., Kristanti,  K.  H.,  Tiswati, K. A., & Dwihapsari,  Y. (2019). Analisis Nilai Ketidakpastian dan Faktor Kalibrasi pada Alat Ukur Radiasi di Balai Pengamanan Fasilitas  Kesehatan  Surabaya. Jurnal  Fisika  dan  Aplikasinya , 15 (2),  56. https://doi.org/10.12962/j24604682.v15i2.4698
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2015). Permenkes  Nomor  54  Tahun 2015 .
Nugroho,  A.  S., & Wardaningsih,  P.  W.  (2021). Kalibrasi dan Perbaikan  Alat  Medis Sphygmomanometer Di Puskesmas Purwoyoso dan Manyaran Kota Semarang . 3 .
Ombudsman.  (2018). Kalibrasi  Alat  Kesehatan  Dalam  Rangka  Peningkatan Pelayanan Kesehatan Publik Di Puskesmas .
Purwanto, E. H., & Suprapto, S. (2019). Mapping of The Potential Mass Calibration Laboratory  for  Strengthening  Tracebility  of  Mapping  of  Measurement  In Indonesia.
Jurnal Standardisasi , 21 (2), 101.
https://doi.org/10.31153/js.v21i2.738
Suprihatin,  E.  E.  (2021).  Pengaruh  Penganggaran,  Prosedur  Kalibrasi  dan  Praktik Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kepatuhan  Pelaksanaan  Kalibrasi  Alat
Kesehatan Di Puskesmas Se-Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Riset Manajemen Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Widya  Wiwaha  Program  Magister  Manajemen , 8 (1), 67 –79. https://doi.org/10.32477/jrm.v8i1.248
Susana, E., Indah Nursyamsi, Suharyati, Wike Kristianti, & Agus Komarudin. (2020). Gerakan  SAKAMED  Sebagai  Upaya  Meningkatkan  Kesadaran  Pentingnya Kalibrasi  Peralatan  Kesehatan  di  Puskesmas. Dinamisia :  Jurnal  Pengabdian
Kepada Masyarakat , 4 (2), 346 –353.
https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.4077
Tirtasari,  N.  L.  (2017). Uji  Kalibrasi  (Ketidakpastian  Pengukuran)  Neraca  Analitik  di Laboratorium Biologi FMIPA UNNES .
Yanti, G., Z, Z., & Megasari, S. W. (2019). Pelatihan Penjadwalan dengan Ms Project Bagi  Penyedia  Jasa  Konstruksi  di  Kota  Pekanbaru. Dinamisia :  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 .
https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i2.2824