* Corresponding Author: email: ramlan@unsri.ac.id
https://doi.org/10.56064/jps.v25i2.837 Naskah diusulkan: 5 Juni 2023;  Naskah disetujui: 18 Juli 2023
p-ISSN: 1410-7058 e-ISSN: 2597-7059 © 2023 JPS MIPA UNSRI

## Jurnal Penelitian Sains
Journal Home Page: http://ejurnal.mipa.unsri.ac.id/index.php/jps/index

## Pengukuran basis weight pulp dengan Stronsium-90
Anisa Dwi Maharani 1 , Harlem Simarmata 2 , Mirza Yusfrizal 2 , Ramlan 1 *
1 Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan 30862, Indonesia. 2 PT. Tanjungenim Lestari Pulp & Paper, Banuayu, Rambang Dangku, Muara Enim, Sumatera Selatan 31172, Indonesia.
Kata kunci: partikel beta ( β ), Stronsium-90, basis weight , efek Bremsstrahlung
ABSTRAK: Basis weight yang  akurat  dan  konsisten  dari  produk  kertas  atau pulp sangat penting untuk memastikan kualitas dari produk yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur basis weight menggunakan radiasi dan menganalisis pengaruh yang memengaruhi hasil  ukurannya.  Dalam  pelaksanaannya,  penelitian  ini  dilakukan  selama  tiga  bulan  di  PT. Tanjungenim  Lestari  dengan  menggunakan  metode  kausal  komparatif.  Data  yang  diambil berupa  pengukuran  menggunakan  radiasi  Stronsium-90  ( β )  dan  data  yang  dihitung  secara manual  oleh  laboratorium.  Hasil  penelitian  menunjukan  kedua  data  yang  didapatkan, terdapat  perbedaan  hasil  ukur  basis weight. Perbedaan  hasil  ukur  aktual  dengan  data laboratorium  disebabkan  oleh  pancaran  radiasi  yang  diterima  oleh  detektor  yang  bersifat acak, sehingga partikel yang keluar dari inti belum tentu masuk seluruhnya ke detektor. Selain itu,  perbedaan  proses  pengukuran  juga  memengaruhi  hasil  ukuran  tersebut,  dimana  pada data aktual, basis weight diukur menggunakan instrument ABB Scanner NP-1200.
Keywords: beta ( β ) particles, Strontium-90, basis weight,
Bremsstrahlung effect
ABSTRACT: Accurate and consistent basis weight of a paper or pulp product is essential to ensure the quality of the product. This study aims to measure basis weight using radiation and analyze the influences that affect the measurement results. This study was conducted for three months at  PT  Tanjungenim Lestari  using  the  comparative  causal method. Data  taken  in  the form of measurements using Strontium-90 ( β ) radiation and data calculated manually by the laboratory.  The  results  showed  that  the  two  data  obtained,  there  were  differences  in  the results of measuring the basis weight. The difference between the actual measurement results and the laboratory data is caused by the radiation received by the detector which is random,
so that the particles coming out of the core do not necessarily enter the detector entirely. In addition,  differences  in  the  measurement  process  also  affect  the  size  results,  where  in  the actual data, the basis weight is measured using the ABB Scanner NP-1200 instrument.

## 1 PENDAHULUAN
adiasi  adalah  pancaran  energi  yang  melalui materi  atau  ruang  dalam  bentuk  partikel  atau gelombang  [1].  Pada  industri  penggunaan  radiasi yang umum adalah jenis radioisotop [2]. Radioisotop merupakan  merupakan  suatu  isotop  yang  bersifat tidak stabil sehingga akan memancarkan suatu ener- gi  radioaktif  untuk  mencapai  bentuk    stabilnya  [3]. Salah  satu  jenis  radioisotop  yang  dipakai  dalam bidang  industri  adalah  Strontium-90.  Strontium-90 atau 90 Sr  adalah  salah  satu  radionuklida  pemancar beta  utama  yang  ditemukan  di  situs  penonaktifan nuklir.  Salah  satu  sumber  bahan  Stronsium-90  ini didapat suatu operasi reaktor, pembuangan sampah radioaktif,  jatuhan  debu  radioaktif  percobaan  pele- dakan  nuklir  maupun  pencemaran  oleh  instalasi
yang  menggunakan  radionuklida.  Secara  kimiawi 90 Sr  mirip  dengan  sesama  kalsium  logam  alkali tanah. Dengan waktu paruh 28,1 tahun, Sr-90 dapat mencemari  air  tanah,  karena  deposisi  Sr-90  terjadi baik di daratan maupun di perairan [4][5].
Partikel  beta  ( β )  adalah  suatu  partikel  yang memiliki massa yang sama dengan elektron dengan massa dari partikel beta lebih kecil daripada partikel alpha  ( α )  sehingga  ionisasinya  menjadi  lebih  kecil. Akibatnya daya tembus atau jangkauan udara nya ± 1m  untuk  energi  radiasi  sebesar  0,5  MeV  dan  10m untuk  3MeV    [6].  Peluruhan  beta  ( β )  menghasilkan nuklida baru yang  mempunyai nomor massa sama dengan  radionuklida  awalnya  (berupa  isobar radionuklida  sumbernya).  Karena  itu  massa peluruhan beta dapat diabaikan  [7].  Peluruhan be- ta dapat berupa beta positif (e + ) atau beta negatif
R
(e-  )  maupun  penangkapan  elektron.  Saat  partikel beta  berinteraksi  dengan  materi  arah  pergerakan partikel  nya  akan  berubah  atau  berbelok.  Hal tersebut  diakibatkan  massa  partikel  beta  yang bermassa  8.000  kali  massa  cahaya  [8].  Saat melakukan  interaksi  dengan  materi  partikel  beta memiliki  dua  cara  yaitu  pendekatan  dengan bremstahlung,  pendekatan  ini  terjadi  saat  partikel beta memasuki wilayah sekitar inti atom dan karena adanya  gaya  coloumb  yang  menarik  partikel tersebut  [6].  Efek  ini  merupakan  suatu  efek  yang terjadi  ketika  radiasi  beta  ( β )  dibelokkan  atau perlambat  oleh  inti  atom  yang  bermuatan  positif sehingga memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik  .  Pendekatan  selanjutnya  yaitu ionisasi,  Menurut  ensiklopedi  nuklir  nasional (BATAN),  ionisasi  adalah  suatu  materi  yang  terdiri dari  atom  dan  molekul.  Pada  saat  radiasi  melewati materi tersebut,  maka  sebagian  atau  seluruh  energi radiasinya  akan  berpindah  sebab  terjadinya penyerapan  dan  hamburan.  Dengan  demikian energi radiasinya menjadi berkurang. [9].
Basis weight merupakan  suatu variable yang dipakai  untuk  standar  acuan  dari  hasil  produksi  di industri pulp dan kertas, terutama untuk pabrik yang memiliki standar berat pulp ( gramature ) diatas 1000 g/ 𝑚 2 [10].  Basis weight ditentukan  berdasarkan dispersi serat. Selain itu komposisi dari basis weight juga  dipengaruhi  oleh  rasio  air  yang  dipakai dalam pengenceran  saat  membuat pulp [11].  Jadi pengertian  dari  basis weight ialah  berat  dasar pulp atau  kertas  dari  produk  tersebut  yang  belum dikurangi dengan kadar moisture atau air dari bahan tersebut  [10][12].  Basis weight yang  diukur berdasarkan  metoda  transmisi-absorbsi  pancaran radioisotop beta dengan rumus :
𝐼 = 𝐼 0 𝑒 −𝜇 𝑥 →    ln 𝐼 = ln 𝐼 0 − 𝜇𝑥 Dengan  asumsi  nilai ln 𝐼 0 dan 𝜇 adalah  konstanta. Keterangan: 𝐼 0 = intensitas  radiasi  beta  sebelum  di- absorbsi  kertas 𝐼 =  intensitas  radiasi  beta  setelah diabsorbsi oleh kertas 𝜇 = konstanta atenuasi massa untuk kertas, x = berat kertas per satuan luas (g/ m 2 ) [10].
Dari  persamaan  tersebut  didapatkan  hubungan linear  antara  berat  material  kertas  atau pulp per- satuan luas dengan logaritmik intensitas radiasi beta yang terabsorbsi oleh material kertas [10].
Untuk  memudahkan  penghitungan  basis weight pada  bidang  industri,  dibuatlah  suatu  alat  untuk menghitung  basis weight secara  otomatis.  Salah satunya  adalah    ABB Scanner NP  1200.  ABB Scanner NP  1200  dapat  mengukur  basis weight dengan  jenis  detektor  tabung  ion  didalamnya
(Geiger  Muller)  [13].  Dalam  pengukuran  radiasi digunakan  detektor,  salah  satu  nya  detektor  geiger muller. Detektor Geiger muller memiliki jendela tipis yang dibuat sebagai tempat masuknya radiasi. Ketika elektron  dari  radiasi  masuk,  akan  terjadi  ionisasi dalam tabung karena radiasi berinteraksi dengan gas dalam detektor. Setelahnya  elektron dalam detektor Geiger  Muller  akan    mengalami  eksitasi  yang menyebabkan  elektron  kembali  ke  keadaan dasarnya [14][15].

## 2 BAHAN DAN METODA

## Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilaksanakan  tanggal  11  januari  2023 sampai dengan 10 februari 20`23 pada PT.Tanjungenim Lestari Pulp And Paper,
Departement Electrical Indtrument- DCS di Area Pulp Machine.

## Prosedur Penelitian
Dalam  penelitian  ini  digunakan instrument ABB Scanner NP-1200  dengan  spesifikasi  sensor  bertipe BW tipe TLS-1 dan bahan berupa sumber radioaktif Stronsium-90 dan pulp padat.
Gambar 1  ABB Scanner NP1200 [12].
ABB Scanner NP1200  akan  mulai  mengukur secara  otomatis  ketika  pulp  melewatinya.  Hal tersebut  dikarenakan  pada  ABB Scanner NP1200 dilengkapi  oleh  sensor  BW  yang  akan  merespon otomatis pulp yang melewatinya. Saat pulp melewati ABB Scanner NP1200  pengukuran  berlangsung, dengan  sensor  merespon  dan  sumber  (source) radioaktif  berupa  stronsium-90  akan  memancarkan sinar  beta  secara  acak.  Saat  inilah  pancaran  beta tersebut  menembus pulp dan  pancaran  beta  yang dideteksi  oleh  detektor  di  atasnya  akan  berbanding terbalik  dengan basis  weight dari pulp .  Artinya semakin  tebal pulp yang  melewatinya  maka  akan semakin kecil pancaran beta yang terdeteksi.

## Analisa
Pada  penelitian  ini  digunakan  metode  kuantitatif yang  berdasar  pada  filsafat positivisme .  Salah  satu metode  kuantitatif  yang  akan  digunakan  ialah  me-
tode  Kausal  Komparatif.  Metode  penelitian  kausal komparatif merupakan salah satu dari beberapa me- tode penelitian kuantitatif.  Dimana metode tersebut dipakai untuk mengevaluasi hubungan sebab-akibat dari suatu permasalahan. Prinsip kerja metode pene- litian kuantitatif berjenis kasual komparatif dilakukan dengan cara pengamatan terhadap akibat yang ada dengan mencari faktor-faktor penyebabnya. Prosesnya  meliputi  identifikasi  pengaruh  suatu variabel terhadap variabel lainnya.
Saat  proses  pengukuran  pancaran  radiasi  akan dikonversi menjadi sinyal elektronik, sebelum sinyal tersebut  dijadikan  hasil  ukur.  Untuk  konversi  sinyal radiasi menjadi sinyal elektronik, tegangan bias dari catu  daya  eksternal  akan  melewati  ruang  ionisasi yang  membuat  ion  melewati  gas  elektroda  dan menghasilkan  arus  listrik.  Jumlah  arus  listrik    yang dihasilkan  akan    sebanding  dengan  jumlah    radiasi yang  menuju  detektor.  Detektor  kemudian  akan menghasilkan  frekuensi  pada  waktu  tertentu  yang akan  dikirimkan  berupa  sinyal.  Sinyal  tersebut nantinya  akan  diubah  oleh amplifier . Amplifier juga berfungsi  sebagai  elektrometer.  Elektrometer merupakan suatu inversi logaritmik dari proses basis weight . Jika dalam proses tidak terdapat pengukuran maka output yang  keluar  akan  tinggi  [13]. Pernyataan  tersebut  sejalan  dengan  teori  yang dipakai,  jika  pada  saat  radiasi  melewati  materi tersebut,  maka  sebagian  atau  seluruh  energi radiasinya  akan  berpindah  sebab  terjadinya penyerapan  dan  hamburan.  Dengan  demikian energi  radiasinya  menjadi  berkurang  [10].  Energi radiasi  sisa  hamburan  dan  penyerapan  inilah  yang akan ditangkap oleh detektor ABB Scanner.
Kemudian pancaran  radiasi  akan  dikonversi menjadi  sinyal  elektronik,  sebelum  sinyal  tersebut dijadikan  hasil  ukur.  Untuk  konversi  sinyal  radiasi menjadi  sinyal  elektronik,  tegangan  bias  dari  catu daya  eksternal  akan  melewati  ruang  ionisasi  yang membuat  ion  melewati  gas  elektroda dan  mengha- silkan arus listrik. Jumlah arus listrik yang dihasilkan akan sebanding dengan jumlah radiasi yang menuju detektor. Detektor akan menghasilkan frekuensi pa- da  waktu  tertentu dan  akan dikirimkan  dalam  ben- tuk sinyal selama proses.

## 3 HASIL
Berdasarkan pengukuran basis weight selama 19 jam oleh  ABB Scanner NP1200  dibuatlah  data  sebagai berikut:
Tabel .1  Data Hasil Pengukuran ABB Scanner NP1200 (Aktual) dan Data Pengukuran Lab. NO  Waktu (Jam)  Data Lab  Data Aktual 1 6:00 1156 1165 2 7:00 1166 1170 3 8:00 1142 1154 4 9:00 1169 1154 5 10:00 1140 1143 6 11:00 1134 1158 7 12:00 1146 1150 8 13:00 1146 1163 9 14:00 1151 1143 10 15:00 1140 1154 11 16:00 1146 1171 12 17:00 1155 1166 13 18:00 1146 1161 14 19:00 1142 1169 15 20:00 1148 1158 16 21:00 1145 1160 17 22:00 1141 1164 18 23:00 1139 1162 19 24:00 1145 1147 Sumber : Dokumen Instrument DCS dan Laboratorium PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper.

## 4 PEMBAHASAN
Gambar 2  Interaksi antara materi dan partikel sinar ( β ). (Sumber: Dokumentasi Pribadi)
Stronsium-90  sebagai  jenis  radioaktif  yang memancarkan  partikel  beta  ( β ),  secara  teori  akan mengalami  ionisasi  dan  efek  bremsstrahlung  saat berinteraksi  dengan    materi  [10].  Saat source (sumber  radioaktif)  memancarkan  radiasi  nya melewati pulp padat(bubur  kertas),  sebelum pancaran  sinar  tersebut  menembus pulp ,  partikel beta  ( β )  akan  mengalami  ionisasi.  Ionisasi  terjadi agar  saat  pancaran  beta  keluar  permukaan pulp (bubur  kertas).  Sehingga  pancaran  tersebut  akan
stabil  dan  dapat  dihitung  besarnya.  Selanjutnya ketika  sinar  beta  ( β )  telah  stabil,  partikel  beta  akan memasuki  wilayah  disekitar  inti  atom  dan  tertarik masuk  kedalam  inti  atom  sehingga  partikel  beta terdefleksi  dari  lintasan  semula.  Akibat  defleksi lintasan,  partikel  beta  mengalami  pelepasan partikelnya ke medium . Perbelokan dan pelepasan partikel  ke  medium  tersebut  disebut  sebagai  efek bremsstrahlung [6].  Akibat dari efek bremsstrahlung menyebabkan  sinar  beta  ( β )  akan  mengalami perlambatan.  Sisa  energi  dari  partikel  tersebut kemudian akan terpancar keluar dan ditangkap oleh detektor.
(a) (b)
Gambar 3  (a) Tabung Detektor, (b) Analogi penyerapan partikel beta. (Sumber: Dokumentasi Pribadi)
Detektor yang dipakai oleh ABB scanner NP-1200 berupa  detektor  dengan  tabung  ion  di  dalamnya (geiger muller) [13].  Prinsip kerja dari detektor Gei- gerMuller,  ketika  radiasi  (partikel  beta)  memasuki detektor, selanjutnya radiasi tersebut akana mengio- nisasi  gas  dalam  tabung  dan  menghasilkan  ion-ion positif dan ion-ion negatif (elektron) yang sebanding dengan  intensitas Selanjutnya,  ion-ion  tersebut  ber- gerak  menuju  elektroda  yang  sesuai  (katoda  atau anoda) dan menimbulkan pulsa tegangan listrik [16]. Pada  saat  pengamatan  sisa  energi  yang  ditangkap detektor,  selanjutnya  akan  menumbuk  atom-atom gas  (helium)  sehingga  atom  gas  akan  melepaskan elektron. Elektron yang terlepas tersebut akan ditarik menuju  anoda.  Pelepasan  elektron  tersebut menyebabkan atom gas berubah menjadi ion positif dan  menetap  pada katoda.  Peristiwa  pelepasan  ion ini  terjadi  secara singkat dan terus  menerus.  Setiap radiasi  masuk  dan  terdeteksi  oleh  detektor,  radiasi tersebut  akan  langsung  ter-ionisasi  dengan  atom- atom  atau  molekul-molekul  gas  dalam  tabung,  hal ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Azam  dkk.,  pada  2007  [17].  Selanjutnya  elektron
dan  psitron  tersebut  akan  membentuk  pasangan elektron.  Pasangan  elektron  inilah  yang  dapat menjadi  indikasi  untuk  detektor  mengetahui karakteristik  dan  sifat  pasangan  elektron-positron untuk mengukur energi yang hilang saat berinteraksi dengan materi.
Proses pengukuran pada ABB Scanner , pancaran radiasi  akan  dikonversi  menjadi  sinyal  elektronik, sebelum  sinyal  tersebut  dijadikan  hasil  ukur.  Saat konversi  sinyal  radiasi  menjadi  sinyal  elektronik,  te- gangan bias dari catu daya eksternal akan melewati ruang ionisasi yang membuat ion melewati gas elek- troda  dan  menghasilkan  arus  listrik.  Jumlah  arus listrik  yang  dihasilkan  akan  sebanding  dengan  jum- lah  radiasi  yang  menuju  detektor.  Detektor  akan menghasilkan  frekuensi  pada  waktu  tertentu  dan akan dikirimkan dalam bentuk sinyal selama proses. Sinyal yang dikirimkan oleh detektor kemudian akan diubah oleh amplifier. Amplifier juga berfungsi seba- gai elektrometer. Elektrometer  ini merupakan suatu inversi  logaritmik  dari  proses  basis weight .  Jika  da- lam proses tidak terdapat pengukuran atau tidak ada pulp yang melewati alat ABB,  maka output yang ke- luar  akan    tinggi  [13].  Pernyataan  tersebut  sejalan dengan teori yang dipakai, jika pada saat radiasi me- lewati  materi  tersebut,  maka  sebagian  atau  seluruh energi  radiasinya  akan  berpindah  sebab  terjadinya penyerapan dan hamburan. Dengan demikian ener- gi radiasinya menjadi berkurang [10].
Untuk  pengukuran  data  dari  basis weight pada laboratorium,  akan  dihitung  dengan  cara  manual. Prosedur yang dilakukan disesuaikan dengan standar ISO  perusahaan  dan  dikalikan  dengan  faktor  basis weight yang telah disediakan dari literatur pihak La- boratorium.  Data  lab  digunakan  sebagai data  pem- banding data utama (aktual). Pada kedua data yang diambil terdapat perbedaan jumlah basis weight . Hal ini  disebabkan  oleh  perbedaan  proses  pengukuran kedua  data.  Pada  data  aktual,  basis weight diukur dengan menggunakan instrument (ABB Scanner NP- 1200). Pada ABB Scanner NP-1200 pada daerah pulp machine menggunakan  sensor  bertipe  TLS  ( Terre- strial  Laser  Scanner )  1  sebagai  komponennya.  Tek- nologi    tersebut  berupa  survei  dan  pemetaan  den- gan  pengindraan  jarak  jauh.  ABB Scanner NP-1200 akan  mengukur  jarak  dari  alat  ke  objek  dan point cloud nya.  Pancaran  sinar  radioaktif  ini  sangat  ber- gantung dengan karakteristik dari pulp (bubur kayu) yang  diukur  dan  banyaknya  radiasi  yang  ditangkap oleh detektor [18]. Hasil yang didapat dari lab sudah mendekati  nilai  pengukuran  alat.  Sehingga  data yang  dipakai  masih  masuk  dalam  standar  kualitas yang ditentukan PT. Tanjung Enim Lestari.

## 5 KESIMPULAN
Dari data yang didapatkan, terdapat perbedaan hasil ukur aktual dengan hasil data laboratorium. Hal ini dipengaruhi  oleh  pancaran  radiasi  yang  diterima oleh  detektor.  Pancaran  radiasi  bersifat  acak sehingga  partikel  yang  keluar  dari  inti  belum  tentu masuk  seluruhnya  ke  detektor.  Perbedaan  proses pengukuran  juga  memengaruhi  hasil  ukur  tersebut. Pada  data  aktual,  basis weight diukur  dengan menggunakan instrument (ABB Scanner NP-1200). Meski begitu pengukuran dalam penelitian ini masih masuk  dalam  standar  kualitas  yang ditentukan  oleh PT. Tanjung Enim Lestari.
REFERENSI ______________________________
[1] Asriwati .  Fisika Kesehatan Dalam Keperawatan . Yogyakarta : Deepublish, 166 pp. 2017.
[2] I. Suparman., dan  H. Lubis. “ Pengembangan Dan Pemberdayaan Produk Isotop”. Jurnal Radioisotop dan Radiofarmaka. vol. 11, no. 1, pp. 42., 2009.
[3] Islamiyati, R.R., dan Halimah, E. “Review : Tinjauan Pustaka Mengenai Karakteristik Radioisotop Yang Digunakan Pada Pembuatan Radiofarmaka”. Jurnal Farmaka. vol. 16, no. 1, pp. 222., 2018.
[4] Turkington ,G., Gamage ,K.A.A., And Graham ,J. “Beta Detection Of Strontium-90 And The Potential For Di- rect In Situ Beta Detection For Nuclear Decommis- sioning Applications”. Journal Nuclear. vol. 911, no. 1, pp. 6-7., 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2018.09.101.
[5] Hamdani, N., Suratman, Sardjono, I.D. “ Teknik Pemisahan Kimia Sr-90 Dalam Air Tanah Sebagai Metoda Baku Analisis Radioaktivitas Lingkungan” . Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir P3TM- BATAN. BATAN. 2019.
[6] Ariyanto, S. “Perhitungan penahan radiasi alpha, beta dan gamma”. 1998, pp. 29.
[7] Sunarjo, S. Radioisotop dan Radiofarmaka. Jakarta : PPIN-BATAN, 43 pp. 2013.
[8] Iswadi. Buku Daras Pendidikan Fisika Inti. Makasar :
Alaudin University Press, 54 pp. 2012.
[9] Batan. 2001. Interaksi Radiasi dengan Materi (Proses Dasar) [online]. Avalaible : interaksi radiasi dengan materi (proses dasar) (batan.go.id).
[10] Batan. “Sistem Pengukuran Basis Weight (Grammatur) Dan Monitor”. Prosiding- Pertemuan Ilmiah Nasional Rekayasa Perangkat Nuklir. BATAN. 2007.
[11] Shan, W.J., and Tang, W. “Effect of Dilution Water on Pulp Consistency in Cross Dirrectional Basis Weight Control. Journal of Korea TAPI. vol. 51, no. 2, pp. 4., 2019.
[12] Wang, B., Tang, W., Dong, J., and Wang, F. Positioning-control Based on Trapezoidal Velocity Curve for High-precision Basis Weight Control Valve. Journal PBM Basis Weight Control Valve. vol. 2, no. 2, pp. 43., 2017.
[13] Murray ,P., And Tiggs ,P. Accuray 1190™  Basis Weight Sensors Manual (TLS-5, TLK-T. TLK-8, TLP-1,TLP-2, And TLS-1 ). USA : Technical Publications Department Of The Pulp And Paper Division, 4, 19-20 pp. 1996.
[14] Cherry, S.R., Sorenson, J.A., and Phelps, M.E. Physics in Nuclear Medicine. USA : Elseiver Science, 94 pp. 2003.
[15] Maulany, G.J., dan Manggau, F.X. Radiation Detection Of Alfa, Beta, and Gamma Rays With Geiger Muller Detector. International Journal of Mechannical Engineering and Technologi (IJMET). vol. 9, no. 11, pp. 22., 2018.
[16] Hariyanto, D., dan Permana, S. “Studi Intensitas Radiasi Menggunakan Survey Meter Berbasis Tabung Geiger M4011 dan Mikrokontroller Arduino Uno”.
Prosiding Simposium Nasiona; Inovasi dan Pembelajaran Sains. Institut Teknologi Bandung. 2019.
[17] Azam ,M.F., Hilyana ,S., Dan Setiawan, E. “ Penentuan Efisiensi Beta Terhadap Gamma Pada Detektor Geiger Muller”. Jurnal Sains dan Matematika. vol. 15, no. 2, pp. 73-74., 2007.
[18] Jorena dkk. Buku Eksperimen Fisika II . Indralaya : Universitas Sriwijaya, 7 pp. 2022.___________________