## RANCANG BANGUN ALAT UKUR PM10 RENDAH BIAYA MENGGUNAKAN SENSOR DEBU GP2Y1010AU0F
Rady Purbakawaca 1* , Kania Nur Sawitri 1 , Muhammad Rido 1 , Aris Irvan 1 , Oky Lidya Kumala 1 , Jajang Nurjaman 1 , Helni Kurniawati Zebua 1 , Eka Fitriandini 1 , Lia Amalia 2
1 Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, Mendalo Darat, Jambi 36361
2 Program Studi Teknik Sipil, Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132
E-mail: radyp09@gmail.com

## Abstrak
Bahan partikulat dengan ukuran lebih kecil dari 10 μ m (PM10) telah dikaji dalam berbagai penelitian sebagai salah satu polutan utama  di  udara. Monitoring PM10 dibuthkan untuk mengevaluasi kualitas udara  pada area spesifik. Propinsi Jambi hanya memiliki tiga stasiun pengukuran kualitas udara, dan satu diantaranya tidak aktif. Informasi polusi PM10 yang didapatkan dari kedua stasiun lainnya hanya tersedia di situs Kementrian Lingkungan Hidup dan data diakumulasi sekali tiap hari. Batasan-batasan tersebut merupakan latar belakang dari penelitian ini untuk merancang alat pengukur PM10 yang portabel, mudah digunakan, rendah biaya, dan simultan. Sensor debu GP2Y1010AU0F digunakan sebagai penghitung  PM10  dengan  metode  optik  dan  frekuensi  280ms.  Data  keluaran  dari  sensor  diproses  oleh  mikrokontroler menggunakan formula kalibrasi yang disediakan oleh pabrik sensor tersebut. Informasi konsentrasi  PM10 ditampilkan di layar  LCD  dan  disimpan  dalam  mikroSD.  Uji  performa  dilaksanakan  di  Mendalo,  Universitas  Jambi  pada  7  Maret (16.00-18.00),  8  Maret  (12.00-14.00),  dan  11  Maret  2017  (08.00-10.00).  Hasil  masing-masing  pengukuran menunjukkan bahwa konsentrasi PM10 adalah 145.6 μ g/m 3 , 149.5 μ g/m 3 , dan 157.7 μ g/m 3 . Merujuk pada PP No. 41 (1990), hasil yang didapatkan pada tanggal 11 Maret 2017 melebihi standar kualitas partikulat (150 μ g/m 3 ). Alat ini berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai instrumen monitoring kualitas udara.
Kata Kunci: Monitoring polusi udara, PM10, Jambi, GP2Y1010AU0F

## Abstract
[Title:  DESIGN  OF  LOW  COST  PM10  MEASUREMENT  DEVICE  USING  DUST  SENSOR GP2Y1010AU0F] Particulate  matter  (PM10)  has  been  studied  on  many  research  as  one  of  the  major  air  pollutant. PM10  monitoring  is  needed  to  evaluate  the  air  quality  on  the  specific  area.  Jambi  province  only  has  three  air  quality measurement stations, and one of them is not active. The information of PM10 pollution from those two stations is only available on the website of Ministry of Live Environment accumulated once per day. Those limitations are the background of  this  research  to  design  a  portable,  easy  to  use,  low  cost,  and  real  time  PM10  measurement  device.  Dust  sensor GP2Y1010AU0F were used as PM10 counter with frequency 280 ms by optical method. Output data from the sensor were processed  by microcontroller using calibration formula from the manufacturer.  The information of PM10 concentration were displayed on LCD monitor and saved in the micro SD. The performance test were conducted at Mendalo, University of Jambi on March, 7th (4.00-6.00 pm), 8th (0.00-2.00 pm), 11th (8.00-10.00 am) 2017. The result showed that PM10 concentrations are 145.6 μ g/m 3 , 149.5 μ g/m 3 , and 157.7 μ g/m 3 , respectively. According to PP No. 41 (1990), the result which obtained on March 11th 2017 exceed quality standard of particulate (150 μ g/m 3 ). This device is potentially developed as air quality monitoring instrument
Keywords: Air pollution monitoring, PM10, Jambi, GP2Y1010AU0F.

## PENDAHULUAN
Pemantauan  indeks  kualitas  udara  (IKU) perkotaan  secara  harian  merupakan  salah  satu tindakan  evaluasi  kesehatan  lingkungan  yang dilakukan  oleh  Kementrian  Lingkungan  Hidup Indonesia.  Hasil evaluasi tersebut akan digunakan untuk  mengambil  kebijakan-kebijakan  berkaitan dengan  pemeliharan  dan  pengembangan  kesehatan lingkungan.  Ada  lima  parameter  konsentrasi digunakan  dalam  pemantauan  kualitas  udara  yaitu Ozon  (O3),  bahan  partikulat  dengan  diameter kurang  dari  10 μ m  (PM10),    Karbon  Monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO2), dan Nitrogen Oksida (NO2) (Kep-45 MENLH 1997).
Salah  satu  parameter  yang  dievaluasi untuk  Kota  Jambi  adalah  konsentrasi  PM10.  Data PM10  didapat  dari  tiga  stasiun  yang  terletak  di Bandara Sultan Thaha Syaifuddin, Lapangan Kantor Walikota  dan  Jl.  H.  Zainir  Haviz.  Akan  tetapi, stasiun  ketiga  yang  berada  di  Jl.  H.  Zainir  Haviz dalam keadaan non aktif (IKU MENLH 2017).
Data  keluaran  dari  setiap  stasiun  bersifat regional  atau  mewakili  daerah  di  sekitarnya  saja, sehingga tidak dapat menggambarkan kualitas udara untuk  daerah  yang  letaknya  jauh  dari  stasiun tersebut  sedangkan  penambahan  jumlah  stasiun akan  membutuhkan  biaya  operasional  yang  besar dan  persiapan  yang  lama.  Di  sisi  lain,  informasi konsentrasi  PM10  perlu  diberikan  kepada masyarakat  secara  luas  sebagai  tindakan  awareness terhadap  kesehatan  lingkungan  hidup.  Tindakan tersebut diperlukan karena PM10 memiliki dampak yang berbahaya pada kesehatan tubuh jika melebihi baku mutu yang telah ditetapkan dalam PP No. 41 Tahun  1999  yaitu  150 μ g/m 3 (data  hasil pengukuran  selama  24  jam).  Ukuran  PM10  yang kecil  menyebabkan  PM10  lebih  mudah  masuk  ke saluran  pernapasan  atas.  Beberapa  penyakit  yang dapat  disebabkan  oleh  PM10  diantaranya  adalah gangguan  pernapasan  atas,  serangan  jantung, perubahan komposisi darah, bahkan kematian pada kasus-kasus tertentu (Fauzi et al. 2013).
Berdasarkan  masalah  di  atas  maka penelitian  ini  mengkaji  pembuatan  alat  ukur konsentrasi PM10 yang murah, mudah digunakan, mudah  dibawa  dan  dapat  memberikan  hasil secara langsung  menggunakan  sensor  GP2Y1010AU0F. Pemanfaatan  alat  tersebut  dengan  baik  dan sistematis  diharapkan  dapat  membantu  masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan lingkungan. Alat ukur yang dirancang dalam penelitian ini tidak hanya dapat mengukur konsensentrasi PM10 untuk kondisi di luar ruangan tetapi juga dapat mengukur di dalam ruangan.

## METODE
Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, yaitu lokasi  Universitas  Jambi,  Mendalo  Darat  pada koordinat  1 o 36’27.6’’S  103 o 31’11.9’’E  dengan lalu  lintas  padat  karena  berada  di  area  jalan  lintas timur  yang  menghubungkan  Provinsi  Jambi  dan Sumatra  Barat,  dan  Lapangan  Perumahan  Pinang Merah pada koordinat 1 o 36’3.012” S 103 o 30’3.07”. Penelitian  ini  dibagi  ke  dalam  beberapa  tahapan, yaitu analisis sistem, perancangan dan fabrikasi alat PM10,  pengujian,  pengukuran  konsentrasi  PM10, serta analisis hasil pengukuran.

## 3.1 Analisis Sistem
Pada  tahap  ini  dilakukan  analisis  yang mencakup  segala  kebutuhan  dalam  membangun sistem  alat  ukur  PM10  dengan  mengidentifikasi masalah yang mecangkup model rancangan, sensor debu  dan  rangkaian  perangkat  keras,  perangkat lunak, dan sistem akuisisi data.
1.2 Perancangan dan Fabrikasi Alat PM10
Tahap perancangan diawali dengan pengembangan  sensor  debu  GP2Y1010AU0F  dan perangkat keras untuk mengukur konsentasi PM10. Perangkat  keras  dibangun  atas    unit  catu  daya, sensor temperatur (T) dan kelembaban relatif (RH) udara  DHT22,  pencatat  waktu  ( Real  Time  Clock ) RTCDS3231,  layar  Liquid  Crystal  Display  (LCD) untuk menampilkan data hasil pengukuran. Adapun skematik  rangkaian  sensor  dan  perangkat  keras ditunjukkan seperti pada Gambar 1.

## Gambar 1. Skema rangkaian alat PM10
Alat ukur PM10 juga didesain dengan kemampuan untuk  menyimpan  data  pada  media  micro  SD dengan kapasitas 4 GB. Data ditulis ( write ) pada file jenis  csv  untuk  memudahkan  analisis  lanjutan. Adapun format penyimpanan data ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Format penyimpanan data Pada perancangan perangkat lunak dilakukan  pembuatan  dan  penyesuaian  program untuk  melakukan  serangkaian  tahapan  dan pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan  masing-masing  blok  rangkaian perangkat  keras  bekerja  dengan  benar  dan mengikuti alur kerja sistem. Adapun alur kerja alat ukur PM10 ditunjukkan seperti pada Gambar 2.

## Gambar 2. Diagram alur kerja alat ukur PM10

## 3.3 Pengujian dan Percobaan Lapang
Setelah  seluruh  bagian  alat  telah difabrikasi  maka  langkah  selanjutnya  yaitu melakukan  uji  performa  secara  keseluruhan. Pengujian  dimaksudkan  untuk  mengetahui  kinerja dari  alat  ukur  PM10  sebelum  melakukan pengambilan  data.  Hal  ini  dapat  mengurangi  dan menanggulangi kesalahan yang terjadi pada saat alat ini dioperasikan di lapangan uji coba.
Pengujian dilakukan dengan cara mengoperasikan  alat  selama  beberapa  waktu  pada saat kondisi ada dan tidak ada debu atau asap. Data yang  tersimpan  di  dalam  micro  SD  kemudian diamati  dan  dianalisa  untuk  mengetahui  adanya kesalahan yang terjadi.

## 3.4 Pengukuran PM10
Pengukuran  PM10  dilakukan  dibeberapa lokasi  pada  waktu  yang  berbeda.  Pengukuran pertama dilakukan di tempat yang diduga terdapat tingkat  pencemaran  udara  yang  tinggi  yaitu  di depan  Universitas  Jambi.  Pengukuran  kedua
dilakukan  disalah  satu  ruang  kuliah  RK-8  Fakultas Sains  dan  Teknologi.  Pengukuran  yang  terakhir dilakukan  di  lapangan  Perumahan  Pinang  Merah. Masing-masing  pengukuran  dilakukan  selama  24 jam secara kontinyu.

## 3.1.6 Analisis Data
Data  yang  diambil  merupakan  data pembacaan  sensor  debu  GP2Y1010AU0F  yang telah  dikonversi  menjadi  nilai  konsentrasi  PM10 berdasarkan  grafik  hubungan  intensitas  debu  dan tegangan. Data yang diperoleh dapat menggambarkan kategori kualitas udara pada lokasi pengukuran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Analisa Kinerja GP2Y1010AU0F
Uji kinerja sensor debu dilakukan dengan dua tahap.  Pengujian  tahap  pertama  dilakukan  dengan cara mengukur konsentrasi debu udara ambien dan konsentasi  asap  rokok.  Gambar  3  menunjukkan hasil  pengukuran  konsentrasi  asap  rokok  lebih tinggi dibandingkan konsentasi debu udara ambien. Nilai  rata-rata  pengukuran  konsentrasi  asap  rokok dan  debu  udara  ambien  masing-masing  sebesar 135.90 μ g/m 3 dan 92.06 μ g/m 3 . Nilai deviasi asap rokok  sebesar  22.42  lebih  kecil  dibanding  udara ambien.  Ini  menunjukkan  bahwa  saat  pengukuran berlangsung  kondisi  asap  rokok  memiliki  kondisi yang  lebih  seragam  dibandingkan  debu  udara ambien. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa sensor  mampu  mampu  mendeteksi  perbedaan densitas konsentrasi debu.

## Gambar 3. Perbedaan hasil pengukuran konsentrasi debu udara ambien dengan konsentrasi rokok
Pengujian  tahap  kedua  dilakukan  dengan mengukur  konsentasi  PM10  di  depan  gerbang masuk Universitas Jambi pada tanggal 7, 8, dan 11 Maret  2016.  Pada  tanggal  7  maret  2017,
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 300 250 200 150 100 50 0 Cuplikan (ke-) Ko ns en tr as i P M 10 ( ug /m 3) Asap Rokok Udara Ambien Mulai Sensor GP2Y1010 AU0F DHT22 RTC
PM10 T, RH Waktu LCD Akuisisi data (Micro SD)
pengukuran berlangsung pada pukul 16.00 - 18.00 WIB  dengan  nilai  rata-rata  konsentrasi  PM10 sebesar  150.04  ug/m 3 dan  deviasi  sebesar  17.76. Pada  tanggal  8  maret  2017,  pengukuran berlangsung pada pukul 12.00 - 14.00 WIB dengan nilai  rata-rata  konsentrasi  PM10  sebesar  147.54 ug/m 3 dan deviasi sebesar 21.28. Pada tanggal 11 maret  2017,  pengukuran  berlangsung  pada  pukul 7.30 - 9.30 WIB dengan nilai rata-rata konsentrasi PM10  sebesar  157.73  ug/m 3 dan  deviasi  sebesar 14.62.  Nilai  konsentrasi  terbesar  terjadi  pada tanggal 7 Maret pagi hari  dan 11 maret sore yang disebabkan pada waktu pengukuran tersebut terjadi peningkatan  jumlah  kendaraan  yang  signifikan akibat jam masuk dan pulang kerja atau kuliah.
Gambar 4. Perbedaan hasil pengukuran konsentrasi PM10 pada tanggal 7, 8 dan 11 Maret 2017

## b. Analisa  Kinerja  Perangkat  Keras  dan
Lunak
Analisa  kinerja  perangkat  keras  dan  lunak dapat  dilakukan  secara  bersamaan  berdasarkan pesan yang muncul pada data yang tersimpan pada micro  SD.  Kegagalan  pada  sistem  maupun  pada blok rangkaian akan menyebabkan pesan “ Error ! ” pada  file  CSV.  Error  yang  muncul  akan menyebabkan  sistem  berhenti  bekerja.  Pesan  yang muncul  akibat  kegagalan  kinerja RTC  ditunjukkan
pada  Gambar  5(a),  kegagalan  pada  RTC  akan menyebabkan sistem berhenti tanpa  adanya proses pengukuran  temperatur,  kelembaban  udara,  dan konsentrasi  PM10  oleh  sistem.    Kegagalan  pada sensor  DHT22  masih  memungkinkan    waktu pengukuran  tersimpan  pada  micro  SD,  ini bertujuan  agar  kegagalan  dapat  diketahui kejadiannya,  tapi  tidak  memungkinkan  konsentasi PM10  dilakukan  pengukuran  oleh  sistem  seperti pada  Gambar    5(b).  Pada  Gambar  5(c) menunjukkan  bahwa  sistem  bekerja  dengan  benar dan tidak terdapat adanya kesalahan maupun pesan error pada file CSV.
(a) (b) (c) Gambar 5. Pesan error yang muncul pada file CSV akibat kesalahan (a) RTC, (b) sensor DHT22, dan (c) sistem bekerja dengan benar

## c. Pengukuran konsentrasi PM10
Hasil  pengukuran  pertama  yang  dilakukan  di Lapangan  Pinang  Merah  pada  tanggal  28  Maret 2017  pukul  08:02:18  –  29  Maret  2017  pukul 08:02:18  ditunjukkan  pada  Gambar  6.  Nilai konsentrasi  PM10  berada  pada  rentang  50-160 μ g/m 3 .
Gambar 6.  Hasil Pengukuran konsentrasi PM10 di Lapangan Pinang Merah pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 08:02:18 – 29 Maret 2017 pukul 08:02:18
100 80 60 40 20 0 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 Cuplikan (ke-) Ko ns en tr as i P M 10 ( ug /m 3) 7 Maret 8 Maret 11 Maret
8:00 4:00 0:00 20:00 16:00 12:00 8:00 200 150 100 50 0 Waktu Ko ns en tr as i P M 10 ( μg /m 3)
Rata-rata  konsentrasi  PM10  pada  pukul  pagi  hari 08:02:18-18:32:18  adalah  125 μ g/m 3 dengan puncak  pada  pukul  12:57:00,  kemudian  turun menjadi  80 μ g/m 3 pada  pukul  18:32:18  - 00:32:18,  lalu  menurun  kembali  menjadi  70 μ g/m 3 pada pukul 00:32:18 – 08:02:18. Kenaikan nilai konsentrasi PM10 pada pagi sampai siang hari disebabkan oleh meningkatnya aktivitas masyarakat pada  jam  tersebut,  sedangkan  penurunan  nilai konsentrasi  PM10  pada  sore  hari  dan  malam  hari dikarenakan  masyarakat  tidak  lagi  beraktivitas  di luar ruangan pada jam tersebut.
Hasil pengukuran kedua yang dilakukan di dalam sekretariat fisika pada tanggal 01 April 2017 pukul  14:08:06–  02  April  2017  pukul  14:08:14 ditunjukkan  pada  Gambar  7.  Nilai  konsentrasi PM10 berada pada rentang 10-50 μ g/m 3 . Rata-rata konsentrasi  PM10  pada  pukul  sore  hari  14:08:06- 19:35:02  adalah  35 μ g/m 3 ,  kemudian  turun menjadi  25 μ g/m 3 pada  malam  hari  pukul
19:35:02-01:42:51,  lalu  meningkat  kembali menjadi 35 μ g/m 3 pada subuh hari pukul 01:42:51 –  07:50:40,  dan  menurun  kembali  menjadi  25 μ g/m 3 pada  pagi  hari  pukul  07:50:40-14:08:06. Ruangan  sekretariat  fisika  memiliki  kapasitas sekitar 20 orang dan dipergunakan oleh mahasiswa saat melakukan kegiatan tertentu. Ruangan ini lebih banyak  dipergunakaan  saat  sore  hari  untuk perkuliahan dan juga untuk ruang belajar sehingga nilai  konsentrasi  PM10  pada  jam  ini  lebih  tinggi daripada jam lainnya. Berdasarkan Gambar 8 dapat dilihat  bahwa  konsentrasi  PM10  di  dalam  ruangan nilainya lebih rendah daripada konsentrasi PM10 di luar  ruangan  (Gambar  6),  hal  ini  dikarenakan sedikitnya  sumber  pembangkit  partikulat  di  dalam ruangan dibandingkan di luar ruangan.  Sedangkan pada  pagi  hari  ruangan  tersebut  jarang dipergunakan  oleh  mahasiswa  sehingga  nilai konsentrasi  PM10  pada  jam  ini  lebih  remdah daripada  konsentrasi  PM10  di  sore  hari.

## Gambar 7.  Hasil Pengukuran konsentrasi PM10 di dalam ruang sekretariat fisika pada tanggal 01 April 2017 14:08:06-02 April 2017 14:08:1
Hasil  pengukuran  ketiga  yang  dilakukan  di depan  Universitas  Jambi  pada  tanggal  08  April 2017  pukul  15:44:00  –  09  April  2017  pukul 15:44:56  ditunjukkan  pada  Gambar  8.  Nilai konsentrasi  PM10  berada  pada  rentang  60-160 μ g/m 3 .  Rata-rata  konsentrasi  PM10  pada  pukul sore  hari  15:44:00-20:47:36  adalah  100 μ g/m 3 , kemudian  turun  menjadi  80 μ g/m 3 pada  malam hari  pukul  20:47:36-06:56:01,  lalu  meningkat drastis  menjadi  120 μ g/m 3 pada  pagi  hari  pukul 06:56:01 – 11:59:38. Penurunan nilai konsentrasi PM10  pada  malam  hari  disebabkan  oleh menurunnya  jumlah  kendaraan  yang  melintasi Universitas  Jambi,  sedangkan  kenaikan  nilai konsentrasi  PM10  pada  pagi  hari  disebabkan  oleh tingginya  volume  kendaraan  yang  dipergunakan oleh akademisi Universitas Jambi dan masyarakat.
Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, alat  ukur  PM10  telah  bekerja  dengan  baik  karena dapat  mendeteksi  perubahan  konsentrasi  PM10  di udara  sekitar  baik  dalam  ruangan  maupun  di  luar ruangan. Pengukuran dilakukan selama 24 jam dan memberikan  nilai  rata  konsentrasi  PM10  sebesar 110 μ g/m 3 , 32 μ g/m 3 , dan 99 μ g/m 3 untuk setiap pengukuran.    Ketiga  nilai  tersebut  masih  berada dibawah baku mutu yang ditetapkan berbahaya oleh pemerintah  melalui  PP  No.  41  Tahun  1999  yaitu 150 μ g/m 3 .  Indeks  ISPU  tiap  pengukuran  dapat dihitung  menggunakan  Persamaan  1,  sehingga didapatkan nilai 80, 32 dan 75. Indeks ISPU 32 di dalam  sekretariat  fisika  masuk  ke  dalam  kategori baik  sehingga  tidak  ada  efek  PM10  terhadap kesehatan.  Sedangkan  indeks  ISPU  di  lapangan Perumahan Pinang Merah dan di depan Universitas Jambi, masing-masing 80 dan 75, masuk ke dalam
16:00 12:00 8:00 4:00 0:00 20:00 16:00 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Waktu Ko ns en tr as i P M 10 ( μg /m 3)
kategori  sedang  sehingga  PM10  memberikan  efek penurunan jarak pandang tetapi tidak menimbulkan penyakit.
Menurut  beberapa  referensi  penelitian diketahui bahwa konsentrasi polutan di udara juga dipengaruhi  oleh  parameter  meteorologi  seperti
temperatur,  kelembaban  udara,  arah  angin, kecepatan angin dan lainnya. Parameter-parameter tersebut  membuat  PM10  terdifusi,  dilusi,  dan terakumulasi  (Wang  dan  Ogawa,  2015).  Pada penelitian  ini  parameter  yang  dikaji  adalah temperatur dan kelembaban udara.

## .
Gambar  8.  Hasil  Pengukuran  konsentrasi  PM10  di  depan  gerbang  masuk  Universitas  Jambi  pada  tanggal  08  April  2017 15:44:00-09 April 2017 15:44:56
Pada Gambar 9(a) dan 9b) terlihat bahwa konsentrasi  PM10  meningkat  seiring  dengan meningkatnya  nilai  temperatur.  Temperatur pengukuran  di  lapangan  Perumahan  pinang  merah berada pada rentang 30-39 ᵒ C, sedangkan di dalam sekretariat  fisika  berada  pada  rentang  30.5-33.5
ᵒ C.  Pada  Gambar  9(c)  terlihat  bahwa  konsentrasi PM10  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya nilai temperatur. Temperatur Pengukuran di depan Universitas  Jambi  berada  pada  rentang  yang  lebih lebar  yaitu  25-41 ᵒ C.  Berdasarkan  hasil  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  konsentrasi  PM10 memiliki  hubungan  linear  positif  dengan temperatur.  Hal  ini  dapat  dikaji  baik  secara  fisika maupun  kimia.  Kenaikan  temperatur  memberikan energi  kinetik  yang  lebih  untuk  partikel-partikel udara sehingga bergerak lebih cepat akibatnya lebih banyak  PM10  yang  berterbangan  di  udara.  Secara kimiawi,  kenaikan  temperatur  akan  mengubah formasi partikel dan juga akan menimbulkan reaksi fotokimia antar senyawa kimia polutan.
Koefisien  determinasi  untuk  masing- masing  pengukuran  dapat  dilihat  pada  Tabel  2. Pengukuran  dengan  koefisien  determinasi  paling tinggi  (0.9156)  adalah  pengukuran  di  depan Universitas  Jambi.  Pengukuran  dengan  koefisien determinasi  paling  rendah    (0.011)  adalah pengukuran di dalam sekretariat fisika.
(a) (b) 16:00 12:00 8:00 4:00 0:00 20:00 16:00 175 150 125 100 75 50 Waktu Ko ns en tr as i P M 10 ( μg /m 3) 39,0 37,5 36,0 34,5 33,0 31,5 30,0 150 140 130 120 110 100 90 80 70 Temperature ( *C ) K o n se n tr as i P M 1 0 ( u g /m 3 ) 33,0 32,5 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 36 35 34 33 32 31 30 29 Temperature ( *C ) K o n se n tr as i P M 1 0 ( u g /m 3 )
(c)
Gambar  9.  Hubungan  konsentrasi  PM10  dengan temperatur  ( ᵒ C)    pada  pengukuran  (a)  di lapangan  Perumahan  Pinang  Merah  (b)  di dalam  sekretariat  fisika  (c)  di  depan Universitas  Jambi,  menggunakan moving average dengan step 100 Tabel 2. Korelasi linear antara temperatur dengan konsentrasi PM10 pada setiap pengukuran Pengukuran ke: 1 2 3 0.8557  0.011  0.9156
Pada  Gambar  10(a)  terlihat  bahwa konsentrasi  PM10  menurun  seiring  dengan meningkatnya  nilai  kelembaban  udara. Kelembaban pengukuran  di  lapangan  Perumahan  pinang  merah berada  pada  rentang  31-53%.  sedangkan  pada Gambar  10(b)  terlihat  bahwa  konsentrasi  PM10 menurun  seiring  dengan  menurunnya  nilai kelembaban  udara.    Kelembaban  pengukuran  di dalam  sekretariat  fisika  berada  pada  rentang  46-53 %.
Pada  Gambar  10(c)  terlihat  bahwa konsentrasi  PM10  meningkat  seiring  dengan menurunnya  nilai  kelembaban  udara.  Kelembaban pengukuran di depan Universitas Jambi berada pada nilai  yang  lebih  tinggi  yaitu  31-85%  karena  banyak terdapat  pohon  besar  pada  area  tersebut. Berdasarkan  hasil  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa konsentrasi PM10 memiliki hubungan linear negatif dengan  kelembaban  udara  walaupun  untuk pengukuran di dalam sekretariat fisika menunjukkan korelasi  positif  dengan  koefisien  determinasi  yang sangat  kecil  yaitu  0.0169.  Saat  kelembaban  udara tinggi maka udara banyak mengandung air sehingga massa  polutan  menjadi  lebih  berat  dan  tidak  dapat bertahan lama di udara. Polutan kemudian jatuh ke tanah  sehingga  jumlah  partikulat  berkurang  dan menurunkan nilai konsentrasi PM10.
Koefisien determinasi untuk masing-masing pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3. Pengukuran dengan  koefisien  determinasi paling  tinggi  (-0.836) adalah  pengukuran  di  depan  Universitas  Jambi. Pengukuran  dengan  koefisien  determinasi  paling rendah  (0.0169)  adalah  pengukuran  di  dalam sekretariat fisika.
(a) (b) (c)
Gambar  1  Hubungan  konsentrasi  PM10  dengan kelembaban  udara  (%)  pada  pengukuran  (a)  di  lapangan Perumahan  Pinang  Merah  (b)  di  dalam  sekretariat  fisika (c)  di  depan  Universitas  Jambi,  menggunakan moving average dengan step 100
40,0 37,5 35,0 32,5 30,0 27,5 25,0 140 130 120 110 100 90 80 Temperatur (*C) K o n se n tr as i P M 1 0 ( u g /m 3 ) 55 50 45 40 35 30 25 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 RH ( % ) K o n se n tr as i P M 1 0 ( u g /m 3 ) 53 52 51 50 49 48 47 46 36 35 34 33 32 31 30 29 RH (%) K o n se n tr as i P M 1 0 ( u g /m 3 ) 88 80 72 64 56 48 40 32 130 120 110 100 90 80 RH ( % ) K o n se n tr as i P M 1 0 ( u g /m 3 )
Tabel  3.  Korelasi  linear  antara  kelembaban  dengan konsentrasi PM10 pada setiap pengukuran Pengukuran ke: 1 2 3
-0.7914  0.0169  -0.836

## SIMPULAN DAN SARAN
Alat  ukur  konsentrasi  PM10 telah  berhasil dibuat  dan  diuji  coba  selama  24  jam  di  tiga  lokasi yang  berbeda.  Alat  ukur  ini  dapat  membedakan konsentrasi PM10 di udara serta menyimpan datanya di  dalam  micro  SD.  Berdasarkan  hasil  pengukuran dapat  disimpulkan  bahwa  temperatur  berkorelasi positif  dengan  konsentrasi  PM10  sedangkan kelembaban  udara  berkorelasi  negatif  dengan konsentrasi PM10

## DAFTAR PUSTAKA
Fauzi  A, et  al .  2013.  Status  Lingkungan  Hidup Indonesia  2012:  Pilar  Lingkungan  Hidup Indonesia.  Jakarta:  Kementrian  Lingkungan Hidup Indonesia
[Kep-45  MENLH].  1997.  Keputusan  Menteri Negara  Lingkungan  Hidup  No.  45  Tahun
1997  Tentang  Indeks  Standar  Pencemar Udara.  [diunduh  2017  Maret  29].  Tersedia pada: http://storage.jak- stik.ac.id/ProdukHukum/LingkunganHidup /IND-PUU-7-1997-kepmen%2045- 1997.pdf
[IKU  MENLH].  2017.  Indeks  Kualitas  Udara Perkotaan – Kementrian Lingkungan Hidup.
Tersedia pada: http://iku.menlhk.go.id
[PP-41]. 1999. Peraturan Pemerintah no. 41 tahun
1999 tentang: pengendalian pencemaran udara. [diunduh 2017 Maret 29]. Tersedia pada: http://jdih.den.go.id/download/19/peratu ran-pemerintah-no-41-tahun-1999 Wang,  J  dan  Ogawa,  S.  2015.  Effects  of Meteorological  Conditions  on  PM2.5 Concentrations  in  Nagasaki,  Japan. Int.  J. Environ. Res. Public Health. 12. 90