EFEKTIVITAS DOSIS PAPARAN RADIASI DARI PESAWAT PANORAMIK DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER JAMBI
Chintiya Romarti 1 , Jesi Pebralia 1* ,  Rista Mutia Anggraini 1
Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, Jl. Jambi – Muara Bulian No.KM.15 Mendalo Darat, Jambi, 36361, Indonesia *email: jesipebralia@unja.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jarak dan arah terhadap nilai paparan radiasi, menganalisis dosis yang diterima oleh pekerja radiasi dan masyarakat umum, serta menganalisis efektifitas proteksi radiasi dari pesawat panoramik. Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian  eksperimen,  dimana  peneliti  melakukan  pengukuran  langsung terhadap  variable-variabel  penelitian  dan  melakukan  analisis  data.  Penelitian    dilakukan  dengan  mengukur  dosis  radiasi diberbagai arah pada jarak 0,5 m sejauh 2,5 m kearah depan dan samping kanan dan 0,5 m sejauh 1,5 m kearah samping kiri,  pengukuran  data  terimaan  dosis  diambil  di  titik  ruang  operator,  pelayanan,  koridor  dan  ruang  tunggu,  pengukuran efektifitas radiasi diambil di titik pintu koridor, ruang tunggu dan ruang operator menggunakan alat ukur surveymeter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  dosis paparan radiasi berbanding terbalik dengan nilai jarak yang diukur.Nilai dosis yang diterima  oleh  radiografer  pada  ruang  operator  sebesar  0,107 μ Sv/jam,  ,  pada  koridor  karyawan  yaitu  sebesar  0,0856 μ Sv/jam,  dan  pada  masyarakat  di  ruang  tunggu  sebesar  0,0856 μ Sv/jam.  Nilai  efektifitas  proteksi  radiasi  pada  ruang operator sebesar 94,40%, pada pintu masuk pasien dari ruang tunggu pesawat panoramik sebesar 92,12% dan pada pintu masuk radiografer dari ruang koridor karyawan sebesar 94,62%. Menurut konsep Tenth Value Thickness (TVT) hal ini cukup aman karena kemampuan proteksi yang ada dapat menyerap radiasi dengan baik.
Kata Kunci: Efektifitas Proteksi Radiasi; Panoramik; Paparan Radiasi; Surveymeter

## ABSTRACT
[Titel:  Effectiveness  Of  Radiation  Exposure  Doses  From  Panoramic  Aircraft  In  The  Radiology Installation  Of  The  Raden  Mattaher  Regional  Public  Hospital,  Jambi] This  research  aims  to  analyze  the influence of distance and direction on radiation exposure values, assess the doses received by radiation workers and the general public,  and  evaluate  the  effectiveness  of  radiation  protection  from  panoramic  aircraft.  The  research  method  used  is  an experimental research method, where the researcher directly measures the variables of the study and conducts data analysis. The study was conducted by measuring radiation doses in various directions at distances ranging from 0.5 meters to 2.5 meters forward and to the right, and 0.5 meters to 1.5 meters to the left. Dose data reception was taken at operator room, service area, corridor, and waiting room points, and radiation protection effectiveness measurements were taken at corridor entrance, waiting room, and operator room points using a survey meter. The research results indicate that the radiation exposure dose is inversely proportional to the measured distance. The dose received by radiographers in the operator room is 0.107 μ Sv/hour, in the employee corridor, it is 0.0856 μ Sv/hour, and in the public waiting room, it is 0.0856 μ Sv/hour. The radiation protection effectiveness value in the operator room is 94.40%, at the patient entrance from the panoramic aircraft waiting room, it is 92.12%, and at the radiographer entrance from the employee corridor, it is 94.62%. According to the Tenth Value Thickness (TVT) concept, this is considered safe because the existing protection capabilities can effectively absorb radiation.
Keywords: Panoramic; Radiation Exposure; Radiation Protection Effectiveness; Survey Meter

## PENDAHULUAN
Rumah  sakit  adalah  sebuah  institusi kesehatan yang penting dalam kehidupan. Di dalam rumah  sakit  terdiri  dari  berbagai  macam  unit  yang menangani  masalah-masalah  kesehatan,  diantaranya instalasi  radiologi  yang  memiliki  tujuan  untuk memberikan  pelayanan  pemeriksaan  profesional dengan hasil berupa gambar/ image untuk membantu para  dokter  dalam  menegakkan  diagnosis  pasien yang  ditangani  (Rahmawati  dan  Hartono,  2021). Pada  diagnosis  rumah  sakit  memiliki  berbagai macam  alat,  salah  satunya  Panoramik  (Septiyanti dkk, 2020).
Panoramik  atau  dalam  artian  lainnya radiografi  panoramik  adalah  teknik  radiografi ekstraoral  yang  dapat  memperlihatkan  rahang  atas dan rahang bawah sekaligus, serta struktur anatomis yang  berdekatan  dalam  satu  film  (Nafi’iyah  dan Wardhani, 2016). Pemeriksaan panoramik memanfaatkan  radiasi  pengion  berupa  sinar-X. Sinar-X  memberikan  informasi  yang  cukup  akurat dari  citra  radiografi  untuk  menegakkan  diagnosa suatu penyakit tanpa harus melakukan operasi bedah terlebih  dahulu.  Disamping  manfaatnya  yang  besar sinar-X  juga  memiliki  efek  yang  merugikan  bagi kesehatan  tubuh  apabila  dosis  radiasi  yang  diterima oleh  tubuh  cukup  tinggi,  seperti  mual,  muntah, diare,  demam,  lemas  hingga  pingsan,  kerontokan rambut,  kulit  memerah,  gatal,  bengkak  hingga rasa terbakar,  nyeri  hingga  kejang-kejang  bahkan kematian.  Tentu  pada  setiap  orang  efek  yang dirasakan  berbeda-beda  dan  tergantung  juga terhadap kepekaan dan jangka waktu terpapar radiasi (Anita dan Indrianti, 2021).
Berdasarkan  pada  peraturan  Pemerintah No. 33 tahun 2007 dan peraturan  Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Nomor 4 Tahun 2013, yang  mengatur  proteksi  dan  keselamatan  radiasi dalam  pemanfaatan  tenaga  nuklir,  nilai  batas  dosis (NBD) untuk pekerja radiasi tidak boleh melebihi 20 mSv  per  tahun  rata-rata  selama  5  tahun  bertutut- turut  sehingga  dosis  yang  terakumulasi  selama  5 tahun  tidak  boleh  melebihi  100  mSv,  dengan ketentuan dosis efektif tidak boleh melebihi 50 mSv dalam 1 tahun tertentu,  sedangkan nilai batas dosis (NBD)  untuk  anggota  masyarakat  tidak  boleh melebihi 1 mSv dalam 1 tahun.
Berdasarkan  hasil  observasi,  ruangan panoramik  di  Instalasi  Radiologi  RSUD  Raden Mattaher Jambi memiliki luas 6,8 meter (panjang) x 7,3  meter  (lebar)  x  3,0  meter  (tinggi)  dan didalamnya terdapat ruang operator sebagai tempat pekerja  radiasi  dalam  melakukan  tindakan penyinaran.  Ruang  panoramik  sendiri  dibatasi berupa dinding perisai radiasi yang terlihat oleh kasat
mata hanya berupa kayu triplek dan tidak diketahui ketebalan  timbal  didalamnya.  Ruang  panoramik  di RSUD  Raden  Mattaher  Jambi  juga  sangat  sering digunakan dikarnakan sekitar 50% keputusan medis harus  didasarkan  pada  diagnosis  sinar-X,  karena banyak sekali berkas sinar-X yang tidak dapat dilihat oleh mata dan jika sinar tersebut terpapar oleh tubuh manusia  secara  terus  menerus  tanpa  diperhatikan dosisnya  maka  akan  banyak  sekali  masalah  yang terjadi  pada  manusia  yang  terpapar,  sehingga proteksi  radiasi  diperluhkan.  Instrumen  proteksi radiasi  berfungsi  memantau  daerah  radiasi, mengukur laju dosis radiasi serta jumlah dosis yang diterima  oleh  pekerja  radiasi  dan  memberi  tanda peringatan  dini  ( warning  system )  bila  terjadi ketidaknormalan .
Sebelumnya,  telah  dilakukan  penelitian mengenai  analisis  dosis  paparan  radiasi  oleh  Ancila dan  Hidayanto  (2016),  penelitian  yang  dilakukan tentang “Analisis Dosis Paparan Radiasi Pada Instalasi Radiologi  Dental  Panoramik”  dalam  mengukur paparan  radiasi  menggunakan  surveymeter.  Hasil dari  penelitiannya  paparan  radiasi  pada  ruang operator sebesar 0,583 mr/h atau 5,83 μ Sv/jam, dan masih jauh di bawah nilai batas dosis sehingga masih aman  untuk  pekerja  radiasi  dan  tidak  terdeteksinya radiasi  sinar-X  pada  ruang  koridor  karyawan  saat exspose ,  sehingga  aman  untuk  kegiatan  karyawan.
Akan  tetapi,  pada  penelitian  ini  tidak  dilakukan  uji coba  terhadap  variasi  jarak  pengukuran  paparan radiasi.
Penelitian  yang  berhubungan  dengan efektifitas  dilakukan  oleh  Septiyanti  dkk  (2020) dalam  mengukur  efektifitas  proteksi  radiasi.  Hasil penelitiannya  efektifitas  proteksi  perisai  radiasi sebesar 82,05% saat penyinaran pada ruang operator dan 81,08% saat penyinaran pada pintu ruang general X-ray  II .  Penelitian  lain  yang  berhubungan  degan efektifitas  telah  dilakukan  oleh  Kupang  (2013) dengan  mengukur  paparan  radiasi  sebelum  dan setelah menembus kaca timbal (Pb) pada enam titik pengukuran.  Hasil  dari  penelitian  tersebut menunjukan  bahwa  penggunaan  kaca  Pb  dapat menurunkan laju paparan hingga 99,51%.
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  besar dosis radiasi paparan yang dihasilkan pesawat sinar-X panoramik  pada  pengukuran  berbagai  arah  dengan jarak yang berbeda-beda, mengetahui seberapa besar dosis  radiasi  paparan  sinar-X  yang  diterima  oleh pekerja  radiasi  di  tempat  kerja  dan  masyarakat umum  di  sekitar  ruang  radiologi  serta  mengetahui nilai  efektifitas  proteksi  radiasi  dengan  mengukur dosis  radiasi  di  dalam  dan  di  luar  ruangan  melalui beberapa  titik.  Dengan  adanya  penelitian  ini diharapkan  dapat  diketahui  apakah  pekerja  dan
orang-orang  yang  berada  pada  daerah  penelitian menerima  radiasi  yang  tidak  diperlukan  dan  untuk mengetahui kelayakan keselamatan kerja di Instalasi Radiologi  RSUD Raden Mattaher Jambi.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian eksperimen,  yaitu  peneliti  melakukan  pengukuran langsung  terhadap  variable-variabel  penelitian  dan kemudian  melakukan  analisis  data.  Pesawat  sinar-X panoramik  digunakan  sebagai  sumber  radiasi, surveymeter digunakan  sebagai  pendeteksi  paparan radiasi,  meteran  sebagai  alat  yang  digunakan  untuk mengukur  jarak  dari  sumber  radiasi  ke  titik pengukuran,  dan  ms.excel  sebagai  pengolah  data. Adapun prosedur penelitian adalah sebagai berikut:
1. Studi literatur tentang pesawat sinar-X, radiasi, serta pengamanannya.
2. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan
3. Mengukur dosis yang dihasilkan pesawat sinar-X panoramik  dengan  berbagai  arah  dengan  jarak yang  berbeda.  Sebelum exspose dilakukan, pertama-tama  mengatur  kuat  arus  sebesar  8.0 mA  (begitu  pula  pada  kuat  arus  10  mA)  dan tegangan  66  kV.  Ketinggian  lantai  terhadap surveymeter sejauh 1,5  m  yang  sejajar  dengan pesawat  panoramik.  Dosis  diukur  setiap  jarak 0,5 m sejauh 2,5 m ke arah depan, sejauh 2,5 m ke arah samping kanan, serta setiap jarak 0,5 m sejauh 1,5 m ke arah samping kiri dari sumber radiasi sesuai denah Gambar 1.
Gambar  1. Denah  Titik  Pengukuran  Ruangan Pesawat Panoramik Keterangan:
= Titik Pengukuran
= Pintu Kayu
= Jarak Pengukuran
= Tabung Sinar-X
4. Kemudian  mengukur  paparan  radiasi  yang diterima pekerja radiasi dan masyarakat dengan melakukan  pengukuran  pada  ruang  operator, ruang  pelayanan,  ruang  koridor  karyawan  dan ruang  tunggu  pada  4  titik  kuning  yang
ditunjukan  pada  Gambar  2  menggunakan  kuat arus sebesar 10 mA dan tegangan 66 kV.
Gambar 2. Denah Instalasi RSUD Raden Mattaher Jambi Keterangan:
=  Arah Evakuasi/Koridor
= Arah Evakuasi/Ruang Tunggu
1. R. Usg
2. R. Ekpertise 3. Kamar Gelap1
4. Toilet
5. R. Cr
6. R. Jaga Radiografer
7. Dapur
8. R. Ct Scan Ge.
9. R. pelayanan/Administrasi
10. Loket Rontgen
11. R. Foto I
12. R. Panoramik
13. R. Foto II
14. R. Fluorocopy
15. R. General Chek Up
16. R. General Chek Up
5. Untuk  pengambilan  data  efektifitas  perisai radiasi, diukur pada titik biru yang dapat dilihat pada Gambar 3 dengan menggunakan kuat arus sebesar 10 mA dan tegangan 66 kV.
Gambar 3. Denah Ruang Panoramik
keterangan:
1. Pesawat panoramik
2. Pintu ruangan dari ruang tunggu
3. Toilet
4. Ruang operator
5. Pintu ruangan dari koridorkaryawan
6. Ruang koridor karyawan
7. Ruang tunggu Setelah  data  didapatkan  berupa  dosis  yang terukur  pada  surveymeter,  nilai  yang  ditampilkan alat  harus  dikalikan  dengan  faktor  kalibrasinya. Menganalisis  laju  paparan  radiasi  menggunakan persamaan.
𝐷𝑠 = 𝐹𝐾. 𝐷𝑢
(1)
keterangan:
𝐷𝑠 = Nilai dosis sebenarnya 𝐹𝐾
= Faktor kalibrasi
𝐷𝑢 = Nilai dosis bacaan alat ukur Data dianalisis untuk nilai efektifitas proteksi radiasi menggunakan persamaan.
𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝐷 0 −𝐷 𝑎 𝐷 0 𝓍 100% (2)
keterangan:
𝐷 0 : Paparan hambur sebelum melewati perisai radiasi
𝐷 𝛼 : Paparan hambur setelah melewati perisai radiasi
Setelah  data  diolah  kemudian  dilakukan verifikasi data menurut acuan paparan radiasi. Tolak ukur  tingkat  paparan  radiasi  paparan  radiasi  yang ditempati  pekerja  radiasi  tidak  boleh  melebihi  25 𝜇 Sv/jam,  untuk  masyarakat  umum  tidak  boleh melebihi 2,5 𝜇 Sv/jam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Laju  Dosis  Paparan  Radiasi di  Dalam Ruangan  dengan  Pengukuran    Berbagai Arah Pada Jarak Pengukuran yang Berbeda
Adapun  hasil  pengukuran  paparan  radiasi sinar-X  dari  pesawat  panoramik  berbagai  arah  dan jarak dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel  1. Hasil  pengukuran  paparan  radiasi  sinar-x dari  pesawat  panoramik  berbagai  arah  pada  jarak yang berbeda.
Titik
pengukuran Variasi kuat arus Dosis paparan rata – rata pada jarak ( μ Sv/jam).
0,5 m 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m Depan pesawat 8.0 mA 11,984 9,715 8,046 5,839 3,787 10 mA 13,054 10,785 8,645 7,019 4,857 Samping kanan pesawat 8.0 mA 11,556 9,672 7,447 5,414 3,231
10 mA 12,626 10,721 8,317 6,441 4,494 Saping kiri pesawat 8.0 mA 11,556 9,672 7,447 - - 10 mA 12,626 10,785 8,517 - -
Dari  tabel  hasil  pengukuran  paparan  radiasi sinar-X dari pesawat panoramik dapat dibuat dalam grafik berikut:
Gambar  4. Grafik  laju  dosis  paparan  radiasi  yang diterima  didepan  tabung  terhadap perubahan jarak
Berdasarkan  gambar  diatas,  untuk  titik pengukuran  dinding  depan  pesawat  sinar-X  pada variasi  kuat  arus  8.0  mA  maupun  10  mA  dapat dilihat  pada  setiap  variasi  jarak  mengalami penurunan  nilai  dosis  paparan  rata-ratanya, penurunan  nilai  yang  dialami  juga  dapat  dikatakan tidak  terlalu  drastis.  Selain  itu  dapat  dilihat  juga paparan radiasi yang terbaca sangat besar pada jarak pengukuran 0,5 m dengan variasi kuat arus 10 mA yaitu  13,054 𝜇 Sv/jam,  sedangkan  radiasi  paling rendah  yaitu  pada  jarak  2,5  m  dengan  variasi  kuat arus 8.0 mA yaitu 3,787 𝜇 Sv/jam.
Gambar  5. Grafik  laju  dosis  paparan  radiasi yang diterima  disamping  kanan  tabung terhadap perubahan jarak
Selanjutnya  untuk  titik  pengukuran samping  kanan  pesawat,  sama  halnya  dengan pengukuran  pada  arah  depan  pesawat  yakni  pada variasi  kuat  arus  8  mA  dapat  dilihat  pada  setiap variasi  jarak  mengalami  penurunan  nilai  dosis paparan  rata-ratanya,  penurunan  nilai  yang  dialami juga dapat dikatakan tidak terlalu drastis. Kemudian pada  variasi  kuat  arus  10  mA  dapat  dilihat  bahwa rata-rata  nilai  dosis  paparan  yang  didapatkan  juga
mengalami  penurunan.  Selain  itu  dapat  dilihat  juga paparan radiasi yang terbaca sangat besar pada jarak pengukuran 0,5 m dengan variasi kuat arus 10 mA yaitu  12,626 𝜇 Sv/jam,  sedangkan  radiasi  paling rendah  yaitu  pada  jarak  2,5  m  dengan  variasi  kuat arus 8 mA yaitu 3,231 𝜇 Sv/jam.
Gambar  6. Grafik  laju  dosis  paparan  radiasi  yang diterima  disamping  kiri  tabung terhadap perubahan jarak
Kemudian  untuk  titik  pengukuran  samping kiri pesawat sinar-X, kelima variasi jarak tidak dapat digunakan,  untuk  titik  pengukuran  ini  maksimal variasi jarak yang dapat digunakan yaitu sebesar 1,5 m. Hal ini karena letak pesawat yang dekat dengan dinding  proteksi  sehingga  pengukuran  yang  dapat dilakukan hanya bisa dilakukan pada jarak sejauh 1,5 m.  Dapat  dilihat  dari  gambar  6  di  atas,  untuk  titik pengukuran  samping  kiri  pesawat  sinar-X  pada variasi  kuat  arus  8.0  mA  maupun  10  mA  dapat dilihat  pada  setiap  variasi  jarak  mengalami penurunan  nilai  dosis  paparan  rata-ratanya, penurunan  nilai  yang  dialami  juga  dapat  dikatakan tidak  terlalu  drastis.  Selain  itu  gambar memperlihatkan  bahwa  radiasi  disamping  kiri pesawat jarak 0,5 m, 1 m, dan 1,5 m. Radiasi yang terbaca  sangat  besar  pada  jarak  pengukuran  0,5  m dengan  variasi  kuat  arus  10  mA  yaitu  12,626 𝜇 Sv/jam, sedangkan radiasi paling rendah yaitu pada jarak  1,5  m  dengan  variasi  kuat  arus  8.0  mA  yaitu 7,447 𝜇 Sv/jam. Kesimpulan  dari  seluruh  data  yang didapatkan  bahwa  dengan  adanya  perubahan  titik pengukuran maka akan mempengaruhi laju paparan radiasi  pada  suatu  titik/tempat  tertentu  yang memungkinkan seorang petugas atau pekerja radiasi menerima laju dosis paparan radiasi tersebut.  Selain itu  juga  jarak  mempengaruhi  besar  kecilnya  laju paparan  radiasi  yang  diterima  objek/pasien  terlihat bahwa semakin jauh jarak maka dosis paparan radiasi melemah. Selain itu juga terlihat nilai dosis paparan radiasi meningkat seiring dengan meningkatnya nilai arus (mA) maka semakin besar pula paparan radiasi
yang  diterima.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa nilai  dosis  radiasi  yang  terbaca  dipengaruhi  oleh jarak, luas ruangan, tegangan, arus, dan waktu.
Hasil  ini  telah  sesuai  dengan  penelitian Anugrah  (2018)  bahwa  semakin  jauh  jarak pengukuran terhadap sumber maka laju paparannya semakin kecil, hal ini sesuai dengan hukum kuadrat jarak, yaitu dosis radiasi berbanding terbalik dengan kuadrat  jaraknya.  Penelitian  ini  juga  telah  sesuai dengan  hasil  penelitian  Aryawijayanti,  dkk  (2015) bahwa tingkat paparan radiasi tertinggi berada pada daerah sekitar sumber radiasi. Semakin jauh (besar) jarak  antara  objek  dengan  pusat    sumber  radiasi maka  dosis  radiasi  yang  diterima  semakin  rendah. Selain  itu  hasil  ini  juga  sesuai  pada  penelitian Rahmat,  dkk  (2022)  bahwa  sebaran  radiasi  sangat dipengaruhi oleh jarak dan penggunaan shielding , ini sesuai dengan teori invers square law yang menyatakan besarnya  intensitas  cahaya  atau  gelombang  linier yang  memancar  dari  titik  sumber  berbanding terbalik  dengan  kuadrat  jarak  dari  sumber  atau semakin jauh jarak semakin kecil paparan radiasi.

## Dosis Radiasi Sinar-X yang diterima Pekerja
Radiasi dan Masyarakat.
1. Paparan  Radiasi  Sinar-X  yang  diterima  Pekerja Radiasi
Dosis  radiasi  ini  diukur  untuk  mengetahui berapa  besar  radiasi  yang  diterima  radiografer ditempat kerja saat melakukan exspose maupun pada saat  melayani  masyarakat  diruang  pelayanan  yang diukur pada 3 ruangan yaitu ruang operator, ruang pelayanan dan ruang koridor karyawan:
a. Paparan radiasi pada ruang operator
Hasil  pengukuran  radiasi  diruang  operator dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. Hasil pengukuran paparan radiasi di ruang operator
No Jarak dari sumber Jumlah  paparan radiasi ditampilkan alat ( 𝜇 sv/jam) Faktor kalibrasi Jumlah paparan radiasi ( 𝜇 sv/jam) x faktor kalibrasi Dosis rata – rata ( 𝜇 sv/jam) 1 4,5 meter 0,1 1,07 0,107 0,107 2 0,5 0,0535 3
0,5 0,0535 4 0,1 0,107 5 0,2 0,214
Operator  dengan  sumber  sinar-X  dari panoramik  berjarak  4,5  meter,  nilai  yang  terukur adalah  0,107 𝜇 Sv/jam.  Nilai  ini  menunjukkan kemampuan penahan radiasi untuk mengurangi laju paparan  hambur  pada  ruang  operator  sangat  baik. Paparan  radiasi  diserap  baik  oleh  timbal  yang  ada disekitar ruang operator  sehingga para pekerja yang menempati  ruang  operator  pada  saat  melakukan
exspose masih aman karena nilai tersebut masih jauh dibawah nilai batas dosis yang diterapkan oleh Perka BAPATEN yaitu  25 𝜇 Sv/jam atau 2,5 𝑚 R/jam.
b. Paparan  radiasi  pada  ruang  pelayanan  atau administrasi
Hasil pengukuran radiasi diruang pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3. Hasil pengukuran paparan radiasi di ruang pelayanan
No Jarak dari sumber Jumlah  paparan radiasi ditampilkan alat ( 𝜇 Sv/jam) Faktor kalibrasi Jumlah paparan radiasi ( 𝜇 Sv/jam) x faktor kalibrasi Dosis rata
– rata ( 𝜇 Sv/jam) 1 14 meter 0 1,07 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5
0 0
Ruang pelayanan dengan sumber radiasi sinar X panoramik  berjarak  14  meter.  Nilai  yang  terukur adalah 0 atau tidak terukur paparan radiasi nya. Pada alat surveymeter tidak terdeteksi adanya sinar-X saat dilakukan exspose .  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena jarak  yang  cukup  jauh  yakni  14  meter  dari  sumber radiasi  sinar-X  pesawat  panoramik,  letak  ruangan yang  jauh  ini  sangat  aman  untuk  para  staf administrasi  yang  sedang  bekerja  diinstalasi radiologi,    selain  jarak  yang  cukup  jauh  ruang pelayanan juga terhalang oleh dinding tembok yang dilapisi  timbal,  timbal  berfungsi  menahan  radiasi sehingga radiasi tidak sampai kesana.
c. Paparan radiasi pada koridor karyawan
Hasil  pengukuran  radiasi  dikoridor karyawan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4. Hasil pengukuran paparan radiasi di koridor karyawan No Jarak dari sumber Jumlah  paparan radiasi ditampilkan alat ( 𝜇 Sv/Jam)
Faktor kalibrasi Jumlah paparan radiasi ( 𝜇 Sv/Jam) x faktor kalibrasi Dosis rata –
rata ( 𝜇 Sv/Jam) 1
5,5 meter 0,05 1,07 0,0535 0,0856 2 0,05 0,0535
3 0,1 0,107 4 0,1 0,107 5 0,1 0,107
Ruang koridor karyawan ini berjarak 4,8 meter dari sumber sinar X yaitu pesawat panoramik. Dari hasil  pengukuran  menggunakan  surveymeter, terukur  paparan  radiasi  0,0856 𝜇 Sv/jam.  Hal  ini dapat  terjadi  karena  adanya  paparan  radiasi  yang berhasil keluar ke ruang koridor yang tidak terserap oleh  timbal  yang  berada  di  pintu  ruangan  yang dimana timbal pada pintu ruangan tesebut berfungsi
sebagai perisai radiasi. Lolosnya radiasi ini juga dapat melalui  celah  kunci  pada  pintu  ruangan  dan  celah- celah dibawah pintu juga dapat berpotensi keluarnya radiasi.  Selain  itu  kondisi  pintu  ruangan  yang  tidak benar-benar tertutup rapat juga dapat menyebabkan radiasi  yang  bocor.  Maka  hal-hal  seperti  ini  perlu diperhatikan oleh petugas radiasi untuk kepentingan proteksi  radiasi  namun  nilai  tersebut  masih  aman karena  masih  jauh  dibawah  pembatas  dosis  untuk pekerja  yang  diperkenankan  oleh  Perka  BAPETEN No. 4 Tahun 2013.
2. Paparan Radiasi yang Diterima oleh Masyarakat Hasil  pengukuran  radiasi  diruang  tunggu dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5. Hasil pengukuran paparan radiasi diruang tunggu
No Jarak dari sumber Jumlah paparan radiasi ditampilkan alat ( 𝜇 Sv/jam) Faktor kalibrasi Jumlah paparan radiasi ( 𝜇 Sv/jam) x faktor kalibrasi Dosis rata – rata ( 𝜇 Sv/Jam) 1 4 meter 0,1 1,07 0,107 0,0856 2 0,05 0,0535 3
0,05 0,0535 4 0,1 0,107 5 0,1 0,107
Paparan  radiasi  ini  diukur  untuk  mengetahui seberapa  besar  paparan  radiasi  yang  diterima masyarakat agar masyarakat merasa aman. Nilai yang terukur  adalah  0,0856 𝜇 Sv/jam.  Hasil  pengukuran menunjukan  bahwa  paparan  radiasi  yang  diterima oleh  masyarakat  umum  dalam  kondisi aman  karena paparan radiasi diserap baik oleh timbal yang ada di sekitar ruang panoramik. Kursi - kursi yang ada pada ruang  tunggu  juga  diletakan  berseberangan  dengan dinding  ruang  panoramik  sehingga  jarak  sumber radiasi  ke  masyarakat  cukup  jauh.  Sedikit  radiasi yang  lolos  disebabkan  oleh  celah-celah  yang  ada dibawah  pintu  ruangan.  Melalui  celah  tersebut berpotensi keluarnya radiasi. Tetapi masyarakat yang berada  diruang  tunggu  tidak  menetap  lama  diruang tunggu  dan  masyarakat  juga  berganti  –  ganti sehingga  paparan  radiasi  yang  diterima  masih  aman karena nilai tersebut masih jauh dibawah nilai batas dosis yang diterapkan oleh Perka BAPATEN.

## Efektifitas Proteksi Radiasi
1. Efektifitas Proteksi Radiasi pada Ruang  Operator Hasil  pengukuran  efektifitas  perisai  radiasi pada ruang operator dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 6. Hasil pengukuran efektifitas radiasi diruang operator
No Jarak dari sumber radiasi Dosis awal
𝐷 0 Dosis akhir
𝐷 𝑎 Faktor kalibrasi Dosis awal ( 𝜇 Sv/ Jam) x faktor kalibrasi Dosis akhir ( 𝜇 Sv/ Jam) x faktor kalibrasi Efektifitas (%) 1 4,5 meter 1,8 0,1 1,07 1,926 0,107 94,40 2 1,8 0,05 1,926 0,0535 3 1,8 0,05 1,926 0,0535 4 1,7 0,1 1,819 0,107
5 1,7 0,2 1,819 0,214
Dosis  radiasi  pada  ruang  operator  telah diukur  dengan  jarak  4,5  m  dari  sumber  sinar-X, untuk  mengetahui  nilai  efektifitas  proteksi  radiasi pada  ruang  operator.  Pengukuran  dilakukan menghasilkan  dua  dosis  yaitu  dosis  awal  yakni dimana radiasi belum menembus proteksi radiasi dan dosis  akhir  yakni  radiasi  sudah  menembus  proteksi radiasi. Hasil perhitungan efektifitas proteksi radiasi pada  ruang  operator  nilai  yang  dihasilkan  cukup besar yaitu 94,40 %. Hal ini berarti bahwa proteksi radiasi  pada  pintu  ruang  operator  cukup  aman karena proteksi radiasi dapat menyerap radiasi cukup baik.
2.  Efektifitas  Proteksi  Radiasi  Pada  Pintu  Ruangan Tunggu
Hasil  pengukuran  efektifitas  perisai  radiasi pada pintu ruangan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 7. Hasil pengukuran efektifitas perisai radiasi pintu ruang tunggu
No Jarak dari sumber radiasi Dosis awal
𝐷 0 Dosis akhir
𝐷 𝑎 Faktor kalibrasi Dosis awal ( 𝜇 Sv/ Jam) x faktor kalibrasi Dosis akhir ( 𝜇 Sv/ Jam) x faktor kalibrasi Efektifitas (%) 1 3 meter 2,6 0,2 1,07 2,782 0,214 92,12 2 2,5 0,2 2,675 0,214 3 2,5 0,2
2,675 0,214
4 2,6 0,2 2,782
0,214
5 2,5 0,2 2,675 0,214
Pintu ruangan ini berjarak 3 m dari sumber sinar-X. Pengukuran dilakukan dengan mengambil 2 data  yaitu  dosis  awal  dan  dosis  akhir.  Dosis  awal dilakukan  di  titik  pintu  ruangan  bagian  dalam  atau bagian  di  dalam  ruang  radiologi  dan  dosis  akhir dititik  pintu  diluar  ruangan  panoramik.  Efektifitas perisai radiasi pada pintu ruangan dari ruang tunggu ini  diukur  untuk  memastikan  bahwa  tidak  adanya radiasi  yang  bocor  ke  area  masyarakat.  Sehingga masyarakat  tetap  aman  dan  tidak  menerima  dosis
radiasi  yang  tidak  diperlukan  karena  kita  harus mengingat  mengenai  asas  optimasi  yakni  penerapan optimisasi  proteksi  dan  keselamatan  radiasi  harus diupayakan  agar  pekerja  radiasi  diinstalasi  radiologi dan anggota masyarakat di sekitar instalasi radiologi menerima  paparan  radiasi  serendah  mungkin  yang dapat dicapai. Hasil perhitungan efektifitas proteksi radiasi  pada  pintu  mengarah  ke  ruang  tunggu  nilai yang  dihasilkan  cukup  besar  yaitu  92,12%. Berdasarkan  hasil  tersebut,  dapat  disimpulkan proteksi radiasi pada pintu ruang tunggu panoramik efektif  karena  proteksi  yang  ada  dapat  menyerap radiasi dengan baik.
3. Efektifitas  Proteksi  Radiasi  Pada  Pintu  Koridor Karyawan
Hasil pengukuran efektifitas proteksi radiasi pada  pintu  ruang  koridor  dapat  dilihat  pada  tabel berikut :
Tabel 8. Hasil pengukuran efektifitas perisai radiasi pintu ruang koridor
No Jarak dari sumber radiasi Dosis awal 𝐷 0 Dosis akhir 𝐷 𝑎 Faktor kalibrasi Dosis awal ( 𝜇 Sv/ Jam)
x faktor kalibrasi Dosis akhir ( 𝜇 Sv/
Jam) x faktor kalibrasi
Efektifitas (%) 1 6 meter 1,3 0,05 1,07 1,391 0,0535 94,62 2 1,5 0,1 1,605 0,107 3 1,3 0,1 1,391 0,107 4 1,4 0,1
1,498 0,107 5 1,3 0,05 1,391 0,0535
Dosis radiasi pada pintu ruangan panoramik dari  ruang  koridor  telah  diukur  dengan  jarak  6 meter dari sumber sinar-X, untuk mengetahui nilai efektifitas  proteksi  radiasi  pada  pintu.  Pengukuran dilakukan  menghasilkan  dua  dosis  yaitu  dosis  awal yakni di titik pintu ruang panoramik dan dosis akhir yakni  di  titik  pintu  luar  ruang  panoramik.  Hasil perhitungan  efektifitas  proteksi  radiasi  pada  pintu ruang panoramik nilai yang dihasilkan yaitu 94,62%. Pintu  ruang  panoramik  berada  jauh  dari  sumber radiasi sehingga radiasi yang sampai pada pintu ruang panoramik  yang  dipakai  untuk  keluar  masuk  staf pekerja  yang  melakukan  foto  rontgen  juga  kecil, tetapi  tetap  ada  radiasi  karena  radiasi  dapat  keluar melalui celah-celah yang ada di lubang kunci/bawah pintu  ruangan. Namun  berdasarkan  hasil  efektifitas proteksi radiasi tersebut, dapat disimpulkan proteksi radiasi  pada  pintu  ruang  panoramik  efektif  atau cukup  aman,  karena  proteksi  yang  ada  dapat menyerap radiasi dengan baik.
Proteksi  radiasi  bertujuan  mengurangi intesitas  radiasi  dengan  memanfaatkan  interaksi
radiasi  dengan  materi.  Berdasarkan  data  –  data  uji efektifitas proteksi radiasi yang telah dilakukan pada beberapa  titik  seperti  pada  ruang  operator,  pintu ruang  tunggu  dan  pada  pintu  ruang  koridor  dapat disimpulkan  tergolong  aman  untuk  pekerja  radiasi dan  masyarakat  umum  karena  proteksi  yang  ada dapat  menyerap  radiasi  dengan  baik.  Menurut konsep Tenth  Value  Thickness (TVT),  proteksi  yang baik bisa menahan radiasi minimal 90%.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pengukuran  paparan radiasi  di  dalam  ruangan  dari  berbagai  arah  dengan jarak  yang  berbeda-beda  disekitar  pesawat  sinar-X, diperoleh  kesimpulan  bahwa  hasil  yang  diperoleh menunjukkan nilai dosis paparan radiasi berbanding terbalik  dengan  nilai  jarak  yang  diukur,  yaitu  dosis paparan radiasi menurun seiring dengan meningkatnya  nilai  jarak  dari  sumber  radiasi.  Nilai dosis  yang  diterima  oleh  radiografer  pada  ruang operator sebesar 0,107 𝜇 Sv/jam, nilai tersebut tidak signifikan  letak  ruang  pelayanan  yang  jauh  dari exspose , sementara itu untuk koridor karyawan nilai dosis  yang  diterima  sebesar  0,0856 𝜇 Sv/jam. Sedangkan untuk paparan radiasi yang diterima oleh masyarakat  sekitar  ruang  tunggu  sebesar  0,0856
𝜇 Sv/jam,  berdasarkan  Perka  BAPATEN  yakni paparan radiasi yang ditempati pekerja radiasi tidak boleh  melebihi  25 𝜇 Sv/jam  dan  untuk  masyarakat umum tidak boleh melebihi 0,25 𝜇 Sv/jam. Sehingga paparan  radiasi  yang  ada  pada  daerah  penelitian masih  berada  dalam  kategori  aman.  Dari  penelitian ini  juga  didapatkan  nilai  efektifitas  proteksi  radiasi, untuk  mengetahui  nilai  efektifitas  proteksi  radiasi, pengukuran  dilakukan  dengan  menghasilkan  dua dosis  yaitu  dosis  awal  yakni  dimana  radiasi  belum menembus  proteksi  radiasi  dan  dosis  akhir  yakni radiasi  sudah  menembus  proteksi  radiasi. Nilai efektifitas  ptoteksi  radiasi  pada  ruang  operator sebesar 94,40%, pada pintu masuk pasien dari ruang tunggu pesawat panoramik sebesar 92,12% dan pada pintu  masuk  radiografer  dari  ruang  koridor karyawan  sebesar  94,62%.  menurut  konsep Tenth Value  Thickness (TVT)  hal  ini  cukup  aman  karena kemampuan  proteksi  yang  ada  dapat  menyerap radiasi dengan baik.
Untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan  surveymeter  diharapkan  tidak  hanya mengukur  dan  menganalisis  radiasi  dari  pesawat panoramik  saja,  tetapi  memperluas  objek penelitiannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ancila, C., dan Hidayanto, E. (2016). Analisis Dosis Paparan Radiasi Pada Instalasi Radiologi Dental  Panoramik. Youngster  Physics Journal, 5(4), 441-450.
Anita,  F.,  dan  Indrianti,  R.  (2021).  Pengukuran Sebaran Paparan Hambur dan Efektifitas Perisai  Radiasi  di  Laboratorium  TRO Jakarta  II. Jurnal  Ilmiah  Giga, 24(2),
44-54.
Anugrah,  N.  A.  (2018).  Pengukuran  Entrasce  Skin Exposure  Dan  Laju  Paparan  Radiasi Hambur  Pada  Pemeriksaan  Kepala
Dengan  Metode  Tegangan  Tinggi  Di Rumah Sakit Bhayangkara
Makassar. JFT:  Jurnal  Fisika  dan Terapannya, 5(1), 62-71.
Aryawijayanti, R., Susilo, S., & Sutikno, S. (2015).
Analisis  Dampak  Radiasi  Sinar-X  Pada Mencit Melalui Pemetaan Dosis Radiasi Di Laboratorium Fisika Medik. Indonesian Journal of Mathematics and Natural Sciences, 38(1), 25-30. BAPATEN (2011). Nomor 8 Tahun 2011. Tentang
Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
BAPATEN (2013). Nomor 4 Tahun 2013. Tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
Kupang, P. W. Z. J. 2013. Pengukuran Laju Radiasi Sinar-X  Pada  Ruang  Operator  RSUD. Prof.  DR.  W.  Z.  Johannes  Kupang. Youngster Physics Journal, 2 (2): 49  – 52.
Nafi'iyah,  N.,  dan  Wardhani,  R.  (2016).  Sistem Identifikasi  Jenis  kelamin  manusia Berdasarkan foto Panoramik. Prosiding. Rahmat,  Y.,  Gustia,  R.  M.,  &  Salim,  A.  (2022) Analisis  Sebaran  Radiasi  Hambur Pesawat  Sinar  X  Konvensional  di Instalasi Radiologi Rsia Zainab. Medical Imaging  and  Radiation  Protection Research Journal, 2(1), 1 – 6.
Rahmawati,  H.,  dan  Hartono,  B.  (2021). Kepaniteraan  di  Instalasi  Radiologi Rumah  Sakit. Muhammadiyah  Public Health Journal, 1(2), 139-154.
Septiyanti,  I.,  Khalif,  M.  A.,  dan  Anwar,  E.  D. (2020).  Analisis  Dosis  Paparan  Radiasi Pada  General  X-Ray  II  Di  Instalasi Radiologi Rumah Sakit Muhammadiyah Semarang. Jurnal  Imejing  Diagnostik (JImeD), 6(2), 96-102.