ISSN(p): 2338-8323  | ISSN(e): 2459-9638 | Vol. 11 | No.  2 | Halaman 494 - 509 DOI : http://dx.doi.org/10.26760/elkomika.v11i2.494 April 2023

## Desain Generator Tegangan Tinggi Impuls
31,4 kV menggunakan Ignition Coil

## ABDUL SYAKUR, OKRISAL REKA NUGRAHA, FADILLA DWI PUTRI RIYANTO, RAFIF DAFFA ARIBAWA PUTRA
Departemen Teknik Elektro, Universitas Diponegoro, Indonesia Email: asyakur@lecturer.undip.ac.id
Received 7 Februari 2023 | Revised 9 Maret 2023 | Accepted 29 Maret 2023

## ABSTRAK
Peralatan pembangkitan tegangan tinggi yang ada sejauh ini masih memerlukan perangkat-perangkat besar dan kompleks. Pada penelitian ini dihasilkan suatu alat pembangkit  tegangan  tinggi  impuls  yang  menjawab  persoalan  dimensi  dan kompleksitas. Metode pembangkitan tegangan tinggi impuls yang digunakan berbasis pada  pemanfaatan  ignition  coil.  Ignition  coil  diberi  masukan  berupa  gelombang kotak.  Gelombang  kotak  memicu  proses  switching  pada  komponen  SSR  (solid  state relay)  sehingga  tegangan  masukan  yang  berupa  gelombang  kotak  dapat  dinaikkan menjadi  gelombang  impuls  bertegangan  tinggi.  Pengujian  dilakukan  dengan menerapkan tegangan masukan DC sebesar 1 – 12 V dan mengamati hasilnya dengan pengambilan 5 sampel spektrum pada osiloskop dan pengamatan fisis. Tegangan tinggi impuls  mulai  dapat  dihasilkan  pada  variasi tegangan  masukan  3  V.  Secara  fisis, tegangan tinggi impuls dapat diamati dengan munculnya bunga api ujung elektroda. Rata-rata tegangan tinggi impuls 31,4 kV tercapai pada tegangan masukan 7 V.
Kata kunci : bunga api, ignition coil, impuls, pembangkit, tegangan tinggi

## ABSTRACT
The equipment of high voltage generating which so far still requires large and complex devices. In this research a high voltage impulse generator device was produced which answered the dimensional and complexity issues. The method of high voltage impulse generation is based on the utilization of the ignition coil. The  ignition  coil  is  given input in the form of a square wave. The square wave triggers the switching process on the SSR (solid state relay) component so that the input voltage in the form of a square wave can be increased into a high-voltage impulse wave. The test was carried out by applying a DC input voltage of 1 – 12 V and observing the results by taking 5 spectrum samples on an oscilloscope and physical observations. High voltage impulses can be generated at variations in the input voltage of 3 V. Physically, high voltage impulse can be observed by the appearance of a spark at the tip of the electrode. The average high voltage impulse of 31.4 kV is achieved at an input voltage of 7 V.
Keywords : spark, ignition coil, impulse, generator, high voltage

## 1. PENDAHULUAN
Macam-macam  jenis  atau  bentuk  tegangan  tinggi  di  antaranya  yaitu  tegangan  DC  (arus searah),  AC  (arus  bolak-balik),  dan  impuls (Pravitasari,  dkk,  2018) .  Jika  ditemui  suatu gelombang  yang  pendek  durasi  mukanya,  memiliki  rentang  pecahan  dengan  satuan  mikro detik  sampai  beberapa  puluh  mikro  detik,  serta  amplitudonya  berkurang  secara  perlahan menuju nol maka jenis tegangan tersebut tergolong tegangan tinggi impuls. Lebih dari 1000 kV  tegangan  tinggi  impuls  dapat  dicapai  dalam  proses  pembangkitan  khususnya  pada keperluan  laboratorium (Manik,  dkk,  2020) .  Pengujian  isolasi  sistem  adalah  tujuan  atau keperluan  umum  mengapa  tegangan  tinggi  impuls  dibangkitkan,  selain  daripada  keperluan penelitian lainnya (Bernad, dkk, 2018) . Tegangan tinggi impuls petir, surja hubung, dan terpotong  merupakan  tipe  tegangan  tinggi  impuls  yang  mungkin  dapat  dialami  oleh  suatu sistem  tenaga  listrik (Yusmartato  &  Nasution,  2020) .  Beberapa  metode  yang  dapat digunakan  dalam pembangkitan  tegangan  tinggi  impuls  di  antaranya  adalah  menggunakan generator Marx, rangkaian RC dan RLC, dan rangkaian flyback converter (Manik, dkk, 2020). Hanya  saja peralatan  atau  perangkat tegangan tinggi impuls tersedia  saat ini masih dalam sistem  yang  besar,  susah  dalam  penggunaannya,  tidak portable  sehingga  kurang  efisien digunakan, serta biaya mahal (Arifin, dkk, 2011) . Metode lain yang dapat digunakan dalam pembangkitan tegangan tinggi impuls yang efisien yaitu dengan memanfaatkan ignition coil.
Ignition  coil  merupakan  salah  satu  komponen di  dalam sistem  otomotif sebagai  pembakar campuran bahan bakar dengan cara memunculkan bunga api pada busi. Ignition coil tergolong ke dalam transformator step up dimana lilitan sekundernya dikonfigurasikan satu inti dengan lilitan primernya (Pasaribu, 2019) . Pada dasarnya, transformator hanya dapat bekerja pada arus AC karena adanya perubahan polaritas yang menyebabkan perubahan medan magnet sehingga  muatan  dapat  terinduksi  di  kumparan  sekunder (Kareem,  2019) .  Agar transformator atau ignition coil dapat bekerja pada arus DC, maka perlu diberikan perlakuan khusus agar terdapat perubahan medan magnet yaitu dengan memberikan masukan berupa gelombang  kotak.  Pada  gelombang  kotak,  tegangan  dinaikkan  ke  nilai  tertentu,  kemudian diturunkan lagi ke nol dan siklus ini dilakukan terus menerus. Dengan adanya perubahan nilai tegangan  tersebut,  maka  akan  terjadi  perubahan  medan  magnet  sehingga  muatan  dapat terinduksi dan dihasilkan tegangan keluaran berupa tegangan impuls.
Ignition coil yang pada prinsipnya merupakan trafo step-up hanya dapat bekerja menaikkan tegangan  jika  diberikan  masukan  tegangan  AC.  Namun  jika  tegangan  AC  diterapkan  pada ignition  coil,  tentulah  hasil  yang  akan  diperoleh  adalah  tegangan  tinggi  AC  dimana  hasil tersebut tidak sesuai seperti yang diinginkan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, dengan masukan yang  sebenarnya  merupakan  tegangan  DC  bersumber  dari buck-boost  converter,  tim peneliti  mengkondisikan  supaya  tegangan  yang  masuk  ke ignition  coil  adalah  berupa perubahan  tegangan  yang  mendadak  antara  dua  nilai  tegangan  biner.  Hal  tersebut  tidak bertentangan  dengan  prinsip  kerja  dari  trafo.  Sebab  trafo  akan  bekerja  jika  terdapat perubahan tegangan. Perubahan yang dimaksud tidak hanya perubahan yang sifatnya kontinu (misalnya sinusoidal), melainkan juga perubahan yang sifatnya diskrit (misalnya gelombang kotak).
Gambar 1. Gelombang sinusoidal dan kotak
Gambar  1  menunjukkan  perbedaan  antara  gelombang  sinusoidal  dan  kotak.  Pada  gambar tersebut dapat diamati bahwa gelombang sinusoidal selalu memiliki nilai keluaran tegangan yang berbeda untuk setiap waktunya (kontinu). Sedangkan pada gelombang kotak memiliki sifat diskrit biner yang berarti untuk setiap interval waktu hanya memiliki dua nilai keluaran (tegangan) misalnya 0 V dan 5 V saja. Karena hanya terdapat dua nilai keluaran, sehingga perubahan tegangan yang diterapkan hanya memiliki dua kemungkinan yaitu saat kondisi low ke high dan high ke low. Dengan demikian, ide utama yang diterapkan pada penelitian ini dalam membangkitkan tegangan tinggi impuls adalah menciptakan tegangan masukan yang berupa gelombang kotak pada sisi primer ignition coil. Gelombang kotak ini dihasilkan dari sistem switching yang akan dibahas mendalam pada bagian-bagian selanjutnya dari makalah ini. Perubahan tegangan yang diterapkan memanfaatkan peralihan tegangan low ke high dan high ke low. Momen perubahan tegangan inilah yang dapat dinaikkan nilainya oleh ignition coil, sedangkan pada saat nilai konstan tidak ada proses step-up pada ignition coil. Dengan pemberian tegangan kotak pada sisi primer ignition coil  akan dihasilkan tegangan tinggi impuls pada sisi sekunder yang dihubungkan melalui elektroda jarum sehingga observasi fisis terhadap bunga api (sparking) dapat diamati.
Komponen  penting  yang  berperan  untuk  menghasilkan  bentuk  gelombang  impuls  adalah komponen  atau  sistem switching  (pensaklaran).  Sistem  switching  pada  penelitian  dan perancangan  ini  menggunakan solid  state  relay  (SSR).  Sebelum  digunakannya  SSR  dalam sistem ini, terdapat beberapa alternatif yang telah dipilih dan diujicobakan, misalnya MOSFET (Metal  Oxide  Semiconductor  Field  Effect  Transistor).  MOSFET  merupakan  transisor  efek medan  (FET)  dengan gate  yang  memiliki  lapisan  tipis  oksida  silikon  dan  bersifat  insulator. MOSFET  terdiri  satu drain ,  satu source ,  dan  satu/dua gate .  MOSFET  memiliki gate yang terisolasi dari bahan metal seperti alumunium. Dari karakteristiktersebut sehingga transistor ini disebut metal-oxide (Sahal & Azizahwati, 2014) . MOSFET memiliki keunggulan dalam sistem pensaklaran dan penguatan yang lebih baik daripada transistor bipolar. Selain itu, jika dibandingkan  dengan  bipolar,  MOSFET  juga  menghasilkan  disipasi  daya  yang  lebih  rendah (Yaqin, dkk, 2021) . Pada awalnya, MOSFET diduga akan menjadi komponen terbaik untuk proses switching pada penelitian ini. Namun pada akhirnya justru penggunaan MOSFET pada sistem ini tidak cocok karena tidak sesuai dengan prinsip kerja dari MOSFET itu sendiri. Gambar 2 di bawah menunjukkan perbandingan antara model SSR dan MOSFET.
VCC MOSFET
+
G Vin Rin -

## Gambar 2. SSR dan MOSFET
Salah satu bagian krusial pada penelitian ini yaitu proses on-off switching. Alasannya adalah pada  proses  ini  dihasilkan  tegangan  kotak  yang  berperan  sebagai  tegangan  masukan  sisi primer ignition  coil.  Gelombang  kotak  sebagai  masukan  dari  ignition  coil  dihasilkan  dari tegangan  DC  konstan  yang  diputus  dan  disambung  secara  bergantian  dan  kontinu,  atau diterapkan proses switching sehingga terbentuk gelombang kotak. Proses switching diatur oleh
SSR Opto Coupler R2 R1
Gelombang
IR Vout
Vin D1 LED Photo Transistor RL D Vout 0 V
SSR (solid state relay) yang merupakan relai optis (pengganti relai  mekanik). Proses switching pada SSR dikendalikan oleh IC 555 yang akan memantik SSR untuk bekerja. IC 555 dipilih karena kapabilitasnya dalam menghasilkan suplai yang stabil dan akurat untuk sinyal pulsa (gelombang kotak) (Kasri & Piah, 2017) . SSR bekerja dengan memperoleh sinyal pemicu on  dan  off.  Jika  sinyal  pemicu  adalah  on maka  SSR  akan  berada  dalam  kondisi  rangkaian tertutup (tersambung) dan sebaliknya. Sehingga untuk setiap runtun sinyal pulsa on-off yang dihasilkan oleh IC 555 akan memerintahkan SSR untuk on dan off saat itu juga. Seperti yang telah  dijelaskan  sebelumnya,  proses switching  diatur  oleh  SSR  (solid  state  relay)  yang dikendalikan oleh IC 555 dengan frekuensi kerja dan duty cycle tertentu. Nilai frekuensi kerja
(𝑓) dan duty  cycle  switching (𝐷) ditentukan  oleh  nilai  resistor  dan  kapasitor  yang  dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut:
𝑓 = 1 𝑇 = 1,44 𝐶 𝑥 (𝑅 + 2𝑅 ) (1) 𝐷𝑢𝑡𝑦 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 = 𝑅 + 𝑅 𝑅 + 2𝑅 𝑥100                                                             (2)
dimana 𝑓 adalah  frekuensi switching, 𝑇 adalah  periode  gelombang  kotak, 𝐶 adalah  nilai kapasitansi yang digunakan, serta 𝑅 1 dan 𝑅 2 adalah nilai resistansi yang digunakan (Pramono & Fanriadho, 2018) .
Terdapat dua sisi unik pada luaran penelitian yang diinginkan. Yang pertama dan sekaligus menjawab tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menghasilkan suatu alat atau produk pembangkit tegangan tinggi impuls yang portabel, berukuran lebih kecil, tidak memerlukan peralatan  laboratorium  pendukung,  sederhana,  dan  mudah  digunakan.  Yang  kedua  adalah sistem switching  yang  diterapkan  berbasis  relai  optis.  Hal  ini  merupakan  kebaruan  sebab biasanya sistem switching yang digunakan berbasis MOSFET atau relay mekanis. Penggunaan relai optis atau pada penjelasan sebelumnya dikenal sebagai SSR memiliki keunggulan seperti lebih andal dibanding relai mekanis dan fungsionalitas yang lebih sesuai daripada MOSFET. Sementara,  secara  khusus  penelitian  ini  ingin  menghasilkan  suatu  alat atau  produk  pembangkit tegangan tinggi yang mampu menciptakan tegangan tinggi impuls mencapai 31,4 kV dengan tegangan masukan DC yang relatif kecil berkisar antara 3 V hingga 7 V.

## 2. METODE DAN DESAIN SISTEM

## 2.1 Kebutuhan Bahan
Penelitian ini memerlukan beberapa bahan seperti power supply, buck-boost converter, baterai 5 - 12 V, IC 555 dan komponen elektronika, solid state relay (SSR), ignition coil, saklar, MCB (Miniature  Circuit  Breaker),  dan  elektroda.  Secara  garis  besar,  komponen  utama  yang digunakan sebagai pembangkit tegangan tinggi adalah ignition coil. Ignition coil pada dasarnya adalah sebuah transformator step up yang biasa dipakai di kendaraan bermotor sebagai bagian dari sistem pembakaran untuk menghasilkan bunga api pada busi. Tegangan masukan yang diberikan adalah tegangan kotak.

## 2.2 Diagram Blok Sistem
Diagram  blok  sistem  pada  Gambar  3  menunjukkan  urutan  kerja  sistem  dimulai  sumber tegangan  penyuplai  hingga  proses  akhir  tegangan  tinggi  impuls  dapat  terbentuk. Sebagai sumber tegangan pada alat, digunakan power supply DC 12V/5A yang diberi masukan tegangan AC  220  V.  Kemudian, output  power  supply  dihubungkan  ke  buck-boost  converter agar tegangan input ke ignition coil dapat divariasikan. Agar ignition coil dapat digunakan,
maka  diperlukan  komponen switching  berupa  SSR  (penghasil  gelombang  kotak)  yang  dipasang pada jalur negatif antara ignition coil dengan buck-boost converter.
Untuk sistem switching,  digunakan IC  555 yang disuplai  dengan baterai 5  - 12  V.  Dengan konfigurasi yang telah disesuaikan, IC 555 akan menghasilkan gelombang kotak yang akan digunakan untuk mengontrol switching pada SSR. Dengan demikian, tegangan kotak dapat dihasilkan.  Kemudian,  tegangan  yang  masuk  ke ignition  coil  akan  dinaikkan.  Dikarenakan tegangan  masukannya  berupa  gelombang  kotak,  maka  tegangan  keluaran  yang  dihasilkan berjenis tegangan impuls. Keluaran dari ignition coil akan dihubungkan ke elektroda. Ketika alat dinyalakan, maka akan muncul bunga api (sparking) pada sela elektroda.
Sinyal Daya
Sinyal Kendali
Gambar 3. Diagram blok sistem pembangkitan tegangan tinggi impuls 31,4 kV menggunakan ignition coil

## 2.3 Rangkaian Sistem
Secara garis besar, sistem terdiri dari power supply sebagai suplai tegangan ignition coil, buck- boost converter sebagai penaik dan penurun tegangan masukan, ignition coil sebagai penaik tegangan, dan switching system sebagai pengolah tegangan masukan DC menjadi tegangan kotak.  Keseluruhan  rangkaian  sistem  yang  menggambarkan  detail  penyusun  diagram  blok sebelumnya ditunjukkan pada Gambar 4 berikut.
AC 220V Gambar 4. Rangkaian sistem pembangkitan tegangan tinggi impuls 31,4 kV menggunakan ignition coil Ground Relay (Switching) - Ground IC 555 Ignition Coil Konverter Buck-Boost
B at er ai 5 – 1 2 V 1 µ F 4, 7 kΩ 4, 7 kΩ 6 7 5 3 10 n F AC 220 V
Catu Daya 220 VAC/12 VDC Elektroda Sistem Pensaklaran (Switching) SSR Baterai 5 – 12 V
Sistem  yang  merupakan  perangkat  listrik/elektronika  memerlukan power  supply  sebagai pengonversi  energi  listrik  jenis  AC  menjadi  DC  yang  kemudian  dapat  digunakan  sebagai penyuplai energi (Fitriani, 2020) . Power supply pada sistem ini digunakan sebagai suplai tegangan DC pada alat pembangkitan tegangan tinggi impuls. Cara kerja power supply yang digunakan pada alat secara singkat yaitu dengan menurunkan tegangan AC 220 V menjadi 15 V lalu disearahkan menggunakan full bridge rectifier. Hasil penyearahan disaring sedemikian rupa sehingga menghasilkan tegangan keluaran 12 V. Variasi tegangan masukan diatur oleh rangkaian  elektronika  bernama buck-boost  converter,  dimana  tegangan  keluaran  dapat dinaikkan  atau  diturunkan  melalui  rangkaian  tersebut  berdasarkan  pada  nilai duty  cycle (Wicaksono, dkk, 2019) . Buck-boost converter ini merupakan salah satu jenis DC chopper atau konverter DC ke DC. Secara sistem kerja, buck-boost converter adalah gabungan dari buck converter dan boost converter. Setelah variasi nilai tegangan masuk diperoleh, kemudian tegangan DC akan diubah menjadi tegangan kotak degan SSR sebagai komponen switching. SSR  yang  dipakai berjenis  DC  ke  DC,  dimana  suplai  SSR  menggunakan  tegangan  DC,  dan beban yang terhubung ke SSR menggunakan tegangan DC.

## 2.4 Produk Hasil Perancangan
Komponen pada alat akan ditempatkan di dalam kotak dengan dimensi 250 × 350 × 150 mm. Penampakan fisik produk hasil perancangan tampak atas ditunjukkan pada Gambar 5. (a) dan tampak dalam ditunjukkan pada Gambar 5. (b). Elektroda sebagai media munculnya bunga api (sparking) dihubungkan dengan ignition coil menggunakan kabel. Pada sisi depan kotak terdapat  satu  buah  saklar  untuk  mengaktifkan  sistem switching,  satu  buah  MCB  untuk mengaktifkan suplai tegangan ignition coil, dan 1 buah knob yang dilengkapi dengan layar untuk mengatur serta mengamati tegangan masukan yang akan diberikan. Alat ini didesain dengan sistem yang praktis agar lebih mudah dalam penggunaannya. Pengguna hanya perlu mencolokkan steker ke stop kontak terlebih dahulu sebagai sumber tegangannya. Kemudian, aktifkan saklar switching dan MCB. Putar knob untuk mengatur nilai tegangan masukan yang ingin digunakan. Pengguna dapat mengamati nilai tegangan masukan pada layar.

## Gambar 5. Produk generator tegangan tinggi impuls 31,4 kV (a) Tampak atas dan (b) tampak dalam
Pengukuran tegangan keluaran dapat dilakukan dengan menggunakan osiloskop dan probe tegangan  tinggi. Probe  sisi  positif  dihubungkan  ke  keluaran  positif  dari  sistem  dan  probe negatif  dihubungkan  ke  keluaran  negatif  dari  sistem.  Kemudian probe  dihubungkan  ke osiloskop. Sebelum melakukan pengukuran, dilakukan penyesuaian atenuasi pada osiloskop agar  gelombang  impuls  tegangan  keluaran  dapat  ditangkap  sepenuhnya  oleh  osiloskop. Pengukuran  dilakukan  dengan  mengambil  sampel  5  spektrum  keluaran  setiap  variasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh nilai tegangan keluaran yang lebih akurat.
(a)
(b)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan  menggunakan  Persamaan  (1)  dan  (2),  ketika  rangkaian switching  menggunakan resistor bernilai 4,7 kΩ dan kapasitor bernilai 1 µF, maka didapatkan nilai frekuensi dan duty cycle sebagai berikut:
𝑓 = 1 𝑇 = 1,44 𝐶 𝑥 (𝑅 + 2𝑅 ) = 1,44 10  𝑥 (4700 + (2𝑥4700)) = 1,44 10  𝑥 14100 = 102,127 𝐻𝑧 𝐷𝑢𝑡𝑦 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 = 𝑅 + 𝑅 𝑅 + 2𝑅 𝑥100 = 4700 + 4700 (4700 + (2𝑥4700)) 𝑥100 = 66,67 %
Gambar 6 merupakan bagian rangkaian switching dengan pemodelan rangkaian yang lebih spefisik mengacu pada Gambar 4 di bagian terminal pensaklaran (switching). Dapat diamati bahwa  proses switching terjadi  pada  terminal  switching yang terletak  paralel  dengan  kapasitor yang kemudian terhubung  dengan  terminal positif ignition coil.  Pada  sistem  ini, diinginkan terjadi  proses switching  melalui  penghantar  yang  paralel  terhadap  kapasitor.  Munculnya tegangan tinggi impuls yang ditandai dengan munculnya bunga api (sparking) pada elektroda jarum  terjadi  bersamaan  dengan  proses switching  atau  on-off  pada  terminal  switching tersebut. Ketika terminal switching berada pada kondisi on atau terminal terhubung, maka akan  muncul  bunga  api.  Proses switching  akan  menentukan  bagaimana  bunga  api  dan tegangan tinggi impuls dapat dihasilkan. Untuk satu kali proses switching akan dihasilkan satu gelombang tegangan tinggi impuls dan satu letupan bunga api. Sehingga untuk menghasilkan gelombang tegangan tinggi impuls dan bunga api yang beruntun (kontinu), maka diperlukan proses switching  yang  berkali-kali  atau  berulang.  Proses  ini  juga  tidak  mungkin  dilakukan secara  manual  oleh  manusia.  Sehingga  pada  sistem  ini,  tim  peneliti  merancang  komponen switching dengan menggunakan SSR dan IC 555 seperti yang ditunjukkan Gambar 7.
Gambar 6. Bagian rangkaian switching pada sistem pembangkitan tegangan tinggi impuls 31,4 kV menggunakan ignition coil
Gambar 7. Sistem pengontrol switching pada sistem pembangkitan tegangan tinggi impuls 31,4 kV menggunakan iginition coil
Untuk mengatur kerja SSR dalam proses switching, digunakan IC 555 sebagai pemicu. IC 555 ditenagai oleh baterai 5 - 12 V yang terpisah dengan sumber energi utama.  IC 555 dipilih
karena tangguh dalam pemakaian sehari-hari. Untuk kestabilan frekuensi, IC 555 cocok pada suhu  yang  relatif  tinggi (Syamsuri,  2016) .  Pada  penelitian  ini  menggunakan  dua  buah resistor  bernilai  4,7  kΩ dan  kapasitor bernilai  1  µF  supaya  menghasilkan  gelombang  kotak dengan frekuensi 102,127 Hz dan duty cycle 66,67 %. Frekuensi 102,127 Hz menggambarkan bahwa dalam 1 detik terdapat 102,127 siklus switching dengan persentase lama waktu on sebesar 66,67 % dan lama waktu off sebesar 33,37% dalam satu siklus. SSR dikendalikan dengan frekuensi switching sebesar 102,127 Hz dan duty cycle 66,67 %, maka dalam 1 detik terminal  SSR  akan  mengalami on-off  sebanyak  102,127  kali  dengan  persentase  waktu  on sebesar 66,67 % atau setara dengan 0,6667 detik, sedangkan persentase waktu off sebesar 33,37 % atau setara dengan dengan 0,3337 detik setiap 1 kali switching. Gelombang kotak yang keluar dari pin 3 IC 555 akan memantik SSR untuk melakukan proses switching sesuai runtun on-off yang diterimanya. Ketika SSR menerima sinyal positif maka terminal SSR akan on (terhubung) dan juga sebaliknya. Sehingga ketika sebanyak 102,127 Hz runtun gelombang kotak  ditransmisikan  ke  terminal  masukan  SSR,  maka  pada  terminal  keluaran  SSR  akan melakukan  proses switching  juga  sebanyak  102,127  Hz.  Hingga  pada  akhirnya  terbentuk gelombang  tegangan  tinggi  impuls  beserta  bunga  api  yang  kontinu  (tidak  terputus-putus). Berdasarkan perhitungan menggunakan persamaan (1) dan (2) dengan parameter nilai setiap komponen pada IC 555, frekuensi dan duty cycle yang dihasilkan adalah bernilai 102,127 Hz dan 66,67 %. Sedangkan frekuensi dan duty cycle yang diperoleh dari hasil pengukuran serta pengamatan pada layar osiloskop bernilai 100,5 Hz dan 66,78 % sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 8.
Gambar 8. Gelombang kotak 100,5 Hz duty cycle 66,78% yang dihasilkan dari proses switching pada sistem pembangkitan tegangan tinggi impuls 31,4 kV menggunakan ignition coil
Untuk menunjukkan mengapa SSR adalah komponen yang tepat dalam menjalankan fungsi switching,  pembahasan  diarahkan  kembali  pada  Gambar  6  dan  Gambar  7.  Dapat  diamati bahwa  proses switching  pada  sistem  ini  dimaknai  sebagai  suatu  proses  pemutusan  dan penyambungan terminal yang paralel terhadap kapasitor. Terminal switching tersebut terletak pada penghantar (line) sisi negatif sistem. Artinya, terminal switching terletak pada jalur antara
Desain Generator Tegangan Tinggi Impuls 31,4 kV menggunakan Ignition Coil
terminal negatif ignition coil dan berakhir ke terminal negatif suplai atau ground. Meskipun dengan  mengamati  polaritas  kapasitor  dapat  diketahui  bahwa  terminal switching  yang tersambung pada terminal negatif ignition coil tentu memiliki potensial yang lebih positif dan terminal switching yang tersambung pada ground memiliki potensial yang lebih negatif.
Jika  diamati,  proses switching  memerlukan  suatu  komponen  dimana  bagian  aktuator switching-nya  terpisah  dengan  sinyal  daya  dan  kendali.  Sebab  pada  jalur  tempat  terminal switching berada bukanlah jalur yang terdiri dari sinyal daya dan sinyal kendali. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terminal switching terletak pada jalur negatif sistem, bukan diapit oleh dua jalur daya (positif dan negatif). Begitu juga tidak ada jalur atau sinyal kendali yang menuju terminal switching. Sehingga penggunaan MOSFET bukan pilihan yang tepat. Sebab proses switching pada MOSFET (misalnya MOSFET tipe n) memerlukan sinyal daya  yaitu  tegangan  positif  pada  kaki drain  dan  tegangan  negatif  atau  ground  pada  kaki source,  serta  sinyal  kendali  pada  kaki  gate.  Supaya  MOSFET  dapat  melakukan  proses switching, MOSFET perlu ditenagai dengan sejumlah tegangan dan dikendalikan kecepatan atau momen switching-nya. Syarat itulah yang tidak dapat dipenuhi jika MOSFET diterapkan pada terminal switching sistem ini. Seandainya MOSFET tetap digunakan, proses switching tidak akan terjadi karena MOSFET tidak memperoleh sinyal daya yang sesuai dan tidak ada sinyal kendali yang diterapkan padanya.
Alternatif lain yang juga pernah diujicobakan yaitu menggunakan relai mekanik. Secara fungsi sebenarnya  sama  saja  dengan  SSR,  namun  penggunaan  relai  mekanik  memiliki  banyak kelemahan jika dibandingkan dengan SSR. Saat menggunakan relai mekanik, proses on-off menghasilkan osilasi berkepanjangan di sekitar set point. Hal tersebut tidak diinginkan dalam proses pengontrolan dengan keluaran yang konstan. Kekurangan lain dari relai mekanik yaitu timbulnya  percikan  api  saat peralihan kondisi on-off dengan  bunyi yang keras. Kondisi tersebut tentu  sangat  berbahaya  karena  berpotensi  menimbulkan  kebakaran  akibat  percikan  api (Firdiansyah, dkk, 2014) . Kemudian, relai mekanik memiliki bagian yang bergerak sehingga bisa mengalami aus saat digunakan untuk pensaklaran dalam frekuensi tinggi. Waktu yang lebih cepat dapat diakomodasi oleh SSR pada sistem pensaklaran dibandingkan dengan relai mekanik serta tidak adanya masalah korosi kontak karena tidak ada pemicu percikan api antar kontak (Kustiawan, 2018) . Pada praktiknya terdapat dua hal yang mendorong penggantian relai  mekanik  menjadi  SSR  yaitu  keandalan  sistem  dan  batasan  frekuensi.  Relai  mekanik memiliki  keandalan  yang  lebih  rendah.  Penggunaan  dengan  waktu  yang  lama  membuat aktuator  mekaniknya  menjadi  panas  dan  mempengaruhi  ketepatan  dan  responsivitas  dari proses switching, termasuk delay yang diakibatkan karena sistem yang sudah lelah. Dari sisi frekuensi, batasan atau cakupan frekuensi switching pada relai mekanik lebih rendah daripada SSR.  Dalam  proses  uji  coba,  relai  mekanik  hanya  mampu  mencapai  frekuensi  100  Hz  saja sedangkan SSR mampu mencapai frekuensi 500 Hz. Walaupun nilai 100 Hz adalah nilai yang cukup mendekati dengan spesifikasi yang diinginkan sistem ini, namun pencapaian frekuensi 100 Hz sangat membebani kinerja relai mekanik ditambah lagi aktuator yang memanas dengan peralihan switching  yang  sangat  cepat  dan  adanya  kebisingan  jika  menggunakan  relai mekanik.  Sedangkan  pada  SSR  tidak  dihasilkan  kebisingan  sebab  prinsip  kerja  SSR  yang menggunakan  sistem  optis.  Selain  itu,  tidak  ada  efek  gravitasi,  getaran,  atau  kejutan (shocking) pada SSR (Verma, dkk, 2015) .
Karena  penelitian  ini  menginginkan  terdapat  variasi  nilai  tegangan  masukan,  sehingga gelombang kotak yang masuk pada sisi primer ignition coil merupakan gelombang kotak yang dapat divariasikan  besar  tegangannya. Variasi besar  tegangan masukan ke ignition coil  ini diperoleh dari sistem buck-boost converter. Buck-boost converter disuplai oleh keluaran power supply 12 V/5 A. Pada proses ini, bentuk tegangan yang keluar dari  buck-boost converter
masih berupa tegangan DC konstan yang nilainya berkisar antara 0 V – 30 V. Setelah variasi tegangan berhasil diperoleh dari buck-boost converter, variasi tegangan ini kemudian akan masuk pada terminal switching yang diatur oleh SSR. Sehingga tegangan yang masuk pada bagian  primer ignition  coil  merupakan  tegangan  yang  dapat  divariasikan  dengan  bentuk gelombang kotak hasil pemutusan dan penyambungan terminal akibat proses switching.
Pada  tahap  ini,  tegangan  masukan  berupa  gelombang  kotak  dengan  nilai  yang  dapat divariasikan  telah  berhasil  dirancang  dan  dijelaskan.  Selanjutnya  penjelasan  akan  berfokus pada  bagaimana  gelombang  impuls  terbentuk.  Secara  umum,  gelombang  tegangan  tinggi impuls terbentuk karena proses step-up gelombang kotak yang masuk pada sisi primer ignition coil.  Tegangan  tinggi  yang  dihasilkan berbentuk impuls sebagai akibat dari  proses  step-up peralihan atau perubahan tegangan secara tiba-tiba pada sisi primer ignition coil. Misalnya ketika digunakan tegangan masukan sebesar 7 V berarti dalam satu periode terdapat setengah gelombang positif bernilai 7 V dan setengah gelombang negatif bernilai 0 V (dengan asumsi duty cycle tepat 50%).
Dengan  contoh  yang  sama,  untuk satu  kali  proses switching  pada  sisi primer  ignition coil terdapat satu kali peralihan atau perubahan tegangan dari fase off ke on atau 0 V ke 7 V sebelum  pada  akhirnya  kembali  lagi  ke  0  V  dan  siklus  kembali  berulang.  Saat  tegangan masukan bernilai 7 V, kumparan sisi primer akan menghasilkan medan magnet statis. Akan tetapi,  kumparan  primer  belum  dapat  menginduksi  kumparan  sekunder  karena  syarat  dari terjadinya induksi elektromagnetik adalah adanya perubahan intensitas medan magnet. Maka dari itu, perlu dilakukan perubahan intensitas medan dengan cara melepas tegangan masukan. Ketika tegangan masukan dilepas, maka akan terjadi induksi elektromagnetik pada kumparan sekunder sehingga dihasilkan arus listrik. Karena tegangan masukannya berupa gelombang kotak,  maka  tegangan  keluarannya  berbentuk  impuls  sebagaimana  lazimnya ignition  coil bekerja. Perubahan tegangan masukan dari 0 V menjadi 7 V kemudian setelah beberapa saat kembali  lagi  ke  0  V  menghasilkan  satu  gelombang  impuls  bertegangan  tinggi  pada  sisi sekunder ignition coil.
Pada rangkaian seperti yang ditunjukkan Gambar 6, digunakan komponen kapasitor sebesar 0,25  µF.  Penggunaan  kapasitor  di  sistem ignition  coil  diperlukan  karena  dua  alasan.  Yang pertama, kapasitor dapat mencegah dampak dari back emf (electromotive force) yang dapat merusak sistem switching. Ketika switch dari kondisi close diubah menjadi open, akan ada back  emf  yang  dihasilkan  oleh  ignition  coil.  Back  emf  menghasilkan  arus  yang  bergerak berlawanan  arah.  Arus  akan  selalu  mencari  jalur  yang  bisa  dialiri  dengan  mudah.  Arus  ini berpotensi  merusak  sistem switching  berupa  arcing  pada  komponen  switching.  Untuk mengatasinya,  komponen switching  (dalam  hal  ini  SSR)  diparalelkan  dengan  kapasitor. Dengan  demikian,  arus  akan  masuk  ke  kapasitor.  Alasan  kedua  yaitu  kapasitor  dapat membantu  menyediakan  energi  dalam  proses  induksi  elektromagnetik.  Dari  kedua  alasan tersebut, cukup jelas bahwa peran kapasitor 0,25 µF pada sistem sangat signifikan.
Setelah melalui proses step-up pada ignition coil, maka terbentuklah gelombang tegangan tinggi impuls. Gelombang ini dapat diamati dengan menggunakan osiloskop. Sedangkan wujud fisis  hasil  pembangkitan  tegangan  tinggi  impuls  dapat  diamati  pada kedua ujung  elektroda jarum yang menghasilkan bunga api (sparking). Elektroda yang digunakan adalah elektroda jarum berbahan iron chromium aluminum dengan jarak antara terminal tegangan tinggi dan terminal ground sebesar 2 mm. Tegangan tinggi impuls yang dihasilkan dari proses step-up pada ignition coil dapat diamati pada Tabel 1. Pengambilan data dilakukan sebanyak dua belas kali dengan rentang tegangan masukan bernilai 1 – 12 V. Tegangan impuls yang tertangkap pada layar osiloskop diatur sebanyak 5 buah spektrum. Dari kelima spektrum tersebut didapatkan tegangan keluaran rata-rata. Selain itu, dari data pada Tabel 1 didapatkan grafik
Desain Generator Tegangan Tinggi Impuls 31,4 kV menggunakan Ignition Coil
pada  Gambar  9 yang  menggambarkan  hubungan  antara  tegangan  masukan  dan  tegangan keluaran yang dihasilkan melalui proses step-up pada ignition coil.
Tabel 1. Data masukan dan keluaran pembangkitan tegangan tinggi impuls
Tegangan Masukan DC (V) Spektrum Tegangan Keluaran (kV) Rata-Rata (kV) Bunga Api (Sparking) S1 S2 S3 S4 S5 1 - - - - - - Tidak ada 2 - - - - - - Tidak ada 3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Ada 4 30 28,6 14 32,2 12 23,36 Ada 5 26,8 25,6 26,8 26,8 26,8 26,56 Ada 6 32,2 32,2 32,2 32,2 19,6 29,68 Ada 7 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 Ada 8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 Ada 9 Saturasi Pembacaan 30 - 33,8 kV Ada 10 Saturasi Pembacaan 30 - 33,8 kV Ada 11 Saturasi Pembacaan 30 - 33,8 kV Ada 12 Saturasi Pembacaan 30 - 33,8 kV Ada
Pengambilan data dilakukan menggunakan osiloskop digital merek Tektronix seri TBS1052B yang dilengkapi probe tegangan tinggi dengan penguatan 1:1000. Dalam pengambilan data, batas  pengukuran  tegangan  pada  osiloskop  diatur  pada  nilai  5  V/Div  (maksimal).  Variasi tegangan masukan 1 V dan 2 V belum memberikan hasil keluaran termasuk bunga api.
Gambar 9. Grafik korelasi tegangan masukan dan keluaran ignition coil
Pada variasi ketiga hingga kedua belas, gelombang impuls keluaran dapat tertangkap pada layar osiloskop. Gambar 10, Gambar 11, dan Gambar 12 merupakan contoh tampilan layar
osiloskop pada saat tegangan masukan bernilai 3 V, 5 V, dan 7 V. Pada variasi ketiga dengan tegangan masukan bernilai 3 V akan menghasilkan rata-rata tegangan impuls keluaran sebesar 2,6  kV.  Pada  variasi  keempat  hingga  keenam  dengan  tegangan  masukan  yang  diberikan bernilai 4 V, 5 V, dan 6 V rata-rata tegangan impuls keluaran yang dihasilkan sudah mencapai nilai >20 kV yaitu bernilai 23,36 kV, 25,76 kV, dan 29,68 kV. Pada variasi keempat hingga keenam  ini  tegangan  impuls  keluaran  yang  dihasilkan  meningkat  cukup  signifikan dibandingkan dengan tegangan impuls keluaran pada variasi ketiga. Pada variasi ketujuh dan kedelapan, dengan tegangan masukan 7 V dan 8 V tegangan impuls keluaran yang dihasilkan sudah mencapai 30 kV yaitu bernilai 31,4 kV dan 33,8 kV. Pada variasi ini, tujuan penelitian yang menginginkan tegangan tinggi impuls 31,4 kV sudah dapat terwujud dengan mengatur besar tegangan masukan DC sebesar 7 V. Pada variasi kesembilan hingga kedua belas dengan nilai  tegangan  masukan  9  V  hingga  12  V  menghasilkan  tegangan  impuls  keluaran  dengan rentang nilai yang relatif sama yaitu berkisar antara 30 – 33,8 kV. Dari sisi munculnya bunga api atau sparking, pada variasi pertama dan kedua tidak muncul bunga api pada sela elektroda. Kemudian,  pada  variasi  ketiga  hingga  kedua  belas  pada  sela  elektroda  muncul  bunga  api secara konsisten. Beberapa hasil pengujian bunga api ditunjukkan pada Gambar 13.

## Gambar 10. Tampilan gelombang impuls dengan tegangan keluaran rata-rata 2,6 kV dan
masukan 3 V
Gambar 11. Tampilan gelombang impuls dengan tegangan keluaran rata-rata 26,56 kV dan masukan 5 V
Gambar 12. Tampilan gelombang impuls dengan tegangan keluaran rata-rata 31,4 kV dan masukan 7 V
Dari data pengukuran tersebut, didapatkan hubungan antara tegangan masukan dan tegangan keluaran hasil proses step-up pada ignition coil yang digambarkan melalui grafik pada Gambar 9. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa saat variasi pertama dan kedua gelombang impuls  keluaran  masih  belum  tertangkap  karena  energi  listrik  belum  cukup  kuat  untuk membuat lucutan dari terminal tegangan tinggi ke terminal ground. Saat diberikan tegangan masukan  3  V  hingga  8  V  tegangan  impuls  keluaran  berangsur-angsur  meningkat  seiring dengan  meningkatnya  tegangan  masukan,  dengan  kata  lain  tegangan  masukan  tersebut sebanding  dengan  tegangan  impuls  yang  dihasilkan  dengan  karakteristik  terjadi  lonjakan siginifikan  pada  tegangan  masukan  3  V  ke  4  V  serta  hubungan  masukan-keluaran  yang sebanding  namun  tidak  linear.  Kemudian,  saat  diberi  tegangan  masukan  9  V  hingga  12  V tegangan impuls keluaran yang dihasilkan mengalami saturasi pembacaan pada interval 30 – 33,8 kV. Perlu diketahui bahwa, saturasi ini bersifat saturasi dalam pembacaan bukan saturasi yang diartikan sebagai jenuhnya dan sudah tidak dapat meningkatnya suatu besaran. Hal ini disebabkan  karena  keterbatasan  pada  alat  pengukuran  dimana  osiloskop  Tektronix  seri TBS1052B hanya mampu menangkap gelombang keluaran dengan batas pengukuran 5 V/Div, sehingga spektrum yang tertangkap di atas batas tersebut tidak dapat ditampilkan secara utuh dan  berakibat  pada  parameter  pengukuran  yang  diinginkan  menjadi  terbatas  (terpotong). Dengan kata lain, jika keterbatasan pengukuran tersebut dapat diatasi, maka tentunya untuk tegangan masukan di atas 8 V akan diperoleh hasil keluaran tegangan tinggi di atas 33,8 kV dan penelitian dapat lebih tereksplorasi pada tegangan yang lebih tinggi lagi.
Berdasarkan Tabel 1, terdapat data kualitatif yang menunjukkan ada atau tidaknya bunga api (sparking)  yang  muncul  ketika  proses  pembangkitan.  Data  tersebut  diperjelas  dengan beberapa dokumentasi hasil pengujian sebagai berikut.
Gambar 13. Pengujian bunga api tegangan masukan 3 V, 5 V, dan 7 V (berurutan dari kiri)
x y z
Gambar 13 menunjukkan tiga dokumentasi pengujian bunga api untuk tegangan masukan 3 V, 5 V, dan 7 V. Pengujian bunga api dilakukan pada elektroda jarum. Label a menunjukkan bagian elektroda tegangan tinggi sedangkan label b menunjukkan bagian elektroda ground. Sementara itu, untuk label x, y, dan z menunjukkan bunga api (sparking) dari setiap variasi tegangan masukan. Jika diamati, munculnya bunga api pada variasi tegangan masukan 5 V memang terlihat lebih kuat daripada variasi tegangan 3 V. Namun pada variasi tegangan 7 V terlihat  lebih  lemah  daripada  variasi  tegangan  masukan  5  V.  Pengamatan  secara  visual terhadap  munculnya  bunga  api  pada  elektroda  jarum  hanya  dapat  membuktikan  bahwa tegangan tinggi impuls berhasil dibangkitkan, namun tidak dapat menunjukkan seberapa detail atau berpengaruhnya variasi tegangan masukan terhadap tegangan keluaran. Sebab, terdapat faktor  lain  yang  menyebabkan  mengapa  pada  variasi  tegangan  masukan  yang  lebih  tinggi justru  menunjukkan  bunga  api  yang  lebih  lemah.  Hal  tersebut  dikarenakan  pada  tingkat tegangan yang lebih tinggi memiliki reaksi lucutan yang tinggi pula dan mengakibatkan ujung- ujung elektroda jauh lebih ‘terbakar dan gosong’ sehingga justru menghambat melompatnya elektron. Permasalahan ini dapat dikompensasi dengan membersihkan ujung-ujung elektroda dengan amplas sehingga dapat memudahkan elektron untuk melompat dan lucutan bunga api dapat  lebih  kuat  teramati.  Pengamatan  secara  kuantitatif  terhadap  setiap  parameter  hasil pembangkitan tegangan tinggi akan valid jika diamati melalui pembacaan osiloskop.

## 4. KESIMPULAN
Penelitian ini telah berhasil merancang suatu alat yang mampu membangkitkan  tegangan tinggi impuls 31,4 kV. Penelitian di bidang pembangkitan tegangan tinggi impuls sebenarnya masih belum sebanyak  pembangkitan tegangan lain seperti AC maupun DC. Pembangkitan tegangan tinggi impuls pada penelitian ini memanfaatkan ignition coil sebagai trafo penaik tegangan dengan masukan berupa tegangan  kotak yang divariasikan  nilainya.  Pembangkitan tegangan tinggi yang  biasanya  dihasilkan  atau  diperoleh  dari  perangkat-perangkat  berukuran  besar  seperti transformator  tegangan  tinggi  kini  mampu  dihasilkan  oleh  perangkat  yang  lebih  kecil berukuran 250 × 350 × 150 mm, dapat menghemat ruang, penggunaan yang mudah, dan juga biaya perancangan yang lebih murah. Tentunya hal ini menjadi suatu keunggulan dari produk hasil penelitian ini. Tegangan tinggi impuls sebesar 31,4 kV dengan nilai pengukuran frekuensi switching  100,5  Hz  dapat  diperoleh  dengan  memberikan  masukan  tegangan  DC sebesar  7  V. Tegangan  masukan dan  keluaran  menunjukkan  hubungan  yang  sebanding namun tidak linear dengan lonjakan terbesar dari masukan 3 V ke 4 V. Ditinjau dari data kualitatifnya, kekuatan bunga api yang muncul tidak sebanding dengan kenaikan variasi tegangan masukan dan cenderung terlihat konstan. Pada variasi tegangan masukan yang lebih tinggi belum tentu bunga  api  yang  dihasilkan  lebih  kuat.  Hal  ini  disebabkan  pengaruh  reaksi  lucutan  dengan energi tinggi mampu membakar dan menggosongkan ujung elektroda sehingga  menghambat loncatnya elektron dari terminal tegangan tinggi ke terminal ground. Namun  demikian, hal tersebut dapat dikompensasi dengan pembersihan ujung terminal elektroda dengan amplas. Hasil  yang  valid  terhadap  pengamatan  dan  pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan osiloskop sehingga data yang diperoleh adalah data yang terukur.

## DAFTAR RUJUKAN
Arifin, F., Warsito, A., & Syakur, A. (2011). Perancangan Pembangkit Tegangan Tinggi Impuls untuk Aplikasi  Pengolahan  Limbah  Cair  Industri  Minuman  Ringan  dengan  Teknologi  Plasma Lucutan Korona [Skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.
Bernad,  D.,  Syakur,  A.,  &  Warsito,  A.  (2018).  Perancangan  Pembangkit  Tegangan  Tinggi Impuls Eksponensial Ganda Rangkaian R-C. Transient, 7(4), 1062–1068.
Firdiansyah,  H.,  D,  H.  A.,  &  Masruroh.  (2014).  Rancang  Bangun  Sistem  Pengontrol  Suhu Menggunakan  Hybrid  Kontrol  Fase  Bertahap  dengan  Kontrol  On-Off  Pada  Tanur Temperatur  Tinggi  Berbasis  Mikrokontroler  ATMEGA16A  [Skripsi].  Malang:  Universitas Brawijaya.
Fitriani,  I.  M.  (2020).  Kinerja  Topologi  Flayback  pada  SMPS  (Switch  Mode  Power  Supply).
JUPITER (Jurnal Pendidikan Teknik Elektro), 5(2), 31–43.
Kareem, P. R. (2011). Transformer. ResearchGate. Diakses dari
https://www.researchgate.net/publication/332874982_TRANSFORMER_Working_principl e_of_transformer
Kasri, N. F., & Piah, M. A. M. (2017). A Compact and Reliable Pulse Generator Using Dual 555- Timer IC to Produce PWM Method. IEEE Conference on Energy Conversion (CENCON),
(pp. 100–104).
Kustiawan,  E.  (2018).  Meningkatkan  Efisiensi  Peralatan  dengan  Menggunakan  Solid  State Relay  (SSR)  dalam  Pengaturan  Suhu  Pack Pre-Heating Oven (PHO). STT YUPPENTEK, 9(1), 1–6.
Manik, A., Utami, S., Wibowo, B. S., & Syakur, A. (2020). Simulasi Bentuk Muka Gelombang Impulse  Petir  pada  Generator  Impuls  RLC  dan  RC  Menggunakan  PSim. JTET  (Jurnal Teknik Elektro Terapan), 9(1), 18–24.
Pasaribu, S. (2019). Kajian Coil Standart dan Racing Terhadap Konsumsi Bahan Bakar pada Mesin 125 CC. Jurnal Teknik Informatika Kaputama (JTIK), 3(2), 44–52.
Pramono, W. B., & Fanriadho, M. (2018). Rancang Bangun Electromagnetic Bootstrap Sebagai Gate Driver pada Mosfet. FT Seminar Nasional Energi & Teknologi (SINERGI), (pp. 50–59). Pravitasari, C. D. C., Syakur, A., & Setiyono, B. (2018). Perancangan Pengukuran Tegangan Tinggi pada Modul Pembangkit Tegangan Tinggi Impuls. Transient, 7(4), 1002–1009.
Sahal,  M.,  &  Azizahwati.  (2014).  Pembuatan  Media  Rangkaian  Dasar  Mosfet  Sebagai Pengendali Motor [Skripsi]. Pekanbaru: Universitas Riau.
Syamsuri, T. U. (2016). Merancang dan Membuat Modul Input Analog PLC Kecil untuk Sensor
Analog. SENTIA, 8(2), 82–85.
Verma, N., Gupta, K., & Mahapatra, S. (2015). Implementation Of Solid State Relays For Power System Protection. International Journal Of Scientific & Technology Research, 4(06), 65– 70.
Wicaksono, A., Winarto, I., & Rahmatullah, D. (2019). Rancang Bangun Perbandingan Buck Boost Converter dan Cuk Converter untuk Penstabil Tegangan pada Sistem Wind Turbine dengan Monitoring IoT (Internet of Things). Seminar Sains Nasional dan Teknologi, (pp. 66–71).
Yaqin, F. A., Rahmawati, D., Ibadillah, A. F., & Wibisono, K. A. (2021). Perancangan Power Supply  Switching  dengan  Power  Factor  Correction  (PFC)  untuk  Mengoptimalkan  Daya Output  dan  Pengaman  Proteksi  Hubung  Singkat. Jurnal  Arus  ElektroIndonesia  (JAEI), 7(2), 42–45.
Yusmartato,  &  Nasution,  R.  (2020).  Menentukan  Parameter  Generator  Impuls  Untuk Gelombang Impuls Petir. Journal of Electrical Technology, 5(3), 128.