## PENGEMBANGAN ALAT UKUR SUHU UDARA DIGITAL BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA32 MENGGUNAKAN
SENSOR SHT75
Nofri Hardisal*) Yulkifli**) dan Zulhendri Kamus***)
*)Mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang
E-mail: nofrihardisal@gmail.com
**)Staf Pengajar Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang E-mail: yulkifliamir@yahoo.com ***)Staf Pengajar Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang E-mail: zul_unp@yahoo.com

## Abstract
Temperature  is  important  weather  parameter  measured  for  many  necessity,  such  as agriculture, pharmacy, and  etc. In  Indonesian Agency of Meteorology, Climatology and Geophysical, this  parameter  measured  by  using  analog  termograph  with  mechanic  sensor  is  bimetal  sensor.  The purpose of research is development of Dygital air temperature measurement based on microcontroller Atmega32  by  using  SHT75  sensor  with  storage  data  in  memory  possesed  of  highest  accuration  and already calibrated of dygital with storage data in memory. There are three result of research such as. First,  instrument  built  from  sensor  SHT75  module  as  sensor  of  temperature  and  box  of  system  have 22x21x16  cm  volume  as  place  of  electronic  circuit.  Second,  data  logger  of  instrument  used  internal EEPROM  in  Microcontroller  ATMEGA32.  Third,  this  instrument  have  highest  precision  and accuration, average of precision relative sensor SHT75 is 98,93% with average of accuration 0,999.
Keyword --- Alat Ukur, Suhu, Sensor SHT75

## PENDAHULUAN
Suhu  merupakan  besaran  fisis  yang  perlu diukur dan dikontrol untuk berbagai keperluan. Pengamatan  suhu  di  Badan  Meteorologi  dan Klimatologi  Geofisika  (BMKG)  suhu  juga penting. Suhu ini  merupakan parameter cuaca. Cuaca  adalah  keadaan  atmosfer  pada  setiap saat,  dinyatakan  oleh  tinggi  atau  rendahnya nilai parameter suhu, tekanan, angin, kelembaban,  dan  berbagai  fenomena  lainnya. Apabila  intensitas  cahaya  meningkat,  maka suhu  udara  juga  meningkat,  kelembaban menjadi rendah, penguapan tinggi, awan hujan menjadi banyak, dan apabila terjadi kondensasi  maka  akan  timbul  presipitasi (hujan) [5] .
Cuaca  dapat  ditentukan  dari  gabungan parameter  cuaca  dan  jangka  waktu  tertentu. Pagi  hari,  siang  hari  dan  sore  hari  keadaan cuaca  berbeda-beda  di  setiap  tempat  dan  jam. Informasi  parameter  cuaca  dapat  dijadikan sebagai pertimbangan  dalam bidang  pertanian. Parameter  cuaca  akan  berkaitan  dengan kejadian  alam  dan  bisa  memperkirakan  waktu musim  tanam  dan  memilih  tanaman  yang cocok pada musim tersebut.
Pengamatan suhu di BMKG menggunakan Termograf. Instrumen Termograf yang ada di BMKG pada umumnya masih  manual  yaitu  dengan  memanfaatkan karakteristik bimetal sebagai sensornya. Pengamatan  suhu  dengan  termograf  ini dilakukan berulang kali, dengan cara mengganti  kertas  grafik.  Cara  ini  akan membuat  suatu  pengamatan  memerlukan waktu  yang  cukup  lama. Data yang  di peroleh dari  termograf  berupa  data  mentah,  dan memerlukan tenaga profesional untuk mengolah datanya. Kertas grafik pada termograf  ini  harus  diganti  satu  kali  dalam seminggu, sehingga memerlukan biaya tambahan dalam pengamatanya.
Berdasarkan  latar  belakang  ini  penulis tertarik  membuat  Alat  Ukur  Suhu  digital dengan data tersimpan dalam memori.
Sehingga    pengamatan  suhu  dapat  diperoleh datanya  dengan  praktis,  tanpa  harus  di  amati setiap  waktu  dan  tidak  membutuhkan  tenaga profesional untuk mendapatkan datanya. Karena  data  yang  diperoleh  dapat  di  simpan dalam  memori  sehingga  pada  suatu  waktu dapat  digunakan,  dan  data  yang  diperoleh
sudah  berupa  nilai  sebenarnya  tanpa  harus menganalisis  terlebih  dahulu.  Sementara  itu sensor  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu  modul  sensor  SHT75  yang  memiki tingkat  akurasi  yang  tinggi.  Modul  sensor SHT75  ini  merupakan  sensor  suhu  dan kelembaban  yang telah terintegrasi  dalam satu paket.  Keluaran  dari  sensor  ini  sudah  digital dan terkalibrasi. Sehingga data yang  diperoleh dari  sensor  sudah  merupakan  nilai  sebenarnya tanpa harus mengkalibrasi terlebih dahulu.
Penelitian ini sejalan dengan Acta (2009), membuat  rancang  bangun  perekam  data kelembaban  relatif  dan  suhu  udara  berbasis mikrokontroler. Penelitian ini memiliki beberapa  kelemahan  yaitu  :  rendahnya  daya tahan baterai,  data yang  masih terputus, tidak menggunakan display dan  adanya  pengaruh radiasi  sistem  terhadap  keluaran  sensor [10] . Salah satu upaya untuk
mengatasi
permasalahan
ini yaitu: perlunya menggunakan  Adabtor  dan  baterai  yang dilengkapi  dengan sistem relay, pada saat arus PLN  terputus  sistem  otomatis  akan  dicatu dayai  oleh  baterai,  sehingga  pengukuran  tetap bisa  di  lanjutkan  dan  bisa  memperoleh  data yang  utuh.  Data  yang  terputus  diatasi  dengan memperbaiki komunikasi antara realtime clock DS1307 dengan  mikrokontoler,  menggunakan sensor SHT75 yang memiliki tingkat akurasinya lebih tingggi .
Termograf adalah alat ukur suhu otomatis. Termograf  menggunakan  sensor  bimetal. Sensor  ini  dihubungkan  secara  mekanik  ke jarum  penunjuk  yang  merupakan  pena  penulis di  atas  kertas  pias  yang  berputar  menurut waktu.
Suhu  merupakan  derajat  panas  atau dinginnya  suatu  benda.  Jika  panas  mengalir pada  suatu  benda,  maka  suhu  pada  benda tersebut akan meningkat, sebaliknya suhu pada benda  tersebut  akan  turun  jika  benda  tersebut kehilangan panas [5] .
SHT75  adalah  sensor  digital  yang  dapat mengukur  suhu  dan  kelembaban  dengan kualitas  yang  baik  dan  presisi.  SHT75 sepenuhnya telah terkalibrasi dan menyediakan  output  digital.  Sensor  ini memiliki rangkaian pengondisi sinyal serta 14- bit  ADC  yang  terintegrasi.  Spesifikasi  sensor SHT75  memiliki  konsumsi  energi  80uW dengan  RH  jarak  operasinya  0-100%RH,  T jarak  operasinya    -40-125°C  (-40-257°  F)  dan output digital terkalibrasi [9] .
Mikrokontroler  adalah  suatu  piranti  yang mempunyai  kepadatan  yang  sangat  tinggi, dimana  semua  bagian  yang  diperlukan  untuk suatu  pengontrol  di  kemas  dalam  satu  keping IC.
Mikrokontroler  yang  digunakan  dalam desain  dan  pembuatan  alat  ukur  ini  adalah  IC mikrokontroler  ATMEGA32.  ATMEGA32 berfungsi  untuk  mengolah  data  yang  diterima dari  modul sensor SHT75. Data yang  diterima ditampilkan  pada  LCD,  kemudian  data  yang diperoleh  disimpan  pada  EEPROM  internal ATMEGA32.  Minimum  ATMEGA32  dapat dilihat pada  Gambar 1.
Gambar 1. Rangkaian Minimum Atmega32
Fitur-fitur  yang  dimiliki  ATMEGA32 adalah sebagai berikut [1] :
a. Menggunakan arsitektur AVR RISC dengan 131 perintah dengan satu clock cycle dan32 x 8 register umum b. Data dan program memori memiliki 32 Kb
In-System Programmable Flash, 2 Kb SRAM dan1 Kb In- System EEPROM
c. Memiliki 8 Channel dengan 10-bit ADC
d. Menggunakan Two Wire Interface
e. Komunikasi serial dengan USART
f. Interface serialnya Master atau Slave SPI
g. Oscillator sudah terintegrasi dalam chip
h. Memiliki Watch-dog Timer
i. Memiliki 32 Bi-directional I/O
j. Volt operation berkisar 2,7 – 5,5 V
RTC  DS1307  merupakan Real-Time Clock buatan  Dallas-Maxim  Semiconductor.
DS1307  merupakan  IC    kalender  dan  jam
digital.  Fitur  utama  DS1307  adalah  mampu menghitung  detik,  menit,  jam,  tanggal,  tahun dengan  koreksi  tahun  kabisat  hingga  tahun 2100,  data setting bisa  disimpan  dengan bantuan  baterai  cadangan,  dan  antarmuka  I 2 C. Gambar  2  menunjukan  bentuk  fisik  dari DS1307 [7] .
Gambar 2. Bentuk fisik DS1307
EEPROM  merupakan  singkatan  dari Electrical Erasable Programmable Read Only Memory .  EEPROM  termasuk  keluarga  ROM ( Read  Only  Memory )  yaitu  memori  yang hanya  dapat  dibaca,  namun  pada  EEPROM programnya  dapat  dihapus  dan  ditulis  ulang. Jika  EEPROM  ini  sudah  diprogram  isinya akan  tetap  terjaga  walaupun  daya  pada EEPROM  ini  diputuskan.  EEPROM  termasuk memori  yang nonvolatile atau  tidak  mudah menguap.
Komunikasi  serial  adalah  komunikasi dimana  pengiriman  data  ke  PC  dilakukan  per- bit.  Data  yang  dikirimkan  dalam  kode  ASCII dengan  7  bit  untuk  tiap  karakter  atau  dalam bentuk data heksa dengan jumlah data dalam 8 bit  untuk  setiap  karakter.  Serial  port  dikenal juga  dengan  istilah  UART,  serial  port mikrokontroler  terdiri  dari  dua  pin  yaitu  RXD (Receiver)  dan  TXD  (Transmitter)  ,  RXD berfungsi    menerima  data  dari  PC  atau perangkat  lainnya,  TXD  berfungsi  mengirim data  ke  PC  atau  perangkat  lainnya.  Standar komunikasi  serial  untuk  Personal  Komputer adalah  RS232,  RS232  memiliki  standar tegangan  operasi  yang  berbeda  dengan  serial port  pada  mikrokontroler,  sehingga    agar sesuai  dengan  RS232  di  butuhkan  suatu rangkaian level converter ,  IC yang  digunakan bermacam-macam,  yang  paling  mudah  dan sering digunakan adalah IC MAX232. Rangkaian  RS232  dapat  dilihat  pada  Gambar
3.
Gambar 3. Rangkaian RS232
Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk  mendesain dan membuat  alat ukur suhu udara  digital.  Sebagai  judul  dalam  penelitian ini  adalah:  Pembuatan  Alat  Ukur  Suhu  Udara Menggunakan Sensor SHT75.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  Lab.    Elektronika dan  Instrumentasi  Jurusan  Fisika  Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang. Pelaksanaan kegiatan  dimulai  pada  bulan  Februari  2013 sampai  dengan  bulan  Juli  2013  dengan beberapa tahap kegiatan. Tahap-tahap kegiatan itu meliputi pengusulan dan penulisan proposal, perancangan sistem, perakitan komponen  elektronika,  pengujian  sistem, pengambilan  data  dan  pengolahan  data  serta menganalisis data.
1. Desain Perangkat Keras
Desain  sistem  Alat  ukur  ini  terdiri  dari dua tahap kegiatan: pertama , desaian rangkaian  elektronika  sistem  alat  ukur,  yaitu terdiri  dari  beberapa  blok  rangkaian,  meliputi rangkaian  power  supply  sebagai  catu  daya sistem, sensor SHT75, rangkaian mikrokontroler ATMEGA32, rangkaian realtime  clock DS1307, display LCD  dan rangkaian  RS232.  Blok  diagram  dari  sistem Alat ukur diperlihatkan pada Gambar 4.

## Gambar 4. Blok diagram Sistem Alat ukur
Kedua, desain casing . Casing dirancang sebagai ruang dimana diletakkannya rangkaian elektronika.  Adapun  rancangannya  dapat dilihat pada Gambar 5:
Gambar 5. Desain casing Alat Ukur
2. Desain Perangkat Lunak Perangkat  lunak  berkaitan  dengan  kinerja perangkat  keras.  Perangkat  lunak  pada  sistem mikrokontroler  biasa  juga  disebut firmware . Perangkat lunak ini berfungsi untuk memberikan instruksi dan menjalankan mikrokontroler.  Instruksi  yang  dilakukan adalah  untuk  mengambil  informasi  tanggal, waktu,  suhu,  lalu  merekamnya  ke  dalam EEPROM secara  otomatis  pada  interval  yang ditentukan  sebelumnya.  Flowchart  perangkat lunak  sistem  alat  ukur  dapat  dilihat  pada Gambar 6.
Gambar 6. Desain flowchart Perangkat Lunak
Alat Ukur

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Spesifikasi Performansi Sistem
Spesifikasi  performansi  dari  sistem  alat ukur ini merupakan identifikasi atau penguraian  fungsi  setiap  bagian  pembentuk dari  sistem  ini.  Sistem  alat  ukur  ini  dirancang mampu  mengukur  suhu  Data  yang  diperoleh dari  pengukuran  dapat  disimpan,  sehingga suatu  waktu  apabila  data  diperlukan  dapat dilihat kembali dengan cara mendownload data dari  sistem.  Sistem  ini  dirancang  dengan ukuran box 22x21x16  cm.  Hasil  rancangan sistem  alat  ukur  ini  dapat  dilihat  Gambar  7.
Gambar 7. Foto Hasil Desain Alat Ukur
Gambar  7  merupakan  hasil  disain  alat ukur  suhu,  secara  umum  alat  ukur  ini  terdiri dari box yang  berfungsi  untuk  meletakkan rangkaian  elektronika  pembangun  sistem. Sensor  SHT75  dalam  sistem  ini  di  letakkan terpisah  dari  rangkaian,  tujuannya  agar radiasi yang dihasilkan rangkaian tidak
mempengaruhi sensor, sehingga hasil pengukuran yang diperoleh lebih akurat.
Alat  ukur  suhu  ini  dilengkapi  dengan sistem input dan output .  Sistem input terdiri dari  satu  saklar  dan  empat  tombol  yang mempunyai fungsi  masing-masing. Sedangkan sistem output terdiri dari LCD, LED  indikator dan Record data.  Sistem input terdiri  atas saklar On/Off yang berfungsi untuk menghidup  dan  mematikan  sistem,  tombol RESET  berfungsi untuk mengembalikan mikrokontroler  ke setting awal,  tombol START  berfungsi  untuk  memulai  menyimpan data, sehingga mikrokontroler akan menyimpan  data  pada  EEPROM,  tombol SEND  berfungsi  untuk  mengirim  data  yang tersimpan  di  EEPROM secara  serial  oleh mikrokontroler  ke  PC  dengan  menggunakan RS232,  tombol  DELETE berfungsi  untuk menghapus  data  yang  tersimpan  dalam EEPROM setelah di download .
Rangkaian  elektronika pembangun sistem yang  dirancang  sedemikian  rupa,  ditempatkan pada  ruang  yang  disebut casing .  Rangkaian elektronika  tersebut  terdiri  atas  beberapa bagian  yaitu  rangkaian  catu  daya,  sistem minimum  mikrokontroler  Atmega32,  dan realtime clock . Skematik rangkaian elektronika pembangun  sistem  alat  ukur  suhu  dan kelembaban  relatif  digital  berbasis  digital dengan  data  tersimpan  ini  dapat  dilihat  pada Lampiran  1.  Hasil  desaian  rangkaian  sistem alat  ukur  suhu  dan  kelembaban  dapat  dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Hasil Desain Rangkain Elektronika Sistem Alat Ukur Suhu
Rangkaian  catu  daya  berfungsi  untuk mensuplai  tegangan  dan  arus  keseluruh rangkaian  yang  ada.  Rangkaian  catu  daya  ini dibuat  dengan  tegangan  keluaran  5  volt. Tegangan  5  volt  ini  digunakan  untuk menghidupkan sistem minimum mikrokontroler,  modul  sensor  SHT75  dan LCD. Rangkaian catu  daya ini terdiri  dari  dua sumber  yaitu  PLN  dan Battery,  transformator stepdown, dioda, capasitor, regulator tegangan 5 Volt (LP2950) serta sebuah relay . Transformator stepdown berfungsi menurunkan  tegangan  PLN  dari  220  volt  AC menjadi  6  volt  AC,  kemudian  tegangan  6  volt AC  akan  disearahkan  oleh  4  buah  dioda, selanjutnya  6  volt    DC      akan    difilter  oleh kapasitor    2200    µF.    Regulator    tegangan    5 volt  (LP2950)  digunakan  agar  keluaran  yang dihasilkan    tetap    5    volt. Relay berfungsi untuk  mengaktifkan  salah  satu  sumber  yang dibutuhkan. Rangkaian catu daya ini dirancang agar  bisa  aktif  setiap  saat  walaupun  dalam kondisi PLN mati. Catu daya akan menggunakan  battery  sebagai  sumber  pada saat  PLN  mati,  dengan  relay  dalam  kondisi NO,  dan  menggunakan  sumber  PLN  dengan relay dalam kondisi NC.
Rangkaian sistem minimum mikrokontroler berfungsi untuk   mengaktifkan kerja mikrokontroler Atmega32.
Mikrokontroler Atmega32 bertugas melakukan proses  deteksi  data  masukan,  mengolah    data dan    mengatur    keluaran    sesuai    dengan fungsi  sistem  yang dikehendaki.
Rangkaian  pembangun  sistem  alat  ukur suhu  ini  dilengkapi  dengan  Real  Time  Clock (RTC)  yaitu  rangkaian  jam  digital  yang berfungsi  untuk  mencatat  waktu  dan  tanggal penyimpanan data secara real time . Rangkaian ini  dibangun  oleh  sebuah  IC  DS1307,  crystal 32,768 MHz dan resistor.
2. Spesifikasi Desain Alat Ukur
a. Ketepatan Pengukuran Suhu
Ketepatan  pengukuran  pada  sistem  alat ukur  ini  yaitu  dengan    membandingkan  hasil pengukuran  dari  sistem  alat  ukur  dengan  alat ukur standar.  Pengambilan data suhu oleh alat ukur  dilakukan  bersamaan  dengan  waktu pengukuran alat ukur standar. Melalui perhitungan  dapat  ditentukan  nilai  rata-rata, persentase  kesalahan,  ketepatan  relatif  dan persentase ketepatan.
Perhitungan  nilai  rata-rata,  persentase kesalahan,  ketepatan  relatif  dan  persentase ketepatan untuk pengukuran suhu dibandingkan  dengan  alat  ukur  yang  ada  di Stasiun  GAW  Koto  Tabang  Bukittinggi  yaitu Instrumen Hobo.
Berdasarkan  analisis  data  alat  ukur dibandingkan dengan Instrumen Hobo didapatkan grafik seperti pada Gambar 9.
Gambar 9. Grafik Hubungan Hasil Pengukuran Suhu dengan Persen Kesalahan Dibandingkan dengan Instrumen Hobo
Grafik  Gambar  9  diperoleh  persamaan Y=0,036x+0,377,  Y  adalah  persen  kesalahan dan X adalah  hasil pengukuran oleh alat ukur. Dari  grafik  dapat  dilihat  persentase  kesalahan sistem alat ukur berkisar antara  0,01% sampai dengan  2,31%  dengan  persentase  kesalahan rata-rata 1,07%.
Gambar 10. Grafik Hubungan Hasil Pengukuran Suhu dengan Ketepatan Relatif dibandingkan alat ukur standar
Gambar  10  merupakan  grafik  hubungan alat  ukur  dengan  persentase  ketepatan.  Pada grafik  diperoleh  persamaan  Y=-0,000x+0,996, dimana Y adalah ketepatan relatif dan x adalah hasil  pengukuran  alat  ukur.  Pada  grafik  dapat kita  lihat  ketepatan  relatif  alat  ukur  berkisar antara  0,976  sampai  dengan  0,999  dengan ketepatan  relatif  rata-rata  0,989.  Sedangkan persentese  ketepatan  alat  ukur  berkisar  antara 97,68%  sampai  99,98%  dengan  persentase ketepatan rata-rata sistem 98,93%.

## b. Ketelitian Pengukuran Suhu
Untuk  menentukan  ketelitian  pengukuran ini,  dilakukan  pengukuran  berulang.  Setiap variasi  suhu  dilakukan  pengukuran  sebanyak 10  kali  pengukuran.  Berdasarkan  pengukuran dapat  ditentukan  nilai  rata-rata,  standar deviasi, persentase simpangan dan ketelitian.
Ketelitian pengukuran suhu  dari alat ukur ini  diperoleh  dengan  mengukur  suhu  pada waktu  yang  sama,  disini  waktu  pengukuran ditetapkan  setiap  10  menit  dengan  ketentuan melakukan  pengukuran  berulang  sebanyak  10 kali  pengukuran  pada  setiap  menitnya. Pengambilan  data  dilakukan  dari  jam  07:00 sampai jam 07:40. Ketelitian pengukuran suhu dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Ketelitian pengukuran suhu
Jam Tau P  T KR (%) 7:00 26,51 0,999 0,008 0,033 7:10 26,48 0,999 0,014 0,056 7:20 26,29 0,999 0,028 0,107 7:30 26,78 0,999 0,024 0,092 7:40 28,41 0,999 0,014 0,049
Dari  Tabel  1  terlihat  bahwa  alat  ukur memiliki ketelitian yang tinggi untuk pengukuran  suhu  udara.  Ketelitian  rata-rata untuk 5 variasi waktu pengukuran suhu adalah 0,999  dengan  standar  deviasi  rata-rata  0,018 dan kesalahan relatif rata-rata 0,067%.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan baik  secara  grafik  maupun  statistik  dapat memberikan  hasil  penelitian  yang  sesuai dengan  tujuan  penelitian.  Adapun    hasil penelitian  yang  diperoleh  yaitu  spesifikasi performansi  sistem  alat  ukur  dan  spesifikasi desain sistem alat ukur.
Adapun  prinsip  kerja  dari  alat  ukur  suhu dan  kelembaban  berbasis  digital  dengan  data tersimpan  ini  adalah,  berawal  dari  modul sensor  SHT75  ini  mengindera  suhu.  Modul sensor SHT75 ini keluaranya sudah digital dan terkalibrasi,  sehingga  tidak  memerlukan  ADC (Analog to Digital Converter) untuk berkomunikasi  dengan Mikrokontroler. Sistem alat  ukur  ini  menggunakan  mikrokontroler ATMEGA32  untuk  mengolah  masukan  dari sensor.  Hasil  pengukuran  akan  ditampilkan  di LCD,  sehingga  bisa  dilihat  secara  manual kondisi  suhu  pada  saat  alat  ukur  sedang beroperasi. Alat ukur ini mempunyai catu daya ganda  dengan  sistem  relay,  prinsipnya  pada saat  PLN  nyala  sistem  menggunakan  PLN, tetapi  jika  terjadi  pemutusan  arus  listrik  relay akan mengaktifkan batery , sehingga pengukuran masih tetap bisa dilanjutkan.
Real  time  clock DS1307  digunakan sebagai  pencatat  waktu  selama  pengukuran dan  penyimpanan data.  Sebagai media penyimpanan  data  menggunakan  EEPROM internal  mikrokontroler  ATMEGA32  yang berkapasitas 2 KB. Kapasitas EEPROM 2 KB ini  mampu  menyimpan  data  selama  24  jam dengan  selang  waktu  pengukuran  setiap  30 menit. Hasil penyimpanan data pada EEPROM ini  akan  di  download  melalui  RS232 kekomputer. Data tersimpan pada alat ukur ini ditampilkan dalam file dengan format txt.
Pengujian  alat  ukur  ini  dilakukan  dengan membandingkannya  dengan  alat  ukur  standar. Alat  ukur  ini  di  uji  di  Stasiun  GAW  Koto Tabang  Bukittinggi.  Alat  ukur  diuji  dan  di bandingkan dengan  alat ukur standar yang ada di Stasiun GAW, yaitu Instrumen Hobo.
Dilihat  dari  spesifikasi  disain  alat  ukur ini,  diperoleh  ketepatan  yang  cukup  tinggi dengan  persentase  penyimpangan  yang  kecil baik  untuk  pengukuran  suhu,  sesuai  dengan
hasil analisis pengukuran. Sedangkan dari segi ketelitian alat ukur ini juga memiliki ketelitian yang  tinggi,  hal  ini  di  tandai  dengan  standar deviasi  yang  kecil.  Berdasarkan  analisis  yang diperoleh  alat  ukur  ini  layak  digunakan  dan telah  memenuhi  standar,  karena  kesalahan pengukuran  kurang  dari  5%.  Alat  ukur  ini dapat digunakan pada laboratorium Fisika, dan Stasiun  BMKG  sebagai  tambahan  referensi dalam pengamatan parameter cuaca.
Ada  beberapa  kendala  dalam  penelitian ini  antara  lain  penyimpanan  data  pada EEPROM yang berkapasitas kecil  yaitu 2 KB, dimensi  desain  yang  besar,  catu  daya  baterai yang  masih  rendah.  Permasalahan  ini  dapat diatasi  dengan    melakukan    penelitian  tindak lanjut untuk mengembangkan dengan menggunakan SDCard yang mempunyai kapasitas  yang  lebih  besar,  dan  untuk  dimensi yang  besar  agar  menggunakan  tipe  komponen elektronika  SMD  yang  ukurannya  lebih  kecil sehingga  bisa  efiensi  terhadap  ruang.  Catu daya  baterai  agar  dilengkapi  dengan  sistem charger agar  pada  saat  arus  PLN  digunakan baterai otomatis di cas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  analisis terhadap  besaran  fisika  yang  ada  pada  alat ukur  suhu  dan  kelembaban  berbasis  digital dengan  data  tersimpan  ini  dapat  dikemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu:
1. Hasil spesifikasi performansi alat ukur suhu udara  ini  terdiri  dari casing alat  ukur  yang merupakan  ruang  diletakkanya  rangkaian elektronika  pembangun  sistem  alat  ukur. Rangkaian  elektronika  pembangun  sistem alat  ukur  ini  terdiri  dari  modul  sensor SHT75, rangkaian minimum
mikrokontroler
Atmega32, rangkaian realtime  clock DS1307,  rangkaian  RS232, modul  LCD  dan  catu  daya  teregulasi  yang dilengkapi  dengan  sistem  relay.  Modul sensor  SHT75  diletakkan  diluar  casing untuk menghindari radiasi rangkaian sistem agar pengukuran lebih akurat.
2. Hasil spesifikasi desain alat ukur ini  adalah sebagai berikut :
a. Ketepatan  dari  sistem  alat  ukur  ini cukup  tinggi  yaitu  persentase  kesalahan rata-rata  1,07%,  dengan  persentase ketepatan rata-rata sistem 98,93%.
b. Ketelitian rata-rata dari sistem pengukuran juga cukup tinggi. Ketelitian  rata-ratanya  adalah  0,999 dengan  standar  deviasi  rata-rata  0,018 dan kesalahan relatif rata-rata 0,067%,

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Atmel. 2011. 8-bit AVR® Microcontroller  with  32  KB  In-System Programmable Flash. Orchard Parkway
: USA
[2]. Balch,  Mark.  2003. Complete  Digital Design . The McGraw-hill Companies,Inc. [3]. Eko  Putra,  Agfianto.  2002. Belajar
Mikrokontroler  AT89C51/52/55  (Teori dan Aplikasi . Gava Media : Yogyakarta
[4]. Lakitan,  Benyamin.2002. Dasar-dasar Klimatologi . Rajawali Pers, Jakarta
[5]. Mardiana,  Jeanny.  2005. Data  Storage Technology . Universitas Indonesia.
[6]. Maxim  Semiconductor.  2008. DS1307 64  x  8,  Serial,  I2C  Real-Time  Clock .  ( Di Akses tanggal 5 februari 2013 ) [7]. Nuryadi, 2011. Dasar-dasar Klimatologi . Pusdiklat BMKG [8]. Sensirion,  2011. Datasheet  SHT7x (SHT71, SHT75) Humidity and Temperature Sensor IC . www.sensirion.com  (Di  Akses  tanggal
11 oktober 2012)
[9]. Withamana,  Acta.  2009. Rancang Bangun  Perekam  Data  Kelembaban Relatif  dan  Suhu  Udara  Berbasis Mikrokontroler. FPIK IPB : Bogor.