Hal 576−589 http://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/jurikom

## Perancangan Sistem Monitoring Tetes dan Kapasitas Cairan Infus Kamar Pasien Menggunakan ESP8266 Berbasis Website dengan Framework Laravel
Mahesa Putra Baskoro Cahyo Ramadhan 1 , Uyock Anggoro Saputro 2,*
Program Studi Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia Email: 1 baskorocr@gmail.com, 2,* uyock@amikom.ac.id Email Penulis Korespondensi: uyock@amikom.ac.id Submitted 22-03-2023 ; Accepted 30-04-2023 ; Published 30-04-2023

## Abstrak
Beban  kerja  perawat  yang  berlebihan  akan  terjadi  kesalahan  dalam  menjalankan  tugasnya,  termasuk  pada  saat  pemberian  infus. Telatnya penggantian cairan infus berakitbat fatal bagi pasien, oleh karena itu diperlukan sistem dalam memonitoring. Maksud dan tujuan dalam penelitian ini ialah Merealisasikan program sistem monitoring tetes dan kapasitas cairan infus kamar pasien pada alat dengan menggunakan pemrograman Arduino IDE dan website dengan framework laravel. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode eksperimen pada Mikrokontroler NodeMCU ESP8266, Sesnor Correlation Photoelectric Speed Countt (LM393), OLED 168x64, Push Button dan sensor Load Cell . Penelitian eksperimen pun dilakukan pada perancangan perangkat lunak  sistem  alat  ataupun  pada sistem  monitoring.  Peneliti  menggunakan  rumus galat  persentase  dalam  mencari  tingkat  error dari sensor. Adapun hasil temuan error pada sensor Correlation Photoelectric Speed Count yang dilakukan sebanyak 5x didapat error galat sebesar 0.56%, serta pada sensor Load Cell didapat error galat sebesar 0.27%. Pada hasil pengujian keseluruhan sistem yang dibangun didapatkan hasil persentase sebesar 100%. Dari hasil pengujian sensor Correlation Photoelectric Speed Countt dan load cell bekerja dengan baik pada NodeMCU yang telah dipogram. Hal ini dibuktikan pada pengujian alat selama 1 jam dengan set faktor b erat load cell yang telah ditentukan yang dimana sensor Correlation Photoelectric Speed Countt dapat membaca tetes cairan infus secara baik yaitu value tpm akan menurun secara perlahan sesuai dengan waktu tetesan yang turun dikarenakan udara yang ada didal am kantong cairan infus terus berkurang, serta bergeraknya dan adanya sumbatan pada jarum infus set. Selain itu, berat dari kantong infus akan terus berkurang saat pemberian cairan infus pada pasien berlangsung.
Kata Kunci: Mikrokontroler; ESP8266; Cairan Infus; Sistem Monitoring; Website

## Abstract
Excessive nurse workload will result in errors in carrying out their duties, including during infusion. Late replacement of infusion fluids can be fatal for the patient, therefore a monitoring system is needed. The aims and objectives of this research are to realize the drip monitoring system program and patient room infusion capacity on the device using the Arduino IDE programming and website with the  Laravel  framework.  This  research  used  qualitative  research  with  experimental  methods  on  the  NodeMCU  ESP8266 Microcontroller,  Photoelectric  Speed  Count  Correlation  Sensor  (LM393),  168x64  OLED,  Push  Button  and  Load  Cell  sensors. Experimental research was also carried out on the design of tool system software or on the monitoring system. Researchers use the percentage error formula to find the error rate of the sensor. The results of error findings on the Correlation Photoelectric Speed Count sensor which were carried out 5 times obtained an error error of 0.56%, and on the Load Cell sensor an error error of 0.27% w as obtained. In the results of testing the entire system that was built, the percentage results were 100%. From the test results, the Correlation Photoelectric Speed Count sensor and load cell work well on the programmed NodeMCU. This is proven in testing the tool for 1 hour with a set load cell weight factor that has been determined where the Correlation Photoelectric Speed Count sensor can read the drops of infusion fluids properly, namely the tpm value will decrease slowly according to the time the drops drop due to the air inside. bags of infusion fluids continue to decrease, as well as movement and blockages in the infusion set needles. In addition, the weig ht of the infusion bag will continue to decrease as the infusion of fluids to the patient progresses.
Keywords: Microcontroller; ESP8266; Infusion Liquid; Monitoring System; Website

## 1. PENDAHULUAN
Perawat adalah petugas kesehatan yang tidak kalah penting perannya seperti dokter, perawat memegang peran penting untuk mendukung dalam proses penyembuhan pasien. Perawat diberi tugas tanggung jawab dan berwenang secara penuh untuk  melaksanakan  pelayanan  keperawatan  kepada  masyarakat  pada  sarana  kesehatan.  Tugas  tersebut  meliputi peningkatan  derajat  kesehatan,  pencegahan  penyakit,  penyembuhan  dan  pemulihan  kesehatan  dengan  menggunakan pendekatan proses keperawatan [1].
Beban kerja perawat yang berlebihan memicu kenaikan angka kematian pasien di rumah sakit [2][3]. Beban kerja perawat yang berlebihan kemungkinan akan terjadi kesalahan perawat dalam menjalankan tugasnya dikarenakan jumlah perawat  yang  tidak  seimbang  pun  dapat  memunculkan  permasalahan  dalam  menjalankan  tugasnya  terutama  dalam pemberian dan pengecekan layanan pada pasien.
Penggunaan pada cairan infus intravena (intravenous fluid infusion) membutuhkan pengawasan (monitoring) yang ketat  serta  peresepan  yang  tepat  [4][5].  Pasalnya  pemberian  infus  yang  tidak  sesuai  dengan  aturannya  akan  langsung berdampak  buruk  serta  komplikasi  kepada  pasien  [6][7].  Penyesuaian  tetes  cairan  dan  pemasangan  infus  harus diperhatikan dengan baik dan teliti melalui rumus tetes permenit yang ada dalam kesehatan. Dalam menghitung volume tetes yang diberikan kepada pasien, perawat menggunakan rumus penghitungan tetes permenit (TPM)  [8][9].
Keterlambatan pemberian maupun penggantian cairan infus yang sudah habis dapat menyebabkan darah tertarik ke  atas  melalui  selang  infus  yang  terpasang  melalui  jarum  infus  yang  ditusukan  pada  pembuluh  vena  pasien,  hal  ini
Hal 576−589 http://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/jurikom
dikarenakan adanya perbedaan tekanan udara pada kantong infus. Selain tertariknya darah ke atas melalui selang infus, telatnya penggantian cairan infus yang sudah habis dapat menyebabkan juga masuknya gelembung udara yang terdapat pada  kantong  infus  ke  dalam  pembuluh  darah  vena  (Emboli).  Masuknya  gelembung  udara  ini  dapat  menyebabkan kematian  dikarenakan  peredaran  darah  terhambat  dan  oksigen  yang  dibutuhkan  tidak  dapat  disalurkan  dengan  baik melalui darah, dikarenakan kekurangan oksigen tersebutlah yang dapat menyebabkan kematian [10].
Latar  belakang  yang  terjadi  pada  penelitian  kali  ini,  telah  diangkat  oleh  peneliti  sebelumnya  dengan  beberapa komponen serta media penampilan data yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukankan oleh Tia Sentia Destiana yang berjudul  “ALAT  MONITORING  INFUS  BERBASIS  MIKROKONTROLER  AT  MEGA  2560”.  Penelitian  ini menggunakan mikrokontroler Arduino Mega 2560 dengan menggunakan beberapa sensor seperti sensor warna, sensor Load Cell , GSM Shield, dan liquid crystal display 16x2 (LCD). Alat membaca berat kantong infus dan lalu akan mengirim data  berat  tersebut  dengan  SMS  kepada  perawat.  hasil  perhitungan  dari  sensor Load  Cell dan  sensor  warna  akan ditampilkan melalui LCD 16x2 [11].
Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anton Yudhana, Marta Dwi Darma Putra. Penelitian ini  menggunakan  mikrokontroler  Arduino  Uno,  sensor  photodiode,  serta  modul  Bluetooth  HC-06.  Alat  dapat mentransmisikan data hasil konversi sisa cairan infus dari Arduino ke smartphone android. Jika sisa cairan infus sudah berada pada 50 mL, maka alat akan mengirimkan pemberitahuan pada smartphone android [12].
Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rini Maharani, Abdul, Muid, Uray Ristian Penelitian ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno, Ethernet Shield, sensor LED dan photodiode, sensor Load Cell dan modul HX711, serta antarmuka berbasis website. Alat mentransmisikan data hasil konversi volume cairan serta  pendeteksian kecepatan tetesan infus pada website melalui Ethernet shield, perawat dapat memonitoring secara real time volume cairan infus yang digunakan pasien [13].
Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Ali Muzar, Yuliza. Penelitian ini menggunakan mikrokontroler  Arduino  Uno,  sensor  optocoupler,  led,  serta  modul  wireless  NRF24L02  2,4  Ghz.  Alat  tersebut  dapat mentransmisikan data pendeteksian tetes cairan infus dengan menggunakan wireless NRF24L02 2,4 Ghz yang selanjutnya ditampilkan secara real time pada aplikasi LabVIEW 2013 [14].
Penelitian  selanjutnya  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Siti  Nur  Khasanah,  Maisyaroh,  Ade  Nugraha, Mohamad Ulinnuha. Penelitian ini menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP8255, sensor IR obstacle dan buzzer. Mikrokontroler  NodeMCU  berfungsi  sebagai  pengirim  data  ke  firebase  sedangkan  Sensor  IR  yang  ada  pada  alat  ini berfungsi untuk mendeteksi tetesan laju infus dan buzzer berfungsi untuk memberikan peringatan bunyi saat volume infus berkurang dari nilai yang dikonfigurasi [15].
Pada penelitan terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Latief Cahyo Asyari, Aris Budiman. Penelitian ini menggunakan dua mikrokontroler yaitu Arduino Uno dan NodeMCU ESP8266, serta beberapa sensor yaitu sensor Load Cell , sensor warna dan LCD I2c dan Buzzer. Alat ini menggunakan Blynk untuk memonitoring kondisi cairan infus dan juga pemantauan pengurangan dari sensor-sensor yang terpasang melalui smartphone [16].
Penelitian-penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  dalam  meminimalisir  adanya  permasalahan  dan  resiko yang terjadi akibat habisnya cairan infus serta keterlambatan Perawat dalam menangani hal tersebut, maka diperlukannya sebuah alat yang memiliki fungsi dapat mengetahui kapasitas volume cairan infus dan dapat mengetahui tetes per menit dari  cairan infus yang keluar dari  kantong infus  dengan menggunakan ESP8266. Alat yang dibuat dapat  terhubung ke Database web yang dibuat khusus untuk penyimpanan data pengukuran kapasitas cairan dan tetes infus, sehingga hasil dari data tersebut dapat dilihat melalui website untuk dimonitoring.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Alur Penelitian
Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen, dimana proses yang dilakukan ialah membuat suatu alat dan sistem monitoring tetes dan kapasitas cairan infus serta mengetahui pengaruh tingkat error terhadap alat yang sudah dibangun [17][18][19]. Alur penelitian digunakan peneliti sebagai langkah-langkah dasar yang dijadikan  peneliti  dalam  membuat  Sistem  Monitoring  Tetes  dan  Kapasitas  Cairan  Infus  Kamar  Pasien  Menggunakan ESP8266 Berbasis Website.  Adapun gambaran umum alur penelitian ini dapat dilihat pada gambar  1. Alur penelitian dibawah.
Hal 576−589 http://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/jurikom
Gambar 1 . Alur Penelitian

## 2.2 Perencanaan
a. Perumusan Topik Masalah
Dalam perumusan topik masalah, peneliti mengumpulkan permasalah melalui beberapa sumber baik pada jurnal- jurnal yang diterbitkan, buku, ataupun skripsi yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Selain hal tersebut, peneliti pun mengumpulkan permasalahan melalui artikel berita dan artikel yang memiliki sumber terpercaya.  Adapun permasalahan yang sudah di dapat, selanjutnya peneliti menganalisa terkait data-data yang telah didapatkan tersebut.
b. Penentuan Judul
Berdasarkan data-data yang telah dilakukan analisa pada objek penelitian yang memiliki keterkaitan permasalahan yang diteliti, maka penulis menetapkan judul penelitian yang sesuai yaitu “Sistem Monitoring Tetes dan Kapasitas Cairan Infus Kamar Pasien Menggunakan ESP8266 Berbasis Website”.

## c. Penentuan tujuan Penelitian
Adapun kegiatan penentuan tujuan pada penelitian ini, yaitu menjelaskan tentang apa yang sebenarnya akan diraih serta dihasilkan dari penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan penelitian ialah Merealisasikan program sistem monitoring tetes dan kapasitas cairan infus kamar pasien pada alat.

## 2.3 Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Teknik  pengumpulan  data  dengan  langsung  terjun  ke  lapangan  (observasi)  ke  berbagai  tempat  yang  memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti puskesmas, rumah sakit dan beberapa klinik yang mekakukan rawat inap pada pasien di sekitar daerah Yogyakarta dan Wonosobo, Jawa Tengah untuk mengetahui mengenai teknis-teknis yang dibutuhkan untuk dijadikan bahan penelitian.
b. Studi Literatur
Metode  pengumpulan  data  ini  berkaitan  dengan  mengumpulkan  beberapa  literatur  yang  mimiliki  keterkaitan pemanfaatan teknologi  mikrokontroler, jurnal, paper serta sumber bacaan seperti buku-buku yang sesuai  dengan judul penelitian.

## 2.4 Analisa Kebutuhan Sistem
Tahap  analisa  dalam  penelitian  sangat  diperlukan  dalam  mendeskripsikan  kebutuhan  yang  akan  diterapkan,  dalam membangun  sistem  [20].  Analisa  kebutuhan  sistem  yang  digunakan  adalah  kebutuhan  fungsional  dan  non-fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang mencangkup proses-proses atau layanan yang harus disediakan oleh sistem,  seperti  bagaimana  sistem  harus  beraksi  pada  situasi  tertentu  dalam  melayani  pengguna  atau  user.  Sedangkan kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku sistem. Kebutuhan non-
Hal 576−589 http://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/jurikom
fungsional biasa disebut juga sebagai batasan layanan ataupun fungsi yang ada pada sistem. Pada analisa kebutuhan sistem ini, peneliti menetapkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional seperti berikut: a. Kebutuhan fungsional
1. Login admin.
2. Dashboard admin.
3. Dapat menambahkan dan juga menghapus alat.
4. Dapat menampilkan alat.
5. Dapat menampilkan data monitoring tetes permenit, kapasitas, status dan prediksi dari alat.
6. Dapat mengupdate data pengguna alat melalui kode alat.
b. Kebutuhan non fungsional
1. Dapat mengupdate data monitoring secara real time .
2. Dapat memberikan peringatan berupa bunyi ketika alat mendeteksi cairan akan habis dan akan berhenti jika cairan diganti.

## 2.5 Analisa Bahan yang Dibutuhkan Sistem
Dalam proses pembuatan alat yang digunakan untuk penelitian skripsi ini, penulis menggunakan beberapa bahan dalam pengerjaannya. Berikut ini merupakan alat-alat yang digunakan pada proses pembuatan alat dapat dilihat pada tabel 1. Bahan yang digunakan .
Tabel 1. Bahan yang digunakan No Nama Bahan Jumlah 1. NodeMCU (ESP8266) 1 2. Sensor Load Cell 1 3. Modul HX711 1 4. Sensor Correlation Photoelectric Speed Countt (LM393) 1 5. OLED 1.3” 128x64 1 6. Timah 1 7. Flux AMTECH 1 8. Kabel Jumper 3 (1 Meter) 9. Pin Header Male 1 10.  Pin Header Female 1 11.  PCB Project bolong 1 12.  Tiang Infus 1 13.  Cairan Infus 1 14.  Infus Set 1 15.  Kabel USB Micro 1 16.  Access Point 1 17.  Box Plastik 1 18.  Push Button 1

## 2.6 Perancangan Sistem
Sistem monitoring yang akan dibuat bekerja dengan meletakan alat pada tiang infus yang telah terpasang kantong cairan infus.  Sensor  akan  membaca  terkait  tetes  permenit  (TPM)  dan  berat  kantong  cairan  infus sebagai indikator  kapasitas infus. Setiap alat yang sudah terpasang pada tiang infus dan kantong cairan infus akan terhubung melalui jaringan wifi lokal untuk  mengirim data  tetes permenit  (TPM) dan kapasitas  cairan infus beserta status dari  kondisi  kantong  cairan infus ke website yang dikonfigurasi Database nya. Perancangan sistem akan ditampilkan pada gambar 2. Gambaran umum sistem
Gambaran umum yang dibuat merupakan gambaran yang diambil berdasarkan teknis kerja keseluruhan rangkaian komponen. Berdasarkan gambaran umum diatas dapat diketahui bahwa alat akan mengirimkan data menggunakan mode transmisi wireless yang tehubung pada access point yang sama dengan website yang dibangun. Data yang dikirimkan ke website akan disimpan terlebih dahulu ke database dan selanjutnya akan ditampilkan pada website yang dapat diakses melalui end device klien.

## 2.7 Perancangan Perangkat keras
Pada tahapan perancangan hardware ini, seluruh komponen yang sudah disiapkan akan digunakan untuk perancangan. Pada perancangan pertama yaitu Load Cell , Load Cell sendiri menggunakan modul HX711 pada NodeMCU ESP8266 untuk pembacaan berat dari kapasitas cairan infus akan menggunakan pin D6 dan D7 sebagai pin pembaca data dan clock yang akan dikirimkan oleh modul HX711 ke NodeMCU ESP8266, serta menggunakan VCC 3.3 V untuk dayanya. Sensor Load Cell akan dihubungkan ke modul HX711 sesuai dengan pin warna yang tertera pada modul HX711. Peletakan sensor ini berada di  atas tiang infus, hal  ini bermaksud sensor Load Cell diimplementasikan sebagai  timbangan dari  kantong cairan infus yang akan dipasang.
Pada  perancangan  yang  kedua  yaitu  sensor Correlation  Photoelectric  Speed  Countt ke  NodeMCU.  Sensor  ini berfungsi untuk pembacaan tetes cairan infus yang mengalir pada infus set. Perancangan ini menggunakan pin D5 pada NodeMCU dengan VCC 3.3 V, teknis dalam pembacaan tetes infus dengan menggunakan signal Low untuk setiap tetes yang yang lewat pada sensor.
Selanjutnya yang ketiga adalah perancangan OLED 128x64 pada NodeMCU. Perancangan ini bermaksud untuk menampilkan data yang telah diolah NodeMCU. Pin D2 dan pin D1 pada perancangan ini menghasilkan address 0x3c, address akan digunakan untuk kebutuhan I2C pada komponen. Sedangkan untuk perancangan daya NodeMCU untuk alat sistem monitoring  menggunakan pin  VIN dengan tegangan 5V. Pin  VIN dari  NodeMCU dapat  menampung  tegangan sampai dengan 9V, dikarenakan adanya pertimbangan tentang ketahanan alat dalam menerima tegangan yang maksimum. Perancangan yang terakhir adalah perancangan button pada NodeMCU. Perancangan ini akan menggunakan pin D3. Push button pada perancangan hardware ini berfungsi untuk meriset data tetes permenit (TPM) yang diolah mikrokontroler. Penggunaan  push button ini  digunakan  dalam  menunjang  kebutuhan  kinerja  program  yang  dibuat dikarenakan  sensor tidak  dapat  secara  otomatis  meriset  value  yang  dikelola  ketika  infus  tidak  digunakan  dan  ingin  digunakan  kembali. Perancangan perangkat keras akan ditampilkan pada gambar 3. Rangkaian keseluruhan hardware dibawah.
Gambar 3. Rangkaian Keseluruhan Hardware

## 2.8 Perancangan Umum Desain Alat
Perancangan umum desain alat merupakan perancangan desain keseluruhan alat yang akan diimplementasikan pada kantong infus dan set infus untuk membaca kapasitas kantong infus dan laju tetes cairan infus. Perancangan umum alat akan ditampilkan pada gambar 4. Desain umum Alat.
JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) , Vol. 10 No. 2, April 2023 e-ISSN 2715-7393 (Media Online), p-ISSN 2407-389X (Media Cetak) DOI  10.30865/jurikom.v10i2.5992 Hal 576−589
http://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/jurikom

## 2.9 Perancangan Software
Pada tahapan perancangan software ini, memiliki tujuan agar sistem yang dirancang dapat beroperasi dan dapat digunakan sesuai  dengan  perintah-perintah  yang  telah  ditetapkan  dan  dapat  menghasilkan  rancangan  yang  memenuhi  kebutuhan sesuai  ketetapan  yang  sudah  ada  pada  tahap  analisa.  Perancangan  software  berfokus  pada  alat  dan  sistem  monitoring berbasis website dengan menggunakan framework laravel. Adapun perintah-perintah yang ditetapkan akan berpacu pada flowchart algoritma sistem. Flowchart algoritma sistem akan ditampilkan pada gambar 5 Flowchart algoritma sistem.
Gambar 5. Flowchart Algoritma sistem
Tahap perancangan software ini pun merupakan bagian terpenting pada perancangan sistem monitoring. Adapun pada tahapan ini akan menggunakan Arduino IDE versi 2.0.0 dan Framework Laravel 8. Arduino IDE merupakan editor dan compiler yang akan digunakan penelitian dalam membuat, mengcompile, serta mengupload code yang telah dibuat. Sedangkan Laravel 8 adalah Framework Bahasa pemrograman PHP yang akan digunakan untuk membuat website.
Dalam pembuatan website monitoring bertujuan sebagai memenuhi kebutuhan sistem pada alat yang telah dibuat. Adapun pada perancangan website ini terdiri atas beberapa page, diantaranya yaitu page home monitoring, home admin, login, tambah alat, update data pasien, daftar alat, register admin.

## 2.10 Pengujian Hardware
a. Pengujian Sensor Correlation Photoelectric Speed Countt dan Load Cell
Dalam pengujian sensor Correlation Photoelectric Speed Countt dan sensor Load Cell , hal yang perlu diperhatikan pertama  kali  adalah  apakah  sensor  dapat  berfungsi  secara  normal  menggunakan  code  yang  sesuai  kebutuhan  sistem. Pengujian akan tersaji pada gambar 6. Uji Correlation Photoelectric, gambar 7. Uji Load Cell .
Gambar 6. Uji Sensor Correlation Photoelectric Gambar 7. Uji Load Cell
Pada sensor Load Cell dalam proses kalibrasi  sensor, peneliti memutuskan untuk mengeset  berat kantong  infus sesuai komposisi cairan ringer lactate pada gambar 2.9 diatas, dengan berat 0.505 kg atau sama dengan 505 g dan untuk
JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) , Vol. 10 No. 2, April 2023 e-ISSN 2715-7393 (Media Online), p-ISSN 2407-389X (Media Cetak) DOI  10.30865/jurikom.v10i2.5992 Hal 576−589
http://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/jurikom
set factor calibration yang didapat adalah -237425. Sedangkan pada sensor Correlation Photoelectric Speed Count ketika fungsionalitas sensor dapat membaca dengan baik objek cairan yang melewati sensor serta telah dapat memuncul value, langkah pengujian selanjutnya adalah validasi value dengan rumus yang sudah ada. Pengujian berpacu pada tetes permenit (TPM) yang dihasilkan oleh sensor yaitu 52.7. Validasi sensor akan disajikan dibawah:
𝑇𝑃𝑀 = 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑡𝑒𝑠 .𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 60 .𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛(𝑗𝑎𝑚) (1)
52.7 = 20 .500 60 .𝑥
𝑥 = 20 .500 60 .52.7 = 10000 3162 = 3.2 𝑗𝑎𝑚
𝑇𝑃𝑀 = 20 .500 60 .  3.2 𝑗𝑎𝑚 = 10000 192 = 52
b. Pengujian OLED 128x64 dan Button
Dalam pengujian oled 128x64 dan button , dalam pengujian ini OLED harus dapat menampilkan data tetes permenit (TPM) dan kapasitas. Pada button yang digunakan harus dapat berfungsi secara normal sebagai komponen untuk trigger function riset tetes permenit (TPM) . Pengujian akan disajikan pada gambar 7. Uji oled dan gambar 8. Uji button .
Gambar 7. Uji Oled Gambar 8. Uji button
c. Pengujian
Pengujian Power Supply memiliki tujuan agar tegangan yang masuk pada board NodeMCU dapat mengakomodir kebutuhan  tegangan  komponen-komponen  yang  terhubung  pada  pin-pin  NodeMCU. Pada  perancangan hardware ,  pin yang digunakan adalah pin VIN. Pin VIN ini memiliki dapat memuat tegangan 3.3V sampai 5V. Dalam kondisi tertentu, penggunaan  pin  yang  sangat  banyak  dapat  menyebabkan  NodeMCU  tidak  dapat  mengakomodir  tegangan  secara menyeluruh  ke  komponen  yang  terhubung  pada  pin  NodeMCU.  Dikarenakan  hal  tersebut  diperlukannya  penyesuaian terhadap  tegangan  yang  stabil  sehingga  dapat  keseluruhan  board  mengakomodir  tegangan  terhadap  komponen  yang terhubung  pada  pin  NodeMCU.  Penggunaan  tegangan  5V  menjadi  opsi  yang  sesuai  apabila  banyak  komponen  yang terhubung pada pin NodeMCU.

## 2.11 Pengujian Software
a. Pengujian Fungsionalitas Database
Dalam  pengujian  fungsionalitas Database bertujuan  untuk  mengetahui  dan  membuktikan  apakah  alat  dapat berfungsi  secara  normal.  dengan  mengirimkan  data-data  yang  telah  diproses  oleh  mikrokontroler  ke  dalam Database melalui jaringan wireless selama 1 menit 1x. Pengujian fungsionalitas Database ini melalui serial monitor Arduino IDE dengan  membandingkan  data  yang  masuk  pada Database dengan  waktu  yang  menjadi  acuan.  Pada  gambar  2.12 merupakan gambar pengujian pengiriman data ke Database .
b. Pengujian Keakuratan Sensor load cell Pada Peringatan
Pengujian keakuratan sensor ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang dikirimkan oleh alat dapat bekerja secara akurat dikirimkan kepada Database yang nantinya akan ditampilkan pada website. Adapun pengujian peringatan sendiri dengan menggunakan skema yang ditetapkan antara lain seperti pada tabel 2. Skema peringatan sistem. Sedangkan pada gambar 9. Data pada alat dan data pada Database.
Tabel 2 . Skema Peringatan sistem Kapasitas Status Peringatan Suara >= 150 mL HIGH Tidak aktif < 150 Ml LOW Aktif
Gambar 9. Data pada alat dan data pada Database

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil Penelitian
Berdasarkan penjelasan tentang flowchart algoritma sistem, blok diagram, rangkaian perancangan keseluruhan komponen dan  perancangan  umum  desain  alat  yang  sudah  diberikan  penjelasannya  sebelumnya.  Dalam  hasil  penelitian  ini menghasilkan sebuah alat berupa sistem monitoring  tetes dan kapasitas cairan infus, sebagai  alat untuk  memonitoring cairan infus kamar pasien menggunakan ESP8266. Adapun hasil implementasi alat pada kantong cairan infus akan tersaji pada gambar 10. Alat monitoring tetes dan kapasitas infus. Sedangkan untuk website monitoring akan tersaji pada gambar 11. Website Monitoring.
Gambar 10. Alat monitoring tetes dan kapasitas infus Gambar 11. Website monitoring
a. Hasil Pengujian Sensor Correlation Photoelectric Speed Countt
Hasil pengujian sensor Correlation Photoelectric Speed Countt didapat dari pengujian sebanyak 5x dengan target tetes  permenit  (TPM)  63  serta  menggunakan  rumus  galat  persentase.  Hasil  pengujian  akan  disajikan  pada  tabel  3. pengujian galat pembacaan sensor dan juga pada gambar 12. Grafik pengujian galat pembacaan sensor.
%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = |𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥− 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡| 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 . 100 (2) Tabel 3. Pengujian galat pembacaan sensor Pengujian Ke- Target TPM Pembacaan Sensor Galat (%) 1 63 63.8 1.3 2 63 63.2 0.3 3 63 63.4 0.6 4 63 63.2 0.3 5 63 63.2 0.3 RATA-RATA GALAT (%) 0.56
Gambar 12. Grafik pengujian galat pembacaan sensor
b. Hasil Pengujian Sensor Load Cell
Pada hasil uji error pada kalibrasi pertama pada sensor dengan menggunakan set factor -213025 yang berpacu pada berat  kantong  infus secara keseluruhan yaitu 565 g. Uji  error  kalibrasi  ini akan disajikan pada table  4. Tabel  uji error kalibrasi pertama dan gambar 13. grafik uji error kalibrasi pertama dengan menggunakan rumus galat persentase.
Tabel 4. Uji error kalibrasi pertama
Pengujian ke-  Timbangan Konvensinal  Set Factor  Berat Load cell Galat (%) 1 565 g -213025 565 g 0 2 260 g -213025 261 g 0.38 3 215 g -213025 215 g 0 4 115 g -213025 115 g 0 5 100 g -213025 101 g 1 RATA-RATA GALAT (%) 0.27
Gambar 13. Grafik uji error kalibrasi pertama
Pada hasil uji kalibrasi kedua ini berpacu pada komposisi cairan yang dimiliki oleh Ringer Lactate. Ringer Late memiliki komposisi cairan 505 g dengan set factor -238635. Uji error kalibrasi ini akan disajikan pada tabel 5. Uji error kalibrasi  kedua  cairan  ringer  lactate  dan  gambar  14.  Grafik  uji  error  kalibrasi  kedua  cairan  ringer  lactate  dengan menggunakan rumus galat persentase.
Tabel 5. Uji error kalibrasi kedua cairan ringer lactate
Pengujian ke-  Timbangan Konvensinal  Set Factor  Berat Load cell Galat (%) 1 505 g -238635 505 g 0 2 200 g -238635 201 g 0.5 3 155 g -238635 155 g 0 4 55 g -238635 55 g 0 5 40 g -238635 40 g 0 RATA-RATA GALAT (%) 0.1
62,5 63 63,5 64 pengujian 1 pengujian 2 pengujian 3 pengujian 4 pengujian 5 Uji galat pembacaan sensor Target TPM Pembacaan sensor 0 100 200 300 400 500 600 pengujian 1 pengujian 2 pengujian 3 pengujian 4 pengujian 5 Uji error calibrasi pertama Timbangan Konvensinal (g)
Loadcell (g)
Gambar 14. Grafik uji error kalibrasi kedua cairan ringer lactate
Tahap uji error pada kalibrasi ketiga pada sensor, yaitu dengan menggunakan cairan sodium chloridee dengan set factor -238635. Uji error kalibrasi ini akan disajikan pada tabel 6. Uji error kalibrasi ketiga cairan sodium chloridee dan gambar 15. Grafik uji error kalibrasi ketiga cairan sodium chloridee dengan menggunakan rumus galat persentase.
Tabel 6. Uji error kalibrasi ketiga cairan sodium chloridee
Pengujian ke-  Timbangan Konvensinal  Set Factor  Berat Load cell Galat (%) 1 504 g -238635 505 g 0.2 2 204 g -238635 205 g 0.4 3 150 g -238635 150 g 0 4 55 g -238635 56 g 0.2 5 44 g -238635 44 g 0 RATA-RATA GALAT (%) 0.16
Gambar 15. Grafik uji error kalibrasi ketiga cairan sodium chloridee
Selain itu adapun hasil pengujian alat selama 1 jam dengan menggunakan set factor -238635 dan tingkat error alat 0.1% pada cairan ringer lactate dan 0.16% pada cairan sodium chloridee yang sudah didapatkan pada proses kalibrasi sensor.  Hasil  pengujian  akan  terbagi  menjadi  2,  yaitu  pada  gambar  16.  Grafik  pengujian  tetes  permenit  (TPM)  dan kapasitas Sodium Chloride dan gambar 17. Grafik pengujian tetes permenit (TPM) dan kapasitas Ringer Lactate.
0 200 400 600 pengujian 1 pengujian 2 pengujian 3 pengujian 4 pengujian 5 Uji error calibrasi kedua cairan ringer lactate Timbangan Konvensinal (g) Loadcell (g) 0 200 400 600 pengujian 1 pengujian 2 pengujian 3 pengujian 4 pengujian 5 Uji error calibrasi ketiga cairan sodium chloride Timbangan Konvensinal (g) Loadcell (g) 0 100 200 300 400 500 2 0 23 -0 1 -… 2 0 23 -0 1 -… 2 0 23 -0 1 -… 2 0 23 -0 1 -… 2 0 23 -0 1 -… 2 0 23 -0 1 -… 2 0 23 -0 1 -… 2 0 23 -0 1 -… 2 0 23 -0 1 -…
20 23- 01 -…
2 0 23 -0 1 -… 2 0 23 -0 1 -… 2 0 23 -0 1 -… 2 0 23 -0 1 -…
2 0 23 -0 1 -…
2 0 23 -0 1 -…
2 0 23 -0 1 -…
2 0 23 -0 1 -… 2 0 23 -0 1 -… 2 0 23 -0 1 -… Sodium Chloride tpm kapasitas
Gambar 17. Grafik pengujian tetes permenit (TPM) dan kapasitas Ringer Lactate
Dari  Gambar  16  dan  Gambar  17  Grafik  pengujian  tetes  permenit  (TPM)  dan  kapasitas menghasilkan data yang diharapkan yaitu kapasitas dari cairan infus akan terus berkurang seiring kebutuhan cairan pasien berlangsung. Adapun nilai TPM akan menurun secara perlahan sesuai dengan waktu tetesan yang turun dikarenakan udara yang  ada  didalam  kantong  cairan  infus  terus  berkurang  dan  serta  adanya  gangguan  terhadap  jarum  infus  set  seperti bergerak ataupun tersumbat. Data tetes permenit (TPM) yang konstan sementara dikarenakannya tidak adanya hambatan apapun pada set infus yang digunakan dan cairan.
c. Hasil Pengujian Oled
Tabel 7. Hasil pengujian oled Pengujian ke-  Keterangan penampilan data 1 Berhasil 2 Berhasil 3 Berhasil
Persentase keberhasilan = 𝑛 3 𝑥100% = 3 3 𝑥100% = 100%
d. Hasil Pengujian Button
Tabel 8. Hasil pengujian button Pengujian ke- Keterangan 1 Berhasil 2 Berhasil 3 Berhasil
Persentase keberhasilan = 𝑛 3 𝑥100% = 3 3 𝑥100% = 100%
e. Hasil Pengujian daya
Tabel 9. Hasil pengujian daya Komponen Tegangan Status NodeMCU 5V Menyala Correlation Photoelectric Speed Countt 3.3V Menyala Load cell 3.3V Menyala Oled 128x64 3.3V Menyala
0 50 100 150 200 250 300 350 400 2 0 23 -0 1 -1 4 0 9 :44 :27 2 0 23 -0 1 -1 4 0 9 :47 :27 2 0 23 -0 1 -1 4 0 9 :50 :27 2 0 23 -0 1 -1 4 0 9 :53 :27 2 0 23 -0 1 -1 4 0 9 :56 :28 2 0 23 -0 1 -1 4 0 9 :59 :28 2 0 23 -0 1 -1 4 1 0 :02 :28 2 0 23 -0 1 -1 4 1 0 :05 :28 2 0 23 -0 1 -1 4 1 0 :08 :28 2 0 23 -0 1 -1 4 1 0 :11 :28 2 0 23 -0 1 -1 4 1 0 :14 :28 20 23- 01 -14 10 :17 :29 2 0 23 -0 1 -1 4 1 0 :20 :29 2 0 23 -0 1 -1 4 1 0 :23 :29 2 0 23 -0 1 -1 4 1 0 :26 :29 2 0 23 -0 1 -1 4 1 0 :29 :29 2 0 23 -0 1 -1 4 1 0 :32 :29 2 0 23 -0 1 -1 4 1 0 :35 :29 2 0 23 -0 1 -1 4 1 0 :38 :30 2 0 23 -0 1 -1 4 1 0 :41 :30 Ringer Lactate tpm kapasitas
JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) , Vol. 10 No. 2, April 2023 e-ISSN 2715-7393 (Media Online), p-ISSN 2407-389X (Media Cetak) DOI  10.30865/jurikom.v10i2.5992 Hal 576−589
http://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/jurikom
Persentase keberhasilan = 𝑛 4 𝑥100% = 4 4 𝑥100% = 100%
f. Hasil Pengujian Website Sistem Monitoring
Tabel 10. Hasil Website Sistem Monitoring
Tugas Pengujian Pengujian ke-  Keterangan Pengujian NodeMCU ESP8266 ke Database 1 Berhasil 2 Berhasil 3 Berhasil 4 Berhasil Pengujian Penampilan Data Ke Website 1 Berhasil 2 Berhasil 3 Berhasil Pengujian Penambahan alat ke Website 1 Berhasil 2 Berhasil 3 Berhasil Pengujian Update Data Pasien 1 Berhasil 2 Berhasil 3 Berhasil Pengujian Login 1 Berhasil 2 Berhasil 3 Berhasil Pengujian Daftar Alat dan Hapus Alat 1 Berhasil 2 Berhasil 3 Berhasil Pengujian Tambah Admin 1 Berhasil 2 Berhasil 3 Berhasil
Persentase keberhasilan = 𝑛 22 𝑥100% = 22 22 𝑥100% = 100%
g. Hasil Pengujian Peringatan Website
Tabel 11. Hasil pengujian peringatan website Pengujian ke- Status Keterangan 1 HIGH Berhasil LOW Berhasil 2 HIGH Berhasil LOW Berhasil
Persentase keberhasilan = 𝑛 4 𝑥100% = 4 4 𝑥100% = 100%

## 3.2 Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya tentang hasil dari pengujian sistem monitoring tetes dan kapasitas cairan infus kamar pasien menggunakan ESP8266 berbasis website secara keseluruhan yang sudah dilakukan sehingga dapat diketahui secara terperinci mengenai informasi tentang kinerja alat yang di bangun, serta dalam gambaran umum yang dirancang dan ditetapkan sebelumnya antara alat. Pada pengujian komponen input berupa sensor Correlation Photoelectric Speed Countt dapat dilihat bahwa sensor dapat membaca tetes cairan infus, serta sensor load cell juga dapat membaca berat kapasitas cairan infus sesuai dengan NodeMCU ESP8266 yang telah diprogram dan dikalibrasi. Selain itu data tetes permenit (TPM) yang telah diolah oleh NodeMCU ESP8266 dapat direset dengan baik melalui push button , serta dapat ditampilkan datanya melalui oled 128x64.
Sensor Correlation  Photoelectric  Speed  Countt yang  telah  berhasil  membaca  tetes  cairan  infus  pun  dapat tervalidasi  dengan  rumus  tetes  permenit  (TPM)  yang  digunakan  pada  bidang  kesehatan.  Hasil  yang  sudah  diperoleh tersebut maka program yang sudah di masukan pada NodeMCU ESP8266 berjalan sesuai dengan ketetapan rumus yang ada. Hasil pengujian sensor Correlation Photoelectric Speed Countt dan load cell bekerja dengan baik pada NodeMCU yang telah dipogram. Hal ini dibuktikan pada pengujian alat selama 1 jam dengan set faktor berat load cell yang telah ditentukan  yang  dimana  sensor Correlation  Photoelectric  Speed  Countt dapat  membaca  tetes  cairan  infus  secara  baik yaitu value tetes permenit  (TPM)  akan menurun secara perlahan sesuai  dengan waktu  tetesan yang  turun dikarenakan udara yang ada didalam kantong cairan infus terus berkurang, serta bergeraknya dan adanya sumbatan pada jarum infus set. Selain itu, berat dari kantong infus akan terus berkurang saat pemberian cairan infus pada pasien berlangsung. Data
tetes  permenit  (TPM)  dan  berat  kapasitas  kantong  cairan  infus  yang  telah  diproses  oleh  NodeMCU  ESP8266  dapat ditransmisikan dengan baik  melalui pembindingan kode alat yang didaftarkan dan data yang  dikirim  pun  dapat akurat melalui media wireless ke Database website, serta dapat ditampilkan pada page home monitoring website. Keakuratan data  yang  ditransmisikan  dapat  dibuktikan  dengan  membandingkannya  melalui  oled  yang  terpasang  pada  NodeMCU ESP8266.
Pada  gambaran  umum  yang  sudah  dirancang  dan  ditetapkan  sebelumnya  antara  alat  dengan  komponen  yang terhubung  seperti access  point ,  website  yang  telah  dikonfigurasi  dengan database dan  perangkat end-device klien didapatkan informasi dari hasil pengujian alat dapat mengirimkan data secara baik dengan persentase 100%, serta hasil keseluruhan page pada website yang difungsikan  sebagai  monitoring  tetes permenit  (TPM) dan kapasitas infus kamar pasien, berjalan dengan baik sesuai harapan. hal ini dibuktikan pada hasil pengujian persentase fungsional semua page yang mencapai 100%.

## 4. KESIMPULAN
Pada hasil  perancangan alat dan sistem yang dibangun melalui metode eksperimen, telah berhasil membuat  suatu  alat dalam bentuk prototipe dan telah melewati hasil pengujian dengan persentase 100% baik pada pengiriman data alat dan fungsional sistem monitoring yang dibangun sesuai dengan gambaran umum. Pada analisis dalam perancangan alat serta pembuatan sistem monitoring tetes dan kapasitas cairan infus kamar pasien menggunakan ESP8266 berbasis website, alat dan  website  yang  dibuat  dapat  dengan  baik  bekerja  sesuai  dengan  kebutuhan  sistem  yang  ada.  Sistem  telah  diuji menggunakan 2 cairan yang berbeda yaitu dengan cairan ringer lactate dan cairan sodium chloridee yang memiliki massa cairan  yang  berbeda.  Sistem  monitoring  dapat  bekerja  secara  akurat  dengan  error  pembacaan  sensor Correlation Photoelectric Speed Countt sebesar 0.56% dan error pembacaan sensor load cell sebesar 0.1% untuk cairan ringer lactate, serta 0.16% untuk cairan sodium chloridee. Dalam pengujian keakuratan data yang dikirim oleh NodeMCU ESP8266 ke website dihasilkan data yang sama, hal ini telah dibandingkan melalui data yang ditampilkan pada oled 128x64 dengan data yang diterima oleh website. Sistem monitoring dan alat yang dibuat telah dilakukan uji selama 1 jam dengan skala pengiriman dari NodeMCU ESP8266 ke Database website sebanyak 1x dalam 1 menit. Dari hasil pengujian ini berarti NodeMCU ESP8266 telah berhasil mengirimkan data ke Database website sebanyak 60x dan data dapat dilihat dengan baik  melalui page home monitoring alat yang sudah dibuat. Adapun dalam hasil penelitian tersebut  didapatkan bahwa sensor-sensor bekerja secara baik dalam menghasilkan data yang diharapkan yaitu pada kapasitas berat dari cairan infus akan terus berkurang seiring dengan kebutuhan cairan pasien yang berlangsung, serta nilai TPM akan menurun secara perlahan  sesuai  dengan  waktu  tetesan  yang  turun  dikarenakan  udara  yang  ada  di  dalam  kantong  cairan  infus  terus berkurang dan serta adanya gangguan terhadap jarum infus set seperti bergerak ataupun tersumbat. Pada fitur peringatan untuk  kapasitas  berat  berat  kantong  cairan  infus  bekerja  secara  baik  sesuai  dengan  ketetapan  yang  ditarget  pada  saat pengujian selama 1 jam dengan 2 cairan yang berbeda. Apabila berat cairan kantong infus memiliki besar >= 150 mL maka sistem tidak akan mengeluarkan suara pada website, sedangkan apabila berat kantong cairan infus memiliki besar <= 150 mL maka sistem akan mengeluarkan suara pada website, sedangkan Pada website yang telah dibangun didapatkan hasil pengujian secara keseluruhan pada page-page yang ada dengan hasil 100%.

## REFERENCES
[1] M. PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKASI, “Jabatan Fungsional perawat dan Angka Kreditnya,” pp. 1–46, 2019.
[2] DetikNews, “Beban Kerja Perawat Berlebihan Picu Kenaikan Angka Kematian Pasien di RS,” 2014. https://news.detik.com/abc- australia/d-2766714/beban-kerja-perawat-berlebihan-picu-kenaikan-angka-kematian-pasien-di-rs (accessed Nov. 26, 2022).
[3] M. T. I. Pasang et al., “Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Stres Kerja Pada Perawat Pelaksana Di Ruang Isolasi Covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu,” J. KESMAS, vol. 11, no. 2, pp. 81–89, 2022.
[4] S. M. Weinstein, Buku Saku Terapi Intravena, 2nd ed. Jakarta EGC, 2000.
[5] C. Waitt, P. Waitt, and M. Pirmohamed, “Intravenous therapy,” Nursing (Lond)., 2004, doi: 10.1136/pgmj.2003.010421.
[6] S.  N.  A.  NIMAWATI,  “GAMBARAN  KEJADIAN  KEKOSONGAN  INFUS  PADA  PASIEN  RAWAT  INAP  DI  RSUD AJIBARANG,” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PUWOKERTO, 2019.
[7] Admin, Modul Pemasangan Infus. Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman, 2018.
[8] I. Sucipta, J. W. Simatupang, C. Kaswandi, and I. Purnama, “Prototipe Pemantauan Tetes Cairan Infus Berbasis IoT Terkoneksi Perangkat Android,” J. Teknol. Elektro, vol. 12, no. 3, p. 113, 2021, doi: 10.22441/jte.2021.v12i3.003.
[9] N.  D.  Nopriyanto,  S.Kep.,  M.Kep,  Modul  Pratikum  Keperawatan  Dasar.  PROGRAM  STUDI  D3  KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN, 2021.
[10]  K. N. T. Yayer, W. A. Weliamto, Ph.D., I. R. Sitepu, M.Eng., and H. Pranjoto, Ph.D, “Monitoring Dan Penghentian Cairan Infus Menggunakan Timbangan Infus Digital Dengan Memanfaatkan Web Server,” Simetris J. Tek. Mesin, Elektro dan Ilmu Komput., vol. 11, no. 1, pp. 55–64, 2020, doi: 10.24176/simet.v11i1.3601.
[11]  T.  S.  Destiana,  “ALAT  MONITORING  INFUS  BERBASIS  MIKROKONTROLER  AT  MEGA  2560,”  Inst.  Inform.  DAN BISNIS DARMAJAYA BANDAR LAMPUNG, 2018.
[12]  A. Yudhana and M. D. D. Putra, “Rancang Bangun Sistem Pemantauan Infus Berbasis Android,” Transmisi, vol. 20, no. 2, p. 91, 2018, doi: 10.14710/transmisi.20.2.91-95.
[13]  R.  Maharani,  A.  Muid,  and  U.  Ristian,  “Sistem  Monitoring  Dan  Peringatan  Pada  Volume  Cairan  Intravena  (  Infus  )  Pasien Menggunakan Arduino Berbasis Website,” Komput. dan Apl., vol. 07, no. 03, pp. 97–108, 2019.
JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) , Vol. 10 No. 2, April 2023 e-ISSN 2715-7393 (Media Online), p-ISSN 2407-389X (Media Cetak) DOI  10.30865/jurikom.v10i2.5992 Hal 576−589
http://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/jurikom
[14]  I. A. Muzar and Y. Yuliza, “Pemantauan Cairan Infus Menggunakan Metode Komunikasi Wireless,” J. Teknol. Elektro, vol. 10, no. 2, p. 111, 2019, doi: 10.22441/jte.v10i2.005.
[15]  S.  Nur  Khasanah,  Masisyaroh,  A.  Nugraham,  and  M.  Ulinnuha,  “Pembuatan  Alat  Monitoring  Infus  Berbasis  NodeMCU ESP8266,” J. Ilm. Inform., vol. 6, no. 2, pp. 105–110, 2021, doi: 10.35316/jimi.v6i2.1472.
[16]  L. C. Asyari and A. Budiman, “Alat Monitoring Infus Berbasis IoT,” Pros. Simp. Nas. Rekayasa Apl. Peranc. dan Ind., pp. 183– 188, 2021, [Online]. Available: https://proceedings.ums.ac.id/index.php/rapi/article/view/158/158
[17]  M. SURYA JAYA, “Desain Sistem Monitoring Infus Yang Ergonomi Dan Inovatif Untuk Meningkatkan Tingkat Usabilitas,” Universitas Islam Indonesia, 2021. [Online]. Available: https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/36064
[18]  M. B. Umbu Kaleka, “THERMISTOR SEBAGAI SENSOR SUHU,” lIlmiah Din. Sains, vol. 1, 2017.
[19]  A.  Nanda  Sukdar,  “Rancang  Bangun  Monitoring  Cairan  Infus  Berbasis  Nodemcu  Esp8266,”  KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN R. I. POLITEKNIK ATI MAKASSAR, 2021. [Online]. Available:
https://sisformik.atim.ac.id/media/filejudul/827revisi tutup.pdf
[20]  A.  Aprianto  Saputra,  “SISTEM  INFORMASI  PENGGAJIAN  PEGAWAI  (STUDI  KASUS  DINAS  SOSIAL  PROVINSI SULAWESI TENGGARA),” Universitas Islam Indonesia, 2019.