Abstrak —Telah  dikembangkan  sensor  konsentrasi  glukosa dengan  prinsip macrobending dari  serat  optik multimode  step- index dengan  variasi  panjang  kupasan  2  cm,  3  cm,  dan  4  cm. S etiap  panjang  kupasan  dilengkungkan  dengan  diameter kelengkungan 2 cm, 3 cm, dan 4 cm. Larutan glukosa yang diuji memiliki  konsentrasi  0%  (aquades),  5%,  10%,  15%  dan  25%. S umber  cahaya  yang  digunakan  LED  dengan  panjang gelombang 660 nm dan detektor yang digunakan yaitu BF5R-D1- N  yang  telah  dikalibrasi  dengan  menggunakan Optical  Power Meter. Dari  hasil  pengukuran  diperoleh  bahwa  semakin  besar diameter  kelengkungan  serat  optik  semakin  besar  pula  daya keluaran, dan semakin panjang daerah kupasan semakin kecil daya keluaran.
Kata Kunci —Konsentrasi glukosa, Macrobending, S erat Optik.

## I. PENDAHULUAN
LUKOSA merupakan  kelompok  senyawa  karbohidrat sederhana atau monosakarida. Glukosa berfungsi sebagai sumber  energi  untuk  sel-sel  otak,  sel  saraf,  dan  sel  darah merah. Darah manusia mengandung glukosa dalam konsentrasi  tetap  yaitu  70-100  mg/dL.  Dalam  keadaan kekurangan gula darah disebut dengan hipoglikemi yang dapat menyebabkan  tubuh  tidak  mendapat  sumber  energi,  hingga dapat  menyebabkan  kan  kematian.  Sedangkan  dalam keadaan kelebihan gula darah disebut dengan hiperglikemi, yang dapat menyebabkan penyakit diabetes. Secara global, menurut WHO sekitar  422  juta  orang  dewasa  pada  tahun  2014  menderita diabetes  dan  pada  tahun  2015  sebanyak  1.6  juta  penderita diabetes  meninggal.  Selain  itu  diabetes  dapat  meningkatkan resiko  penyakit  jantung,  kebutaan,  stroke,  serta  gagal  ginjal. Sehingga  dibutuhkan  sensor  untuk  dapat  mendeteksi  kadar glukosa.
Salah  satu  cara  yang  digunakan untuk mendeteksi glukosa yaitu dengan sensor serat optik plastik. Serat optik merupakan devais  pandu  gelombang  cahaya  medium  dielektrik  dan umumnya  bekerja  sebagai  media  transmisi  gelombang cahaya dengan bentuk silinder. Sensor serat optik polimer mempunyai beberapa  kelebihan  diantaranya  bandwith  yang  lebar, sederhana,  murah,  ringan,  beroperasi  pada  cahaya  tampak, lebih  fleksibel,  tidak  berinterferensi,  sensitivitas  tinggi, menggunakan piranti uji sederhana dan murah, dan lebih aman dari  serat  optik  kaca  yang  memerlukan  sumber  cahaya  laser [1].  Serat  optik  dapat  digunakan  sebagai  sensor  pengukuran konsentrasi  larutan,  dan  pada  bidang  medis  sebagai  sensor napas [2],  sebagai sensor pengukuran gula darah [3][4].
Gambar 1. Struktur penyusun serat optic.
Gambar 2. Penjalaran sinar pada inti serat optik dengan adanya lengkungan.
Serat  optik  adalah  devais   pandu  gelombang  yang menggunakan  medium  dielektrik  dan  umumnya  bekerja sebagai  media  transmisi  gelombang  cahaya  dengan  bentuk silinder.  Secara  umum  serat  optik  terdiri  dari  tiga  bagian utama  yaitu  inti  ( core ),  kulit  ( cladding ),  dan  jaket  ( coating ). Bagian core merupakan  saluran  utama  pada  pemanduan gelombang cahaya yang mempunyai indeks bias terbesar (n 1 ). Inti  serat  optik  adalah  sebuah  batang  silinder  terbuat  dari bahan  dielektrik  bahan  silica  (SiO 2 ),  biasanya  diberi  doping dengan  germanium  oksida  (GeO 2 )  atau  fosfor  penta  oksida (P 2 O 5 )  untuk menaikkan indeks biasnya Cladding mempunyai indeks  bias  (n 2 )  yang  lebih  rendah  dibandingkan  indeks bias core [5]. Cladding berfungsi untuk mengurangi loss dari inti ke udara luar, mengurangi loss hamburan dari permukaan inti dan melindungi  serat  dari  kontaminasi  penyerapan  permukaan serta  menambah  kekuatan  mekanis  . Coating merupakan bagian  terluar  dari  serat  optic  yang  berfungsi  sebagai pelindung core dan cladding [5].Struktur penyusun serat optik ditunjukan dengan Gambar  1.
Macrobend (lekukan  skala  makro)  Lekukan  tajam  pada sebuah  kabel  serat  optik  dapat  menyebabkan  timbulnya  rugi daya  yang  cukup  serius,  dan  lebih  jauh  lagi  kemungkinan terjadinya  kerusakan  mekanis  (pecahnya  serat  optik).  Pada Gambar  2  berkas  cahaya  memiliki sudut datang yang melebihi sudut  kritis,  sehingga  berkas  cahaya  dipantulkan   seluruhnya kembali  kedalam  inti.  Sehingga  sinar  di  dalam  inti  terus terpandu hingga ujung serat optik.
Analisis  Sensor Pengukuran  Konsentrasi Glukosa  Prinsip Macrobending Pada Serat Optik Multimode Step-Index
Nura Hajar Hafida dan Agus Rubiyanto
Departemen Fisika,  Fakultas Ilmu Alam, Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : arubi@physics.its.ac.id
G
Gambar 3. Diagram Alir Penelitian.
T abel 1. Nilai yang terbaca pada BF5R-D1-N T egangan (V) BF5R-D1-N 8 1997 8,5 2253 9 2325 9,5 2432 10 2465 T abel 2. Nilai yang terbaca pada Optical Power Meter T egangan (V) OPM (mW) 8 0,276 8,5 0,310 9 0,345 9,5 0,372 10 0,379
Jika  serat  optik  dilengkungkan,  seperti  pada  Gambar  2 maka  garis  normal  akan  berubah  arahnya  mengikuti permukaan  inti  akibatnya  sudut  sinar  datang  menjad i  lebih kecil  dibandingkan  dengan  sudut  kritis,  sehingga  sinar dapat menembus  inti.  Semakin  kecil  jari-jari  lengkungan  maka semakin  besar rugi daya yang timbul  [6].
Gelombang evanescent adalah  gelombang  yang  mengalami penurunan  amplitudo  secara  eksponensial  akibat  melalui medium  yang  lebih  renggang.  Di  dalam  serat  optik,  sebagian gelombang terserap dalam cladding dan daya menurun secara eksponensial.  Gelombang evanescent terjadi  ketika  sinar datang  yang  masuk tidak seluruhnya terpantulkan akan tetapi ada  sebagian  yang  ditransmisikan  ke  medium  antara  prisma dengan lapisan tipis yang dikenal dengan peristiwa Frustrated Total Internal Reflection  (FTIR)  [7].
Konsentrasi  larutan  adalah  perbandingan  zat  terlarut terhadap  pelarutnya. Massa zat terlarut berpengaruh terhadap massa  jenis  larutan,  dimana  sekain  besar  massa  zat,  maka massa  jenis  akan  semakin  besar  pula,  dengan  syarat  volume tetap.
Indeks  bias,  adalah  perbandingan  laju  cahaya dalam ruang hampa  terhadap  laju  cahaya  dalam  medium.  Konsentrasi larutan  dan  indeks  bias  memiliki  hubungan  linier,artinya semakin  besar  konsentrasi  larutan,  indeks  bias  juga  akan semakin  besar [8].
Secara mikroskopik, ada beberapa faktor yang menyebabkan  beberapa  peredaman  intensitas  cahaya.  Yang pertama  adalah  hamburan  dalam  serat  optik  dan  juga microbending .  Pada  molekul-molekulini  yang  mempengaruhi indeks bias, baik  pada cladding maupun pada bagian core [5] .

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Alat dan Bahan
Peralatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain, power  supply,  BF5R  D1-N  2  buah,  din  rail  2  buah,  statip, selotip,  gunting,  cutter,  penggaris,  pengupas  serat  optik
(akrilik), fiber  cutter ,  gelas  beker  250  ml, magnetic  stirer dan hot  plate ,  timbangan,  gelas  plastik, mikroskop stereo, optical power meter (OPM).
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain, serat  optik  multimode  step  index  FD-620-10,  aseton  96%, glukosa, dan aquades.

## B. Cara Kerja
Langkah  kerja  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  dimulai dengan  memotong  serat  optik  dengan  menggunakan fiber cutter sepanjang  30  cm  sebanyak  9  buah,  Selanjutnya dilakukan  pengupasan  ditengah  bagian serat dengan panjang kupasan  2  cm,  3  cm, dan 4 cm yang masing-masing sebanyak 3  buah,  dengan  menggunakan  pengupas  serat  optik  (akrilik) dan cutter .  Selanjutnya  dilakukan  pengupasan cladding dengan  cara  merendam  bagian  serat  optik  yang  telah terkelupas coating nya  kedalam  aseton  96%  selama  kurang lebih  30  menit.  Kemudian  serat  optik  dibentuk single  loop dengan variasi diameter  2 cm,  3 cm,  dan 4 cm.
Tahap berikutnya dilakukan pengamatan struktur permukaan core .  Tahap  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kerataan  permukaan core. Pengamatan  ini  dilakukan  dengan menggunakan  mikroskop stereo dengan meletakan serat optik yang  telah  dikupas  pada  meja  preparat  dan  dilakukan perbesaran mikro sehingga dapat diamati pada komputer yang terhubung ke mikroskop stereo.
Kemudian  dibuat  larutan  glukosa,  larutan  glukosa  yang akan  dibuat  terdiri  dari  6  konsentrasi  0%,  5%,  10%,  15%, 20%,  dan  25%.  Pada  pembuatan  larutan  glukosa  5% dibutuhkan  5  gram  glukosa  dalam  100ml  aquades.  Langkah awal  melarutkan  glukosa  dalam  aquades  yaitu  menimbang glukosa  dengan  menggunakan  timbangan,  kemudian  glukosa yang  sudah  ditimbang  ditambahkan  aquades  30ml  yang selajutnya  diaduk  dengan magnetic  stirrer dan  diberi  suhu 110 O C  selama  15  menit  atau  sampai  glukosa  terlarut seluruhnya  yang  ditandai  dengan  larutan  menjadi  bening, setelah  glukosa  terlarut  oleh  aquades  sebanyak  30ml, ditambahkan lagi  aquades 70ml.
Gambar 4. Kalibrasi BF5R-D1-N dengan Optical Power Meter.
Gambar 5. Hubungan Daya Keluaran dengan Konsentrasi Glukosa pada Panjang Kupasan 2 cm.
Dilakukan  tahap  kalibrasi,  kalibrasi  dilakukan  dengan  cara menghubungkan  input  BF5R-D1-N  dengan  output  BF5R-D1- N  menggunakan  serat  optik  sepanjang  10  cm,  diamati perubahan keluaranya seiring dengan bertambahnya t egangan yang  diberikan,  dan  dilakukan  hal yang sama input BF5R-D1- N  dihubungkan  dengan  detektor  pada Optical  Power  Meter dengan  serat  optik  sepanjang  10  cm  dan  diamati  perubahan daya keluaranya seiring bertambahnya tegangan.
Kemudian  dilakukan  pengukuran  daya  keluaran  dengan menghubungkan ujung-ujung serat optik yang  telah dilengkungkan  dan  dimasukan  dalam  wadah,  dengan  sumber cahaya  dan  detektor  pada  BF5R-D1-N,  setiap  pergantian konsentrasi glukosa dilakukan  pencucian wadah.

## C. Diagram Alir Penelitian
Diagram  alir  pada penelitian dapat dilihat pada Gambar  3.

## III. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

## A. Analisa Data
BF5R-D1-N  merupakan  sensor  serat  optik  yang  terdiri  dari sumber  cahaya  dan  detektor.  Sumber  cahaya  pada  BF5R-D1- N  merupakan  LED  warna  merah  dengan  panjang  gelombang 660  nm.  Detektor  pada  BF5R-D1-N  adalah  fototransistor  tipe NPN.
Kalibrasi  ini  dilakukan  karena  nilai  yang  terbaca  pada BF5R-D1-N merupakan nilai tanpa satuan, sehingga dibutuhkan  kalibrasi  dengan  mengan  menggunakan Optical Power  Meter sehingga  didapat  nilai  daya  keluaran  dengan satuan Watt. Nilai yang terbaca pada BF5R-D1-N dan Optical Power Meter dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.
Dari  data  diatas  kemudian  diolah  menjadi  grafik  pada Gambar  4  dan  didapat  regresi  linearnya.  Regresi  linear merupakan  suatu  persamaan  yang  membentuk  hubungan antara  variabel  terikat  y  dan  variabel  bebas  x.  Pada  grafik tersebut  nilai  regresi  linear  y=1,47019E-4x+  0,000001,  dan koefisien  determinasi  R 2 =0,99781  hal  ini  berarti  99,78  %  nilai yang  terbaca  pada  BF5R-D1-N  berkorelasi  dengan  nilai  daya yang terbaca pada Optical Power Meter .
Pengambilan  data  kalibrasi  ini  dilakukan  pengulangan sebanyak  sepuluh  kali,  kemudian  diambil  nilai  rata-ratanya. Tegangan  yang digunakan 8V-10V, sebab pada saat diberikan tegangan  dibawah  8V  BF5R-D1-N  tidak  menyala  dan  saat diberikan  tegangan  lebih  dari  10V  nilai  yang  terbaca  pada BF5R-D1-N  dan Optical  Power  Meter memiliki  nilai  yang tetap.
Dari  hasil pengukuran konsentrasi glukosa diperoleh grafik sebagai pada Gambar  5, Gambar  6, dan Gambar  7.
Dari  hasil  pengukuran  daya  keluaran  dapat  dilakukan perhitungan  nilai  sensitivitas  dan  resolusi.  Sensitivitas  yaitu perbandingan  perubahan  daya  keluaran  terhadap  perubahan konsentrasi,  dan  resolusi  yaitu  nilai  kosentrasi  terkecil  yang dapat diukur oleh sensor.
Sensitivitas  pada  penelitian  ini  dapat  dihitung  dengan persamaan sebagai berikut:
S= 𝑊𝑚𝑎𝑥−𝑊𝑚𝑖𝑛 %𝑚𝑎𝑥 (1)
dimana  % max merupakan  persen  konsentrasi  glukosa maksimum  pada pengukuran ini.
Resolusi  pada  penelitian  ini  dapat  dihitung  dengan persamaan sebagai berikut:
R= 𝑁 𝑆 (2) dimana  N  adalah  skala  terkecil  dari optical  power  meter yaitu 0,001  µW dan S adalah nilah sensitivitas.

## B. Pembahasan
Penelitian  analisis  sensor  pengukuran  konsentrasi  glukosa dengan prinsip macrobending pada serat optik multimode step- index telah  dilakukan  dengan  variasi  diameter  kelengkungan sebesar  2  cm,  3  cm,  dan  4  cm  dan  panjang  kupasan  2  cm,  3 cm,  dan  4  cm.  Larutan  glukosa  yang  diuji  memiliki konsentrasi  0%  (aquades),  5%,  10%,  15%  dan  25%.  Sumber cahaya  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu LED merah yang terdapat  pada  BF5R-D1-N  dengan  panjang  gelombang  660 nm.  LED  yaitu  semikonduktor  dengan  sambungan  p -n  yang memancarkan  cahaya  bila  diberi tegangan bias maju. Detektor yang  digunakan  juga  terdapat  pada  BF5R-D1-N  yaitu fototransistor tipe NPN.
Gambar  6.  Hubungan  Daya  Keluaran  dengan  Konsentrasi  Glukosa  pada Panjang Kupasan 3 cm. Gambar  7.    Hubungan  Daya  Keluaran  dengan  Konsentrasi  Glukosa  pada Panjang Kupasan 4 cm.
Fototransistor  tipe  NPN  yaitu  semikonduktor  tipe  P  yang diapit oleh tipe N, dimana semikonduktor tipe P menjadi basis, semikonduktor  tipe  N  dengan  elektron  lebih  banyak  menjadi emitor,  sedangkan  semikonduktor  tipe  N  dengan  elektron lebih sedikit sebagai kolektor.
Dalam  penelitian ini sebelum dilakukan proses pengambilan data  dilakukan  kalibrasi  alat  terlebih  dahulu  dengan membandingkan  hasil  keluaran  pada  BF5R-D1-N  dengan optical  power  meter dengan  cara  menghubungkan  input BF5R-D1-N  dengan  output  BF5R-D1-N  menggunakan  serat optik  sepanjang  10  cm,  diamati  perubahan  keluaranya  seiring dengan bertambahnya tegangan yang diberikan  dan didapatkan  hasil  pengukuran  pada  Tabel 1, dan dilakukan hal yang  sama  input  BF5R-D1-N  dihubungkan  dengan  detektor pada optical power meter dengan serat optik sepanjang 10 cm dan  diamati perubahan daya keluaranya seiring bertambahnya tegangan  yang  diberikan  dan  didapatkan   hasil  pengukuran seperti  pada  Tabel  2.  Dari  kedua  hasil  pengukuran  tersebut dapat  disajikan  dalam  bentuk  grafik  yang  terlihat  pada Gambar  4,  dan  didapat  regresi  linier,  sebagai  persamaan kalibrasi.
Pada  pembuatan  daerah  sensing,  harus  sangat berhati-hati agar  tidak  ada  cacat  didaerah  permukaan core, karena  hal  ini berpotensi  mempengaruhi  daya  keluaran.  Pembu atan  daerah sensing  atau  daerah  kupasan  yang  tidak  rata  menyebabkan pemantulam  dalam  total  terjadi,  karena  yang  terjadi  adalah pemantulan  baur.  Sehingga  diperlukan  pengamatan  kerataan permukaan core dengan mikroskop  stereo.
Konsentrasi  larutan  merupakan  perbandingan  antara  zat terlarut terhadap pelarutnya dalam percobaan ini menggunakan  glukosa  sebagai  zat  terlarut  dan  aquades sebagai  pelarutnya.  Hubungan  antara  konsentrasi  larutan dengan  rugi  daya  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut,  semakin besar  konsentrasi,  maka  medium  juga semakin rapat sehingga kecepatan  cahaya  dalam  medium  semakin rendah, indeks bias semakin  besar.    Indeks  bias  dapat  didefinisikan  sebagai perbandingan  antara  kecepatan  cahaya  dalam  ruang  hampa udara dengan cepat rambat cahaya pada suatu medium.
Perambatan  cahaya  dalam  serat  optik  berdasarkan  prinsip pemantulan  dalam  total.  Cahaya  dapat mengalami pemantulan dalam  total  jika  memenuhi  dua  persyaratan  yaitu  indeks  bias core lebih  besar  dari  indeks  bias cladding dan sudut datang cahaya  lebih  besar  dari  sudut  kritis.  Besar  sudut  kritis  ini bergantung  pada  indeks  bias core dan cladding .  Pada penelitian  ini,  sepanjang  daerah  kupasan  peran  cladding digantikan  oleh  larutan  glukosa  dengan  konsentrasi  0%,  5%, 10%,  15%  dan  25%.  Besarnya  konsentrasi  mempengaruhi indeks  bias  sehingga  hal  ini  berpengaruh  pada  sudut  kritis. Indeks  bias  cladding  yang  semakin  besar,  membuat  sudut kritis  semakin  besar  pula.  Hal  ini  menyebabkan  sinar  yang ditransmisikan  pada  daerah  sepanjang  kupasan  menurun, karena  banyak  sinar  dengan  sudut  datang  yang  lebih  kecil menyebabkan sinar terbias keluar dari core .
Besar  daya  keluaran  selain  dipengaruhi  oleh  konsentrasi larutan,  juga  dipengaruhi  oleh  panjang  kupasan.  Semakin panjang daerah kupasan semakin banyak sinar yang dibiaskan keluar  dari  core,  sehingga  daya  keluaran  semakin  kecil  saat panjang kupasan semakin besar. Besar diameter kelengkungan juga  mempengaruhi  daya  keluaran,  semakin  kecil  diameter kelengkungan  sinar  yang  terbias  keluar  dari  core  semakin banyak,  hal  ini  dikarenakan  perubahan  bidang  normal  pada batas  permukaan  core  dan  larutan  dari  posisi  sebelum dilengkungkan  besar,  menyebabkan  sinar  terbias  keluar  dari core semakin  besar.
Besar  pengaruh  panjang  kupasan,  diameter  kelengkungan, dan  konsentrasi  dapat  dilihat  pada  grafik  Gambar  5,  6, dan 7. Pada  ketiga  grafik  tersebut  dapat  diketahui  semakin  besar konsentrasi  larutan  glukosa  yang  diuji  semakin  kecil  daya keluaran  yang  terukur.  Semakin  panjang  daerah  kupasan semakin  kecildaya  keluaran,  dan  semakin  besar  diameter kelengkungan  semakin  besar pula daya keluaran yang terukur hal  ini  dikarenkan  sesuai  dengan  pembahasan  pada  paragraf sebelumnya.
Adapun  faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  daya keluaran yang terukur adalah evanescent wave . Pada faktor ini yang berpengaruh juga perbedaan indeks bias core dan indeks
bias  larutan  pada  daerah  kupasan.  Semakin besar indeks bias larutan  semakin  besar  pula  nilai dp (kedalaman  penetrasi) yang  dialami,  sinar  yang  melewati core serat  optik  dengan cladding  larutan  glukosa  akan  mengalami  absorpsi  sehingga terjadi pelemahan.
Pada  penelitian  ini,  dihitung  pula  nilai  sensitivitas  dan resolusi.  Sensitifitas  yaitu  perbandingan  antara  perubahan daya keluaran dengan perubahan konsentrasi. Nilai  sensitivitas semakin  besar  jika  ukuran  diameter  kelengkungan  diperkecil, dan  panjang  kupasan  diperbesar.  Nilai  sensitivitas   telah disajikan  pada  Tabel  3,  nilai  sensitivitas  terbesar  yaitu  0,224 mW/%  pada  serat  optik  dengan  diameter  kelengkungan  4 cm dan  panjang  kupasan  2  cm.  Nilai  resolusi juga telah  disajikan pada  Tabel  3.  Resolusi  adalah  nilai  konsentrasi  terkecil  yang dapat  diukur,  nilai  resolusi  berbanding  terbalik  dengan sensitivitas,  pada  penelitian  ini  resolusi  pengukuran  sebesar 0,000005%  dan 0,000004%.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengukuran  dan  perhitungan  dapat diambil kesimpulan diantaranya, pengaruh diameter kelengkungan  terhadap  daya  keluaran  berbanding  lurus, semakin  besar  diameter  kelengkungan  semakin  besar  daya keluaran.  Sedangkan pengaruh panjang kupasan terhadap daya keluaran  berbanding  terbalik,  semakin  besar panjang kupasan semakin  kecil  daya  keluaran  yang  didapat,  dan  s ensitivitas semakin  besar  seiring  bertambahnya  panjang  kupasan,  dan semakin  kecilnya  diameter  kelengkungan  yang  diberikan, dimana nilai sensitivitas terbesar yaitu 0,224 mW/% pada serat optik  dengan  diameter  kelengkungan  4  cm  dan  panjang kupasan 2 cm. Sedangkan resolusi berbanding terbalik dengan sensitivitas,  dimana  nilai  resolusi  sebesar  0,000005%  dan 0,000004%.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] T homas, Optoelektronika Komunikasi Serat O p tik .  Y o gya ka r ta: Andi Offset, 1995.
[2] S. Wayan, M. S. Muntini, and A. M. Hatta, “ Pengembangan Sensor Napas  Berbasis  Serat  Optik Plastik dengan Cladding T erkelupas untuk  Aplikasi  di  Bidang Medis,” J. Fis. dan Apl. , vol. 8, no. 2, 2012.
[3] D.  Li,  Y.  Sunb, S. Yuc, C. Sunb, H. Yub, and K. Xua, “ U-shaped fiber-optic  AT R  sensor  enhanced  by  silver  nanoparticles  for continuous glucose monitoring,” Biosens. Bioelectron. , vol. 72, p p. 370–375, 2013.
[4] D.  Li,  Y.  Sunb,  S. Yuc, C. Sunb, H. Yub, and K. Xua, “ A-single- loop  fiber  attenuated  total  reflection sensor enhanced by silver nanoparticles  for  continuous  glucose monitoring,” Sensors and Actuators , vol. 220, pp. 1033–1042, 2015.
[5] K. Gerd, Optical Fiber Communications , 3rd ed.  N e w Y o r k : M c Graw Hill, 1993.
[6]
E. Crisp, Sebuah Pengantar: Serat Optik . Jakarta: Erlangga, 2005.
[7]
F. Pedrotti, Introduction to Optics . USA: Prentice Hal, Inc, 1993.
[8] W. M. Yunus, Refractive Index of Solution at High Concentrations .
OSA, 1993.
T abel 3. Hasil Perhitungan nilai sensitivitas dan resolusi sensor Panjang Diameter Nilai Resolusi Kupasan Kelengkungan Sensitivitas (mW/%) 2 cm 2 cm 0,221 0,000005 3 cm 0,214 0,000005 4 cm 0,214 0,000005 3 cm 2 cm 0,223 0,000004 3 cm 0,222 0,000005 4 cm 0,216 0,000005 4cm 2 cm 0,224 0,000004 3 cm 0,223 0,000004 4 cm 0,221 0,000005