## PEMANFAATAN FLY ASH DAN BOTTOM ASH (FABA) SEBAGAI PENUDUNG MATERIAL POTENTIAL ACID FORMING (PAF) –HAL – HAL YANG MEMPENGARUHI PEMBACAAN KADAR OKSIGEN
1) Rizky Muhib, 2) Nanang Supriyadi dan 3) Kris Pranoto
1,2,3 Departemen Lingkungan PT. Kaltim Prima Coal
Artikel masuk : 11-04-2022 , Artikel diterima : 29-08-2022
Doi : https://doi.org/10.36986/impj.v4i1.49
Kata Kunci : lapisan penudung, difusi oksigen, oksidasi, batuan berpotensi asam (Potential Acid Forming/PAF), air asam tambang
Keywords : dump cover, oxygen  diffusion,  oxidation,
Potential Acid Forming (PAF)  Rocks,  acid  mine drainage

## ABSTRAK
Penetapan  Fly  Ash  dan  Bottom  Ash  (FABA)  sebagai  limbah  Non  B3  terdaftar pada  PP  22/2021  tidak  menghilangkan  kewajiban  untuk  pengelolaan  FABA secara bertanggung jawab. Setelah peraturan tersebut terbit, pemanfaatan FABA di KPC masih merujuk pada izin pemanfaatan FABA yang dimiliki, yaitu sebagai bahan  baku  lapisan  penudung  batuan  yang  berpotensi  asam  (Potential  Acid Forming  /  PAF).  Fungsi  utama  FABA  sebagai  lapisan  penudung  PAF  adalah untuk menghalangi difusi oksigen ke dalam lapisan batuan asam sehingga tidak terjadi oksidasi yang dapat memicu terjadinya Air Asam Tambang. Pemanfaatan FABA dengan metode ini memerlukan pembuktian bahwa lapisan FABA tersebut mampu menahan difusi oksigen sehingga diperlukan pemantauan kadar oksigen dalam tiap lapisan penudung. Akurasi pembacaan kadar oksigen menjadi faktor yang sangat penting, sementara pembacaan sensor dapat menjadi tidak akurat karena dipengaruhi beberapa hal.  Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pembacaan kadar oksigen pada lapisan NAF, FABA dan PAF. Fluktuasi kadar oksigen dalam lapisan penudung dipantau menggunakan sensor oksigen Apogee SO-210 yang dihubungkan ke data logger CR-1000X Campbell Scientific untuk perekaman data. Selain itu juga dilakukan perbandingan  spesifikasi  instrumen  yang  digunakan  saat  ini  dengan  penelitian sebelumnya. Dari hasil pengukuran dan pengamatan dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya  ada  7  hal  yang  dapat  mempengaruhi  pembacaan  kadar oksigen  dalam  lapisan  penudung,  yaitu:  tipe  alat  ukur,  survey  topografi, pengeboran  lubang  monitoring,  metode  penutupan  lubang  bor,  kompatibilitas data logger, kalibrasi sensor, dan konektivitas sensor.

## ABSTRACT
The Determination of Fly Ash and Bottom Ash (FABA)  as  listed  non-Hazardous  waste  in Government  Decree  No.  22/2021  did  not  omit the obligation to manage FABA properly. After the  decree  has  been  released,  FABA exploitation  in  KPC  still  refers  to  the  owned FABA  exploitation  permit,  which  is  to  utilize FABA  as  a  dump  cover  material  of  Potential Acid Forming (PAF) rocks. The main function of  FABA  utilization  as  PAF  covers  is  to barring  oxygen  diffusion  from  entering  the PAF layer in order to prevent oxidation which can  cause  Acid  Mine  Drainage.  These exploitation  methods  need  some  proof  that FABA  could  barring  the  oxygen  diffusion, therefore  requires  oxygen  monitoring  inside every  cover  layer.  The  reading  accuracy  of oxygen  concentration  is  the  important  factor which determines the effectiveness of the dump covers,  on  the  other  side  the  sensor  reading could  be  affected  by  sort  things  which  lead  to inaccuracy.  This  study  is  aimed  to  identify some  factors  which  can  affect  the  reading  of oxygen  concentration  inside  NAF,  FABA  and PAF layers. Fluctuation of oxygen concentration inside PAF covers were measured with SO-210 Apogee oxygen sensors which  connected  to  CR-1000X  Campbell Scientific  datalogger  to  record  the  data. Besides  that,  comparison  has  also  been  made between existing and previous study instrument specifications.  It  can  be  concluded  from  the measurement and observation that there are at least 7 things which can affects  the reading of oxygen  concentration  inside  the  dump  cover system,  which  are:  type  of  measuring  device, topography survey, monitoring borehole drilling, borehole covering method, datalogger compatibility,  sensor  calibration  and  sensor connectivity.

## PENDAHULUAN
Perubahan  status  Fly  Ash  dan  Bottom  Ash yang sebelumnya dikategorikan sebagai limbah B3 pada PP 101 / 2014 menjadi limbah non B3 terdaftar pada PP 22/2021, merupakan angin segar bagi perusahaan yang menghasilkan  jenis  limbah  tersebut.  Namun hal  ini bukan berarti pengelolaan  FABA tanpa tantangan.  Di  lampiran  XV  PP  22/2021
disebutkan  bahwa  limbah  Non  B3  yang dibuang  ke  TPA  termasuk  pelanggaran  berat, hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  pengelolaan FABA  masih  belum  bisa  disejajarkan  dengan limbah  non  B3  lain  seperti  sampah  plastic, kayu  dsb.  Pengelolaan  limbah  FABA  harus tetap  dilakukan  secara  bertanggung  jawab sesuai  kaidah  lingkungan  serta  dicantumkan dalam dokumen persetujuan lingkungan.
Salah  satu  jenis  pemanfaatan  FABA  yang dapat  menyerap  FABA  dalam  jumlah  besar dan  kontinyu  adalah  pemanfaatan  FABA sebagai  penudung  material  berpotensi  asam (Potential  Acid  Forming  /  PAF)  di  kegiatan reklamasi  tambang.  Jenis  pemanfaatan  ini  - hingga saat ini –  merupakan  solusi pemanfaatan  FABA  dalam  jumlah  besar  dan berkelanjutan  untuk  PLTU  yang  berada  di mulut  tambang.  Hal  ini  disebabkan  karena lahan  reklamasi  akan  selalu  ada  sepanjang tambang  tersebut  masih  beroperasi,  sehingga area  pun  tersedia  luas  untuk  pemanfaatan FABA dalam jumlah besar.
Dalam  pemanfaatan  FABA  sebagai  penudung PAF, fungsi FABA adalah sebagai penghalang difusi  oksigen  sehingga  mencegah  oksidasi material  pirit  yang  pada  akhirnya  mencegah pembentukan air asam tambang (AAT). Selain memiliki fungsi tersebut, FABA juga digunakan  sebagai  agen  alkali  yang  dapat berfungsi sebagai penetral air pori.
Dikarenakan fungsi FABA sebagai penghalang difusi  oksigen,  maka  kadar  oksigen  dalam timbunan dipantau secara otomatis menggunakan  sensor  oksigen  yang  ditanam dalam  lapisan  penudung.  Sensor  oksigen merupakan  alat  yang  sangat  sensitif  dalam mengukur  kadar  oksigen  dalam  timbunan. Adanya  kekurangcermatan  dalam  instalasi sensor  oksigen  dapat  memicu  kesalahan  data dan  yang  lebih  fatal  adalah  kerusakan  alat  / sensor.  Dalam  makalah  ini  akan  dibahas mengenai hal-hal yang mempengaruhi pembacaan  kadar  oksigen  sehingga  dapat memicu  terjadinya  kesalahan  data  yang selanjutnya berpotensi mengindikasikan kegagalan fungsi lapisan penudung.

## METODOLOGI PENELITIAN
Sesuai  izin  pemanfaatan  FABA  sebagai penudung  material  PAF  yang  dimiliki  KPC, kadar  oksigen  maksimal  yang  dipersyaratkan dalam lapisan FABA adalah 1,5%.
Pemantauan  kadar  oksigen  dilakukan  dengan menggunakan  sensor  oksigen  Apogee  SO-210 yang dihubungkan dengan datalogger Campbell  Scientific  CR1000X.  Sensor  yang terhubung  dengan  data  logger  dipasang  pada kedalaman  spesifik  sesuai  data  ketebalan  tiap lapisan penudung untuk mengetahui konsentrasi  oksigen  pada  masing-masing lapisan. Lubang bor kemudian ditutup kembali dengan  tanah  dan  ditambahkan sodium bentonite untuk memastikan permukaan lubang  bor  kedap  dan  tidak  terpengaruh  udara dari  luar  timbunan.  Pengeboran  lubang  pantau menggunakan  alat  drill  Gemco  type  auger dengan  jangkauan  kedalaman  maksimum  8 meter  untuk  mencapai  kedalaman  lapisan penudung hingga lapisan PAF.
Data  konsentrasi  oksigen  yang  dianalisa berasal  dari  rekaman  data  pada  Uji  Coba Pemanfaatan FABA sebagai penudung PAF di lokasi  J  Void  (mengacu  pada  persetujuan  uji coba pemanfaatan
FABA
Nomor S.83/Menlhk/Setjen/PLB.3/2/2017)  dan  data utama  dari  rekaman  data  pemanfaatan  FABA sebagai penudung PAF di lokasi Galaxy Dump
(mengacu  pada  izin  pemanfaatan  FABA sebagai Penudung
PAF Nomor SK.660/Menlhk/Setjen/PLB.3/8/2019.  Selain itu  juga  dilakukan  perbandingan  spesifikasi instrumen  yang  digunakan  saat  ini  dengan penelitian sebelumnya maupun yang digunakan  pada  tahap  Uji  Coba  di  lokasi  J
Void.
Analisa  dari  berbagai  data  yang  didapatkan, baik  pada  saat  uji  coba  maupun  saat pemanfaatan FABA menghasilkan best practice yang  dapat  mencegah  terjadinya ketidakakuratan pembacaan konsentrasi oksigen pada sensor, adanya data yang anomali dan  lebih  jauh  adalah  mencegah  terjadinya kerusakan  pada  peralatan  pemantauan  akibat instalasi yang kurang baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Oksidasi  mineral  sulfida  berkurang  signifikan ketika  konsentrasi  oksigen  pada  pori  batuan tambang kurang dari 1 atau 2 persen (USEPA., 1994)  Berdasarkan  kegiatan  uji  coba  maupun implementasi  pemanfaatan  FABA  sebagai penudung  di  KPC,  maka  beberapa  hal  di bawah  ini  perlu  untuk  diperhatikan  dalam pemilihan maupun eksekusi di lapangan

## Type alat pantau
KPC  menggunakan  alat  pantau  berupa  sensor oksigen  yang  mampu  untuk  mendeteksi keberadaan  oksigen  hingga  0.001  %.  Berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana digunakan  alat  pengukur  oksigen  portable dengan cara menyedot udara dari dalam lubang bor  untuk  mengetahui  konsentrasi  oksigen  di dalam timbunan. Perbandingan lebih lengkapnya  terkait  penggunaan  alat  ukur  ini dijelaskan pada table di bawah ini:
Tabel 1. Perbandingan Alat Ukur Oksigen yang Digunakan di KPC No.  Item
1. Brand, Type Cosmos XP 3180, Oxygen Indicator Apogee SO 210, Fast Response Thermistor Oxygen Sensor 2. Metode deteksi oksigen  Penyedotan gas - Galvanic cell – reaksi kimia – arus listrik - display Galvanic cell – reaksi kimia – arus listrik - datalogger 3. Kelebihan Ringan, portable, relative lebih murah - Sensitif, Merekam data pada titik dimana sensor ditempatkan, - Frekuensi sampling dapat di set
otomatis per satuan waktu - Memungkinkan untuk dilakukan analisa data pendukung yang lain pada satu waktu menggunakan datalogger yang sama (misal: kelembaban, saturasi dll) 4. Kekurangan - Udara yang disedot dan dideteksi berpotensi membawa udara dari area selain yang disasar, - Frekuensi sampling dilakukan manual Relatif lebih mahal, pemasangan lebih rumit, perlu tambahan alat akuisisi data (datalogger)

## Survey Topografi
Survey  topografi  merupakan  tahapan  yang cukup  penting  pada  kegiatan  pemanfaatan FABA  sebagai  penudung  PAF.  Survey  ini dilakukan  untuk  merekam  topografi  setiap lapisan  penudung,  sehingga  saat  pembuatan rencana pengeboran dapat direncanakan kedalaman  pengeboran  secara  akurat.  Pada implementasi  pemanfaatan  FABA  di  KPC, survey dilakukan pada tahapan berikut ini:
a. Setelah  selesai  penyiapan  area  PAF  (area pemanfaatan),  pada  tahap  ini  survey topografi sangat dibutuhkan untuk memastikan area pemanfaatan telah diratakan  dengan  baik.  Selain  itu  data topografi  PAF  diperlukan  saat  membuat rencana pengeboran
b. Setelah penudungan lapisan FABA
c. Setelah penudungan lapisan NAF
d. Setelah penudungan lapisan tanah
Keempat data topografi di atas kemudian akan digabungkan sehingga diperoleh profil ketebalan  actual  tiap  lapisan  penudung  dan dapat  direncanakan  kedalaman  pengeboran titik pantau oksigen
Teknik Pengeboran Titik Pantau Teknik  pengeboran  yang  tepat  diperlukan untuk  menjaga  agar  struktur  dinding  bor  tetap terjaga.  Pengeboran  titik  pantau  di  KPC menggunakan  alat  Gemco  dengan  type  auger, tanpa menggunakan bantuan udara maupun air. Pengeboran  dengan  teknik air  blasting sebaiknya  dihindari,  karena  akan  membuat rongga  yang  cukup  besar  pada  lapisan  FABA. Selain  itu  pengeboran  dengan  bantuan  air dapat  mempengaruhi  kelembaban  dan  saturasi dari  lapisan  penudung  di  sekitar  lubang  bor, sehingga sebaiknya juga dihindari

## Teknik penutupan lubang bor
Penutupan  lubang  bor  merupakan  langkah yang kritikal pada tahap persiapan pemantauan pada  kegiatan  pemanfaatan  FABA  sebagai penudung  PAF.  Teknik  penutupan  lubang  bor berhubungan dengan timing, material penutup, dan  kekedapan  penutupan  lubang.  Penutupan lubang  bor  yang  kurang  baik  akan  membuat permukaan  lubang  bor  tidak  kedap  dan membuat pembacaan sensor tidak akurat.
Sensor oksigen diharapkan membaca konsentrasi oksigen relatif pada titik kedalaman  yang  diinginkan  pada  lapisan penudung.  Pada  udara  bebas,  konsentrasi oksigen  relatif  adalah  sebesar  20.95%,  artinya 20.95%  dari  keseluruhan  molekul  yang  ada  di udara bebas adalah molekul oksigen.
Berbeda  dengan  oksigen  relatif,  konsentrasi oksigen  absolut  adalah  jumlah  molekul oksigen per satuan volume udara. Pada hukum gas ideal, diketahui persamaan sebagai berikut:
PV = nRT (1)
Keterangan :
P adalah tekanan V adalah volume
n adalah jumlah mol
R adalah konstanta gas universal
T adalah suhu (K)
Volume udara akan mengembang  jika tekanan udara  turun  atau  suhu  naik,  dan  ini mengakibatkan  jumlah  molekul  oksigen  per satuan  volume  akan  mengalami  penurunan. Sebaliknya,  jika  tekanan  udara  naik  atau  suhu udara  turun,  hal  ini  akan  mengakibatkan volume  udara  menyusut  dan  jumlah  molekul oksigen per satuan volume akan naik.
Ketidakakuratan  pembacaan  sensor  pada penutupan  lubang  yang  tidak  kedap  akan mengakibatkan sensor terpengaruh oleh perubahan  tekanan  udara  maupun  suhu  udara ambien  di  luar  lapisan  penudung.  Kasus  ini terjadi  pada  awal  instalasi  sensor  oksigen  di area  pemanfaatan  FABA  –  Galaxy  Dump.
Grafik  konsentrasi  oksigen  pada  titik  A4  pada tanggal 17 sampai 26 Januari 2021
menunjukkan  adanya  fluktuasi  yang  anomali. Konsentrasi  oksigen  naik  dan  turun  hingga rentang  konsentrasi  oksigen  2-6%  pada  waktu tertentu.
Gambar 1. Grafik fluktuasi titik A4 sebelum perbaikan penutupan lubang pantau
Evaluasi  pada  hasil  rekaman  data  logger ditemukan  bahwa  konsentrasi  oksigen  naik pada  sekitar  pukul  10.00  pagi  dan  22.00  pada malam  hari,  dan  konsentrasi  oksigen  turun
pada  pukul  3.00  dini  hari  dan  15.00  sore  hari. Pengukuran  tekanan  dan  temperatur  udara menggunakan
barometer analog ditunjukkan pada tabel berikut :
Tabel 2. Hasil Pengukuran Suhu dan Tekanan Udara Ambien Pada Waktu Tertentu Waktu Tekanan Udara Ambien Suhu Udara Ambien 10:20 99,8 kPa 27 o C 15:30 99,5 kPa 35 o C
Selain  itu,  pada  pengecekan  lapangan  juga ditemukan  adanya  penurunan  pada  material penutup  lubang  ( collapse) sekitar  1  cm  yang
mengakibatkan  timbulnya  rongga  dan  tidak kedap.
Gambar 2. Penurunan ( collapse ) material penutup lubang titik A4
Meskipun  telah  ditutup  dengan  penutup  pipa, penutupan  lubang  bor  yang  kurang  sempurna seperti  ini  menimbulkan  adanya  rongga  yang memungkinkan sensor terpengaruh oleh adanya  tekanan  dan  suhu  dari  luar  timbunan.
Perbaikan  dilakukan  dengan  penggantian material  penutup  bagian  atas  dengan sodium
bentonite yang  dicampur  dengan  air  untuk membuat tekstur seperti clay . Hasil pemantauan konsentrasi oksigen setelah dilakukan  perbaikan  penutup  lubang  dapat dilihat  pada  grafik  di  bawah  ini  (tanggal  27 Januari hingga akhir axis )
Gambar 3. Fluktuasi Kadar Oksigen yang Berhasil Dikoreksi Setelah Tanggal 26 Januari 2021
Selain  itu,  material  penutup  lubang  juga  harus dipastikan  merupakan  material  yang  kedap. Benda  gas,  termasuk  oksigen,  bergerak  dalam tanah  mengikuti  hukum  difusi.  Parameter utama  yang  berkaitan  dengan  difusi  gas  di tanah  adalah  koefisien  difusi  tanah,  yang merupakan  sifat  media  dan  gas  yang  dianalisa dan tergantung pada tekstur, struktur,
distribusi,  ukuran  dan  konektivitas  pori-pori serta  celah  berliku  antar  partikelnya  (Neira  et al., 2015).
Pada implementasi pemanfaatan FABA sebagai  penudung  PAF  di  area  Galaxy  Dump, KPC  menggunakan  material  penutup  berupa tanah  di  bagian  1  meter  dasar  lubang,  dan kemudian  ditutup  dengan sodium  bentonite
yang  dicampur  air  terlebih  dahulu  untuk membuat  tekstur  dan  fungsinya  mirip clay . Bentonite dengan  kandungan  natrium  sebagai kation  utama  yang  dapat  ditukar  (dikenal dengan  istilah exchangeable  cation ),  mampu mengalami  pengembangan  volume  hingga beberapa  kali  bila  kontak  dengan  air  (dikenal dengan  istilah swelling ),  membentuk  koloid, bernilai viskositas tinggi dan mampu mengikat air  (Federation  of  Piling  Specialists,  2006). Pemadatan dan saturasi air dalam tanah adalah penghambat utama dari perpindahan oksigen di dalam  tanah,  air  menjadi  penghambat  yang lebih  efektif  (Papendick  and  Runkles,  1965; Moldrup  et  al.,  2000a;  Neale  et  al.,  2000). Karena  itu,  sodium  bentonite  merupakan material  yang  baik  untuk  penutupan  lubang monitoring  pada  pemanfaatan  FABA  sebagai penudung PAF.
Instalasi  sensor  di  dalam  timbunan  harus dilakukan segera setelah titik pantau dibor. Hal ini dilakukan untuk mencegah air hujan masuk ke  dalam  lubang  dan  menggerus  bibir  lubang sehingga  lubang  bor  akan  melebar  dan  terisi air.  Sensor  oksigen  sebaiknya  tidak  dipasang pada  lubang  yang  terisi  air,  karena  sinyal keluaran  sensor  yang  dialirkan  ke  data  logger akan mengalami gangguan.

## Kompatibilitas Data Logger
Datalogger  merupakan  alat  akuisisi  data  yang dihubungkan  ke  sensor  untuk  mengirim perintah program dan juga merekam data pada tiap frekuensi waktu yang disetting.
Datalogger  yang  kurang  sesuai  dengan  sensor oksigen dapat mengakibatkan pembacaan yang kurang  akurat.  Pada  Uji  Coba  Pemanfaatan FABA  sebagai  Penudung  PAF  di  lokasi  J Void, digunakan datalogger Intellilogger IL-80 dan sensor Apogee SO-210. Penggunaan IL-80 untuk  durasi  waktu  yang  lama  dirasa  kurang dapat diandalkan. Pembacaan data logger pada beberapa  titik  sensor  oksigen  menunjukkan hasil konsentrasi oksigen negatif pada beberapa  bulan  setelah  penimbunan  titik pantau.
Pada implementasi Pemanfaatan FABA sebagai  penudung  PAF  di  area  Galaxy  Dump, digunakan  datalogger  Campbell  Scientific CR1000X dan sensor Apogee SO-210. Hingga 8  bulan  setelah  sensor  ditimbun,  kualitas  data yang  didapatkan  masih  baik  dan  dapat diandalkan.  Pembelian  datalogger  Campbell Scientific  berdasarkan  diskusi  sebelumnya
dengan  pabrikan  Apogee.  Untuk  penggunaan sensor  maupun  datalogger  lain,  sebaiknya pengguna  berdiskusi  dulu  dengan  pabrikan untuk melihat kesesuaiannya.

## Kalibrasi Sensor Oksigen
Umur  pakai  sensor  oksigen  seri  SO-200 diperkirakan adalah 5 tahun dengan penggunaan  terus  menerus  pada  konsentrasi oksigen  20.95%.  Umur  pakai  dapat  lebih Panjang  dengan  menyimpan  sensor  pada  suhu dingin (contohnya pada pendingin atau freezer) ketika  tidak  digunakan.  Penurunan  sinyal sensor  pada  penggunaan  1  tahun  pada konsentrasi  oksigen  20.95%  ditunjukkan  pada grafik  di  bawah.  Sensor  oksigen  seri  SO-200 akan  mengalami  penurunan  arus  listrik  kira- kira  sebesar  0.8  mV/tahun  atau  sebesar  6% dari  sinyal  keluaran  pada  saat  kondisi  baru (Apogee  Oxygen  Sensor  Owner’s  Manual, 2016).
Kalibrasi  ulang  perlu  dilakukan  karena  sinyal keluaran  sensor  oksigen  akan  mengalami penurunan  dari  waktu  ke  waktu.  Pada pemantauan  pemanfaatan  FABA  sebagai penudung  PAF,  sensor  oksigen  telah  ditimbun dalam  tanah  dan  tidak  dapat  diambil  kembali. Hal  ini  mengakibatkan  tidak  dapat  dilakukan kalibrasi ulang pada kondisi ideal (konsentrasi oksigen ambien 20.95%). Sehingga penyesuaian  perlu  dilakukan  pada  faktor kalibrasi  pada  saat  awal  pemasangan  sensor. Contohnya:  jika  pada  awal  pemasangan  sinyal keluaran  menunjukkan  13  mV  yang  kemudian dikonversi menjadi 20.95%, sehingga didapatkan factor kalibrasi sebagai berikut:
(2)
Dimana :
CF = Faktor Kalibrasi mV c = sinyal keluaran saat kalibrasi (mV), misal 12 mV saat sensor dalam kondisi baru mV 0 = sinyal keluaran pada kondisi 0 oksigen, yaitu 0.3 mV
` (3)
Maka, faktor kalibrasi saat sensor masih baru (CF 0 ) adalah = 1,7906
Pada  sensor  yang  sama  setelah  penggunaan selama  1  tahun,  diperkirakan  sinyal  keluaran
akan  mengalami  penurunan  sebesar  6%  atau sekitar  0.8  mV  menjadi  sekitar  11,2  mV  pada kondisi  20,95%  oksigen.  Artinya  perlu dilakukan penyesuaian faktor kalibrasi sebagai berikut:

## (4)
Sehingga faktor kalibrasi setelah penggunaan 1 tahun  (CF 1 )  akan  mengalami  penyesuaian menjadi 1,922
Masing-masing sensor oksigen yang digunakan  akan  ada  perbedaan  pada  sinyal keluaran yang dihasilkan, oleh karena itu perlu dilakukan kalibrasi pada masing-masing sensor dan  faktor  kalibrasi  pada  masing-masing sensor akan berbeda juga.

## Konektivitas Sensor
Sensor oksigen biasanya disupply dari pabrikan hanya dengan panjang kabel sekitar 5 meter.  Untuk  penggunaan  pada  kegiatan pemanfaatan  FABA  sebagai  penudung  PAF, diperlukan  panjang  kabel  sensor  yang  cukup dari  dalam  lubang  bor  hingga  tersambung  ke data  logger  pada  permukaan  tanah.  Untuk pabrikan  yang  memiliki  opsi  untuk  memesan sensor  dengan  panjang  kabel  tertentu,  maka diperlukan  perencanaan  yang  matang  sebelum pemesanan  sensor.  Sehingga  saat  sensor  yang dipesan  tiba,  panjang  kabel  sudah  sesuai  dan tidak perlu tambahan kabel atau penyambungan.  Namun  untuk  sensor  oksigen dengan  standar  kabel  5  meter,  maka  perlu dipesan  juga  kelengkapan  kabel  tambahan yang selanjutnya perlu dilakukan penyambungan  kabel  agar  panjangnya  sesuai dengan yang direncanakan.
Sambungan kabel sebaiknya dilakukan seminimal  mungkin.  Perencanaan  kabel  yang kurang baik akan mengakibatkan beberapa kali penyambungan. Penggunaan sensor di lapangan  dalam  waktu  lama,  mengakibatkan kabel  akan  terpapar  panas  dan  hujan.  Pada kabel  dengan  banyak sambungan akan meningkatkan  resiko  gangguan  data  pada sinyal  keluaran  karena  masuknya  air  pada sambungan kabel.

## KESIMPULAN
Pemantauan konsentrasi oksigen pada kegiatan pemanfaatan  FABA  sebagai  penudung  PAF
memiliki  tantangan  yang  cukup  banyak, dikarenakan  penempatan  alat  pantau  pada kondisi  ekstrem  di  dalam  lapisan  penudung dengan  jangka  waktu  yang  lama.  Sekurang- kurangnya  ada  7  hal  yang  mempengaruhi akurasi  pembacaan  kadar  oksigen  dalam timbunan, yaitu:
1. Tipe alat pantau
2. Survey topografi
3. Teknik pengeboran titik pantau
4. Teknik penutupan lubang bor
5. Kompatibilitas data logger
6. Kalibrasi sensor oksigen
7. Konektivitas sensor
Perencanaan yang teliti terhadap 7 hal tersebut akan  meningkatkan  akurasi  data  oksigen  yang direkam selama kegiatan pemantauan, sehingga  dapat  merepresentasikan  performa lapisan penudung yang aktual.

## DAFTAR PUSTAKA
Apogee Instruments, Inc. 2016. Apogee Oxygen Sensor Owner’s Manual, Models SO-110, SO-120, SO-210, and SO-220 . Bruce Bugbee, Mark Blonquist. Absolute and Relative Gas Concentration: Understanding Oxygen in Air . Apogee Instruments, Inc. Hillel, D. 2003. Introduction to Environmental Soil  Physics .  Elsevier  Academic  Press, San Diego, California, USA.
os   e ra, Maur   o Or   ,  u s Morales, an Edmundo  Acevedo.  2015. Oxygen diffusion  in  soils:  Understanding  the factors  and  processes  needed  for modelling . Chilean Journal of Agricultural Research, 75, 35-44
Moldrup,  P.,  T.  Olesen,  J.  Gamst,  P. Schjønning,  T.  Yamaguchi,  and  D. Rolston.  2000a. Predicting  the  gas diffusion  coefficient  in  repacked  soil: water-induced  linear  reduction  model . Soil Science Society of America Journal 64:1588-1594.
Neale,  N.,  J.  Hughes,  and  C.  Ward.  2000.
Impacts  of  unsaturated  zone  properties on  oxygen  transport  and  aquifer reaeration . Ground Water 38:784-794. Papendick,  R.I.,  and  J.R.  Runkles.  1965. Transient-state  oxygen  diffusion  in  soil: I.  The  case  when  rate  of  oxygen
consumption  is  constant .  Soil  Science 100:251-261. U.S.Environmental Protection Agency. 1994. Acid Mine Drainage Prediction. Technical Document 6-8