## RANCANG BANGUN SMART NURSE CALL (PEMANGGIL PERAWAT)

## BERBASIS ANDROID
Pradita Ghanda Septian 1) , Farida Arinie 2) ,Hendro Darmono 3)
1,2,3) Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital, Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang Email: ghanda.pgs@gmail.com

## Abstract
Keterbatasan  jumlah  tenaga  perawat  merupakan  masalah  yang  sering  terjadi  di  dunia kesehatan.  Dampak  dari  kurangnya  tenaga  adalah  tingginya  beban  kerja  perawat  yang  dapat mengakibatkan  asuhan  pasien  menjadi  kurang  optimal  dan  menurunkan  tingkat  kepuasan  pasien. Menurut Institute  for  Healthcare  Improvement ,  perawat  hanya  menghabiskan  antara  20-30%  dari waktu mereka dalam perawatan pasien langsung, sisanya dihabiskan untuk proses dokumentasi dan administrasi. Berdasarkan alasan itu, rumah sakit pada umumnya menyediakan nurse call sehingga keluarga tidak perlu meninggalkan pasien untuk mencari perawat.
Tujuan  yang  didapat  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  adalah  untuk  memudahkan  pasien untuk  menggunakan  Smart  Nurse  Call  terutama  bagi  pasien  kondisi  diagnosis  akut  serta memudahkan  suster  dalam  memonitoring  kondisi  pasien.  Padapenelitian  ini  juga  ditujukan pengujian  terhadapan  jarak  pengiriman  data  dalam  1  gedung  untuk  mengetahui  kinerja  media telekomunikasi wireless (akses point) .
Berdasarkan  hasil  pengujian  dari  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  dari  Data  hasil pengujian  kualitas  pengiriman  data  dengan  menggunakan  media wireless didapatkan  hasil  bahwa akses  point  bekerja  memiliki  batas  pengiriman  data.  Pada  pengujian  jarak  dalam  gedung  AH menyatakan bahwa pengiriman data berdasarkan jarak jangkauan pada lantai 1 mampu menjangkau keseluruhan  koridor  sedangkan  untuk  lantai  2  hanya  dapat  menjangkau  jarak  13  meter  sedangkan pada  lantai  3  tidak  dapat  terjangkau.  Data hasil  pengujian  kesesuaian  alat  smart  nurse  call  dengan pembacaan  detak  jantung  secara  manualdidapatkan  tingkat  kesesuaian  alat  97,65%  yang  berarti tingkat  kesesuaian  cukup  tinggi  dan  hampir  sama  dengan  pengujian  manual.  Data  hasil  pengujian tegangan dari push button mendapatkan nilai tegangan rata-rata pada posisi low adalah 0 V dan nilai rata-rata tegangan high adalah 4,675 V.
Keywords: Smart Nurse Call, Perawat, Sensor ,Denyut Nadi, Pasien , Wireless

## 1. PENDAHULUAN
Keterbatasan  jumlah  tenaga  perawat merupakan  masalah  yang  sering  terjadi  di dunia  kesehatan.  Dampak  dari  kurangnya tenaga  adalah  tingginya  beban  kerja  perawat yang  dapat  mengakibatkan  asuhan  pasien menjadi  kurang  optimal  dan  menurunkan tingkat kepuasan pasien. Menurut  Institute for Healthcare  Improvement,  perawat  hanya menghabiskan  antara  20-30%  dari  waktu mereka  dalam  perawatan  pasien  langsung, sisanya  dihabiskan  untuk  proses  dokumentasi dan  administrasi.  Berdasarkan  alasan  itu, rumah  sakit  pada  umumnya  menyediakan nurse  call  sehingga  keluarga  tidak  perlu meninggalkan pasien untuk mencari perawat.
Nurse  Call  adalah  alat  yang  berfungsi untuk  memanggil  suster,  alat  ini  berfungsi sebagai  komunikasi  khusus  antar  pasien  dan
perawat dalam area rumah sakit. Namun dalam beberapa kasus suster masih kurang merespon apabila  pasien  menekan  tombol  nurse  call, banyak  sekali  faktor  yang  meenyebabkan kurangnya  respon para suster  yaitu peringatan nurse  call  terfokus  hanya  pada  satu  tempat, maksudnya  adalah,  ketika  pasien  menekan tombol nurse call, maka akan ada lampu yang menyala  dan  lampu  tersebut  hanya  ada  pada tempat tertentu dan tidak portable bisa di bawa kemana-mana.  Sehingga  Nurse  call  masih memiliki ruang yang terbatas yang menyebabkan  respon  penanganan  suster  di rumah  sakit  lamban,  selain  itu  untuk  pasien rawat  jalan  masih  tidak  memungkinkan  untuk menggunakan nurse call karena ruang lingkup nurse  call  masih  terbatas  di  rumah  sakit  saja. Oleh  karena  itu  di  butuhkan  sebuah  solusi
untuk  menangani  permasalahan  tersebut  yaitu Smart Nurse Call.
Smart  Nurse  call  terintegrasi  dengan akses  point  melalui  ethernet  shield  sehingga memungkinkan  monitoring  keadaan  pasien menjadi  lebih  optimal.  Smart  Nurse  Call  di lengkapi  dengan  sensor  detak  jantung  yang digunakan  untuk  memonitoring  detak  jantung pasien  dan  1  tombol  untuk  memanggil perawat.  Selain  itu  smart  nurse  call  juga  di lengkapi  sebuah  aplikasi  berbasis  android untuk meningkatkan respon para suster, karena semua suster pasti mempunyai smartphone dan selalu  di  bawa  kemana-mana,  ketika  pasien menekan  tombol  pada  smart  nurse  call,  maka akan  muncul  sebuah  notifikasi    yang  berisi permintaan pasien untuk suster dan memudahkan suster untuk mempersiapkan apa yang  di  butuhkan  pasiennya.  Ketika  dalam keadaan  emergency,  Smart  nurse  call  di lengkapi  sensor detak  jantung  yang  terhubung pada  aplikasi  pada  smartphone  perawat sehingga  penanganan  pada  setiap  pasien  akan lebih efektif karena penanganan lebih cepat di banding nurse call biasa.

## I. TINJAUAN PUSTAKA
1.1 Arduino
Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan mikrokontroler yang berbasis chip
ATmega328P.  Arduino  Uno  memiliki  14 digital pin input / output (atau biasa ditulis I/O, dimana  14  pin  diantaranya  dapat  digunakan sebagai output PWM antara lain pin 0 sampai 13),  6  pin  input  analog,  menggunakan  crystal 16  MHz  antara  lain  pin  A0  sampai  A5, koneksi  USB,  jack  listrik, header ICSP  dan tombol reset .  Hal  tersebut  adalah  semua  yang diperlukan untuk mendukung sebuah rangkaian mikrokontroler.(Sumber : http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2012-1- 00509-IF%20Bab2001.pdf

## 1.2 Ethernet Shield
Arduino  Ethernet  Shield  merupakan  papan pengendali mikrokontroler yang di extend dari Arduino  UNO  agar  dapat  terhubung  ke jaringan  komputer.  Untuk  menghubungkan Arduino  Uno  dengan  jaringan  komputer diperlukan  Arduino  Ethernet  Shield  yang dihubungkan menggunakan konektr RJ- 45.(Sumber :
http://eprints.akakom.ac.id/4467/3/3_1254100 20_BAB%20II.pdf)

## 1.3 Access Point
Access  Point  adalah  sebuah  node  yang telah dikonfigurasi secara khusus pada sebuah WLAN  (Wireless  Local  Area  Network). Access Point bertindak sebagai pusat pemancar  dan  penerima  untuk  sinyal-sinyal radio WLAN. Access Point sering disebut juga base station.(Sumber : http://eprints.akakom.ac.id/4467/3/3_1254100 20_BAB%20II.pdf)

## 1.4 Pulse Sensor
Pulse  Sensor  adalah  alat  medis  yang berfungsi  untuk  memantau  kondisi  denyut jantung  manusia.  Rangkaian  dasar  dari  sensor ini dibangun menggunakan phototransistor dan LED.  Sensor  ini  bekerja  berdasarkan  17 prinsip  pantulan  sinar  LED.  Kulit  dipakai sebagai  permukaan  reflektif  untuk  sinar  LED. Kepadatan darah pada kulit akan mempengaruhi  reflektifitas  sinar  LED.  Aksi pemompaan jantung mengakibatkan kepadatan darah meningkat. Pada saat jantung memompa darah,  maka  darah  akan  mengalir  melalui pembuluh  arteri  dari  yang  besar  hingga  kecil seperti di ujung jari. Volume darah pada ujung dari  bertambah  maka  intensitas  cahaya  yang mengenai  phototransistor  akan  kecil  karena terhalang  oleh  volume  darah,  begitu  pula sebaliknya.(Sumber: Asteria.2017)

## 1.5 Denyut Nadi
Denyut  nadi  adalah  suatu  gelombang yang  teraba  pada  arteri  bila  darah  di  pompa keluar  jantung.  Denyut  ini  mudah  diraba  di suatu  tempat  dimana  ada  arteri  melintas (Sandi,  2016).  Darah  yang  didorong  ke  arah aorta  sistol  tidak  hanya  bergerak  maju  dalam pembuluh  darah,  tapi  juga  menimbulkan gelombang bertekanan yang berjalan sepanjang  arteri  (Kasenda,  Marunduh  & Wungouw, 2014). Gelombang yang bertekanan  meregang  di  dinding  arteri sepanjang  perjalanannya  dan  regangan  itu dapat diraba sebagai denyut nadi. Pada jantung manusia  normal,  tiap-tiap  denyut  berasal  dari nodus  SA  (irama  sinus  normal).(Sumber: Asteria.2017)
Gambar 2.1 Detak Jantung Normal Orang Dewasa
(Sumber: Asteria.2017)

## 1.6 Nurse Call
Nurse Call adalah sebuah alat komunikasi antara  perawat  dan  pasien  di  rumah  sakit. Nurse Call dilengkapi dengan sentral indikator maupun  Indicator  Lamp  pada  setiap  ruang pasien,  sehingga  perawat  dengan  mudah mendeteksi  ruang/pasien  mana  yang  harus kembali  terlebih  dahulu  ke  ruang  perawat,  di mana  terdapat  sentral  indikator  (lampu indikator  ruang).  Pada  lorong  rumah  sakit, juga  bisa  ditambahkan  dengan  Marquee  yang juga menyebutkan ruang/pasien yang membutuhkan  bantuan  sehingga  mempercepat penangganan pasien, khususnya apabila  posisi perawat  sedang  berada  di  koridor.  Adapun tujuan  dari  penggunaan  Nurse  Call  adalah untuk menurunkan polusi suara, meningkatkan efektivitas  produktivitas  staf,  meningkatkan kepedulian staf, software management reporting,  dan  meningkatkan  pengalaman rumah sakit.

## 1.7 XAMPP
XAMPP  adalah  sebuah  software  web server apache yang didalamnya sudah tersedia database  web  server  mysql  dan  support  php programming.  XAMPP  merupakan  software yang mudah digunakan, gratis dan mendukung instalasi  di  Linux  dan  Windows.  Keuntungan lainnya  adalah  cuma  menginstal  satu  kali adalah  terserdia  Apache  Web  Serve,  MySQL Database  Server,  PHP  Support  (PHP  4  dan PHP  5)  dan  beberapa  netode  lainnya.  Hanya bedanya  kalau  yang  versi  untuk  Windows sudah  dalam  bentuk  instalasi  grafis  dan  yang Linux  dalam  bentuk  file  terkompresi  tar.gz. Kelebihan  lain  yang  berbeda  dari  versi  untuk Windows    adalah  memiliki  fitur  untuk mengaktifkan  sebuah  server  secara  grafis, sedangkan  Linux  masih  berupa  perintah- perintah di dalam console. Oleh karena itu yang  versi  untuk  Linux  sulit  untuk dioperasikan.  Dulu  XAMPP  untuk  Linux dinamakan LAMPP, sekarang diganti namanya menjadi XAMPP FOR
LINUX..(Sumber:Dudul.2012)
1.8 MySQL
MySQL  adalah  salah  satu  produk database  yang  populer  dipasaran  karena kehandalan,  kelengkapan  fitur  dan  free software.  MySQL  merupakan  salah  satu produk  database  relasi  (RDBMS  Relational Database Management System), diperkenalkan sejak  tahun  1996.  MySQL  merupakan database  server  yang  multiuser  dengan menggunakan implementasi client- server.(Sumber: Dudul.2012)

## 1.9 Android
Android  merupakan  salah  satu  sistem operasi  yang  sangat  berkembang  saat  ini, dengan  berbasiskan  Linux  sistem  operasi  ini dirancang  untuk  mengembangkan  perangkat seluler  layar  sentuh  seperti  smartphone  dan juga  komputer  tablet.  Android  menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan  aplikasi  untuk  digunakan  oleh bermacam piranti gerak.
(Sumber : http://eprints.akakom.ac.id/4467/3/3_1254100 20_BAB%20II.pdf) 1.10 Ionic Framework
Ionic adalah sebuah framework aplikasi mobile berbasis HTML5  yang  dapat  digunakan untuk mengembangkan apikasi mobile dengan teknologi  web  seperti  HTML,  CSS,  dan
Javascript. Ionic menggunakan Node.js SASS,  AngularJS  sebagai  engine-nya.  Ionic dilengkapi  dengan  komponen-komponen  CSS seperti  seperti button,  list,  card,  form,  girds, tab dan masih banyak lagi. (Sumber : http://eprints.akakom.ac.id/4467/3/3_1254100 20_BAB%20II.pdf) II. METODE PENELITIAN
Penelitian
ini ditujukan untuk memepermudah  perawat  dalam  menangani pasien tanpa harus bolak balik ke ruang nurse untuk  mengetahui  kamar  mana    yang membutuhkan bantuan.
Gambar 3. 1Blok Diagram Perencanaan Sistem Smart Nurse Call
Pada  diagram  blok  sistem  diatas  akan dijelaskan  mengenai  garis  besar  penelitian yang  akan  dilakukan,  diantaranya  sebagai berikut :
1. Input  terdiri  dari  2  masukkan  yaitu sensor heart rate , dan push button.Sensor  heart  rate  berperan sebagai  pembaca  data  denyut  nadi pasien.  Sensor heart  rate terhubung dengan  arduino  uno.  Sedangkan  push button  berperan  sebagai  sarana  untuk memanggil perawat
2. Dari input tersebut akan di proses oleh arduino  dan  dikirimkan  menggunakan modul ethernet shield untuk dikirimkan  dan  di  simpan  pada database.
3. Kemudian pada Android akan menampilkan  hasil  dari  data  yang dikirimkan  dan  pada  situasi  tertentu akan muncul notifikasi untuk memperingatkan perawat untuk segera menangan keadaan pasien tersebut.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bab  ini  akan  dijelaskan  mengenai implementasi system serta hasil pengujian dan Analisa dari penelitian yang telah dilakukan.

## 3.1 Hasil Implementasi Hardware
Gambar 4.1 Hasil perancangan hardware
Gambar  4.1  merupakan  hasil  implementasi hardware  pada  perangkat smart  nurse  call yang  terdiri  dari  2  sensor heart  rate ,  2 push button ,  serta  box  berisi  mikrokontroler  2
Arduino uno dan ethenet shield . IV. Hasil Implementasi Software
Gambar  4.2  Hasil  desain  tampilan aplikasi
Gambar  4.2  merupakan  salah  satu  hasil implementasi  tampilan  system smart  nurse call pada  smartphone.  Pada  aplikasi  ini terdapat  beberapa  halaman  yaitu  halaman home,  halaman user ,  halaman  kamar , halaman detail  kamar,  halaman  tambah  kamar,  dan halaman tambah user.

## V. Hasil Pengujian Sistem
4.1 Pengujian Black Box Testing Tabel 4.1 Hasil pengujian black box testing Halaman Login Admin dan User No Input Output Kesesuaia n 1. Username  : admin Password : admin Masuk Sebagai Admin Login Berhasil Ya 2. Username  : admin Password : - Masuk Sebagai Admin Login Error Ya 3. Username : - Login Ya
Password :
admin Masuk
Sebagai Admin Error
4. Username : - Password : -
Masuk Sebagai Admin  atau User
Login Error Ya 5. Username  : ghanda Password : ghanda Masuk Sebagai User
Login Berhasil Ya 6. Username  : ghanda Password : - Masuk Sebagai User Login Error Ya 7. Username : - Password : ghanda Masuk Sebagai User Login Error Ya Tabel 4.2 Halaman Data Perawat No Input Output Kesesuaia n 1. Nama : Admin Username : admin Password : admin  Otoritas : Admin Data Berhasil Disimpan Ya 2. Nama : Perawat1 Username : perawat1 Password : perawat1 Otoritas : Perawat Data Berhasil Disimpan Ya 3. Nama : Ghanda Username : ghanda Password : ghanda Otoritas : Data Berhasil Disimpan Ya
Perawat 4. Nama : Ghanda Username : ghanda Password : ghanda Otoritas : Perawat Data Berhasil Disimpan Ya 4.2 Pengujian Hardware Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui  tegangan  keluaran push  button pada  rangkaian  hardware  saat  kondisi High dan Low . Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah rangkaian sudah benar dan program berjalan dengan yang diharapkan.
• Pengujian Tegangan Pada Push Button
Berdasarkan pengujian tegangan pada push button menggunakan  multimeter  diperoleh hasil tegangan pada Tabel 4.3 sebagai berikut: Tabel 4.3 Hasil Pengujian Tegangan Push Button Push Button ke- Kondisi Low (V) Kondisi High (V) 1 0 4,7 2 0 4,65 Rata- rata 0 4,675 Berdasarkan rangkain yang telah dirancang untuk menunjukan hasil push button ketika  keadaan  low button  pada  aplikasi  tidak munculdan  ketika  push  button  keadaan  high maka  akan  muncul  tombol  tindakan  pada aplikasi  smartphone  dan  nilai  tegangan  rata- rata pada posisi low adalah 0 V dan nilai rata- rata tegangan high adalah 4,675 V.
• Pengujian  Tegangan  Keluaran  Sensor Detak Jantung
Berdasarkan pengujian tegangan  pada  sensor  detak  jantung menggunakan  multimeter  diperoleh
hasil  tegangan pada  Tabel 4.4 sebagai berikut:
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Tegangan Sensor Detak Jantung No Pembacaan Tegangan Keluaran Sensor Orang ke-1 Orang ke-2 Orang ke-3 1. 1,38 V  1,59 V  1,85 V 2. 1,73 V  1,68 V  1,96 V
3. 1,52 V  1,24 V  2,61 V
4. 1,53 V  1,55 V  0,38 V
5. 1,92 V  1,49 V  0,54 V
6. 1,83 V  1,70 V  1,48 V
7. 1,80 V  1,38 V 1,67
8. 1,77 V  1,50 V  2,01 V
9. 1,75 V  1,78 V  2,88 V
10. 1,47 V  1,51 V  2,91 V Rata- rata 1,57 V  1,54 V  1,82 V Berdasarkan rangkain yang telah dirancang  untuk  menunjukan  nilai  tegangan pada pembacaan sensor detak jantung dilakukan  percobaan  terhadap  3  orang  yang berbeda untuk mengetahui nilai tegangan rata- rata  dihasilkan  oleh  pembacaan  sensor  detak jantung.  Dari  percobaan  diatas  diperoleh  nilai rata-rata  untuk  orang  ke-1  yaitu  1,57V,  orang ke-2 1,54V, dan untuk orang ke-3 mendapatkan nilai 1,87V.
• Pengujian Detak Jantung Pada  pengujian  ini  dilakukan  dengan mengambil  data  dari  1  objek  dengan pengambilan  sampel  sebanyak  10  kali. Pengambilan  data  10  kali  bertujuan  untuk mengambil  nilai  rata-rata  dari  perhitungan yang dihasilkan oleh sensor. Hasil perhitungan dari  sensor  kemudian  dibandingkan  dengan hasil  perhitungan  secara  manual  yang  diambil dengan  cara  menghitung  denyut  nadi  masing- masing  objek  selama  1  menit.  Perhitungan secara  manual  diambil  sebagai  tolak  ukur untuk  hasil  penghitungan  dari  pulse  sensor agar  dapat  menentukan  seberapa  besar error hasil  daripembacaan  dengan  pulse  sensor ditunjukkan pada Tabel 4.5:
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Sensor Detak Jantung No Menit ke- Denyut Jantung BPM Error % Pulse Sensor Manual
1. 1 96 94 2,1% 2. 2 91 92 1,08% 3. 3 80 78 2,1% 4. 4 88 84 4,7% 5. 5 98 100 2,1% 6. 6 102 96 4,7% 7. 7 90 89 1,08% 8. 8 85 85 0% 9. 9 88 90 2,1% 10. 10 82 85 3,5% Nilai Rata-Rata Kesalahan 2,34% Nilai kesalahan didapatkan dari : = | | ×100%
Keterangan :
= Galat relatif
= nilai sejati (nilai sebenarnya sesuai pembacaan manual) ′= nilai hampiran (nilai yang didapatkkan dari alat) Sehingga tingkat kesesuaian didapatkan hingga mencapai 97,65%
4.2 Pengujian  Jarak  Pengiriman  Data Menggunkan Akses Point
Perngujian  ini  dilakukkan  bertujuan  untuk mengetahui  jarak  jangakauan  dari  sebuah perangkat wireless .  Karena  nantinya  aplikasi dan  perangkat smart  nurse  call akan terkoneksi  pada  akses  point  yang  sama sehingga  diperlukan  pengujian  ini.  Pada pengujian  ini  dilakukan  mulai  dari  jarak  5 meter  hingga  35  meter  untuk  lantai  1  antara akses point dan aplikasi smart nurse call . 1. Pengujian Jarak Pada Gedung AH Lantai 1.
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Jarak Pada Gedung AH Lantai 1 No. Jarak (meter) Pengiriman data 1. 5 Berhasil 2. 10 Berhasil 3. 15 Berhasil 4. 20 Berhasil 5. 25 Berhasil 6. 30 Berhasil 8. 35 Berhasil 2. Pengujian Jarak Pada Gedung AH Lantai 2
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Jarak Pada Gedung AH Lantai 2 No. Jarak (meter) Pengiriman data 1. 4 Berhasil 2. 6 Berhasil 3. 8 Berhasil 4. 10 Berhasil 5. 12 Berhasil 6. 14 Berhasil 8. 15 Berhasil 9. 17 Gagal 10. 19 Gagal 3. Pengujian Jarak Pada Gedung AH Lantai 3 Tabel 4.8 Hasil Pengujian Jarak Pada Gedung AH Lantai 3 No . Jarak (meter) Pengiriman data 1. 8 Gagal 2. 10 Gagal 3. 12 Gagal 4. 14 Gagal 5. 16 Gagal 6. 18 Gagal 8. 20 Gagal 9. 22 Gagal 10. 24 Gagal V. Penutup 5.1.  Kesimpulan Dari hasil pengujian dan pembahasan “Rancang Bangun Smart Nurse Call (Pemanggil  Perawat) Berbasis Android” dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:
1. Pada  pengujian  jarak  dalam  gedung  AH menyatakan bahwa pengiriman data berdasarkan  jarak  jangkauan  pada  lantai  1 mampu mengcover keseluruhan koridor sedangkan  untuk  lantai  2  hanya  dapat mengcover  jarak  13  meter  sedangkan  pada lantai 3 tidak dapat terjangkau.
2. Perangkat ini dapat mempermudah perawat dalam melakukan penanganan terhadap pasien.
5.2.  Saran
Untuk  perbaikan  sistem  yang  sudah  dibuat adalah:
1. Aplikasi  dapat  dikembangkan  kedalam sistem operasi IOS, sehingga pengguna Iphone dapat menjalankan aplikasi ini.
2. Untuk  penempatan  akses  point  bisa  di tambahakan untuk 1 lantai bisa menggunkan 2 akses yang saling terkoneksi untuk memaksimalkan pengiriman data.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Asteria,  N.  (2017).  SISTEM  PERINGATAN MONITORING AMBANG KELELAHAN BERDASARKAN HEART RATE UNTUK PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR. Malang: Politeknik Negeri Malang. Dena  Anugrah,  A.  B.  (2016).  RANCANG BANGUN PENGUKUR LAJU DETAK JANTUNG  BERBASIS  PLC  MIKRO.  Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO),  Volume  1,  Nomor  3,  November  2016, 8.
Fachrul Rozie, F. H. (t.thn.). Rancang Bangun Alat Monitoring Jumlah Denyut Nadi / Jantung Berbasis Android.  Tanjungpura:  Jurusan  Teknik  Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
Muhammad  Nurdin,  N.  A. (2015).  Deteksi  Denyut Jantung  dengan  Metode  Sensor  Pulsh  Berbasis Ardiuno.  Makasar:  Politeknik  Negeri  Ujung Pandang.
Muhlis Agung Saputro, E. R. (2017). Implementasi Sistem Monitoring Detak Jantung dan Suhu Tubuh Manusia  Secara  Wireless.  Malang:  Universitas
Brawijaya. R.  Ristanto  Baskoro,  A.  A.  (2016).  PENILAIAN KEPUASAN PASIEN DENGAN MENGGUNAKAN METODE SERVQUAL GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN  DI  RSUD  UNGARAN.  Semarang: UNDIP Tembalang. Sayekti, I. (2013). Bel Pemanggil Perawat Berbasis Wireless Menggunakan Xbee. Semarang: Politeknik Negeri Semarang. http://www.maniacms.web.id/2012/01/pengertian- xampp.html(Diakses pada 14-1-2018 Pukul 19.10)