## Perancangan awal wind tunnel untuk pengujian turbin angin
Alexander Matthew 1 , Levin Halim 1
1 Teknik Elektro Konsentrasi Mekatronika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Katolik Parahyangan Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 *Email korespondensi: halimlevin@unpar.ac.id

## Abstrak
Seiring  berkurangnya  pasokan  sumber  daya  alam  yang  berkaitan  dengan  minyak  bumi  semakin  menipis maka  langkah  yang  dapat  diambil  adalah  beralih  ke  sumber  energi  terbarukan  yang  dapat  menimalisir permasalahan yang ada. Sumber energi terbarukan sendiri memiliki beberapa jenis yaitu tenaga surya, air, dan angin.  Yang  dimana  yang  akan  dibahas  lebih  lanjut  pada  jenis  angin  yang  dinilai  cukup  potensial  jika dikembangkan di Indonesia. Untuk dapat menghasilkan energi listrik yang berasal dari angin maka diperlukan juga Wind Turbine yang digunakan sebagai alat penunjang. Pengembangan Wind Turbine masih sangat perlu dilakukan karena Wind Turbine sendiri perlu disesuaikan dengan keadaan penempatan dan kondisi tempat yang hendak mengggunakan Wind Turbine. Selain itu untuk melakukan pengujian Wind Turbine sendiri cukup sulit karena  bergantung  pada  keadaan  alam  yang  tidak  menentu  dan  posisi  dari  penempatan  Wind  Turbine  itu sendiri.  Untuk  itu  Wind  Tunnel  dapat  digunakan  untuk  menunjang  penilitian  dan  pengembangan  dari  Wind Turbine. Wind Tunnel sendiri memiliki beberapa jenis yang disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan yang diinginkan. Pada pembahasan kali ini, Wind Tunnel yang dibahas adalah tipe Subsonic yang dimana memiliki Mach  Number  <  1.  Dengan  menggunakan  Wind  Tunnel  sendiri  diharapkan  penilitian  dan  proses  anilis  dari Wind  Turbine  dapat  terbantu  dan  dapat  lebih  mudah  ditemukan  hal-hal  apa  saja  yang  perlu  dilakukan pengembangan. Sebagai penunjang perancangan Wind Tunnel juga digunakan Software Solidworks yang dapat digunakan untuk sebagai penunjang pada proses perancangan Wind Tunnel yang diinginkan, karena dapat juga digunakan untuk melakukan simulasi.
Kata kunci : Energi Terbarukan, Wind Turbine, Wind Tunnel.

## Abstract
As the supply of natural resources related to petroleum is dwindling, the step that can be taken is to switch to renewable  energy  sources  that  can  minimize  existing  problems.  Renewable  energy  sources  themselves  have several types, namely solar, water, and wind power. Which will be discussed further on the type of wind that is considered quite potential if developed in Indonesia. To be able to produce electrical energy from the wind, a Wind Turbine is also needed which is used as a supporting tool. The development of the Wind Turbine is still very  necessary  because  the  Wind  Turbine  itself  needs  to  be  adjusted  to  the  conditions  of  placement  and  the conditions of the place that wants to use the Wind Turbine. In addition, to test the Wind Turbine itself is quite difficult because it depends on the uncertain natural conditions and the position of the placement of the Wind Turbine  itself.  For  this  reason,  the  Wind  Tunnel  can be  used  to  support  the  research  and  development  of  the Wind  Turbine.  Wind  Tunnel  itself  has  several  types  that  are  tailored  to  the  desired  needs  and  needs.  In  this discussion, the Wind Tunnel discussed is a Subsonic  type which has a  Mach  Number  < 1. By using the Wind Tunnel itself, it is hoped that the research and analysis process of the Wind Turbine can be helped and it can be easier to find what things need to be developed. As a support for Wind Tunnel design, Solidworks software is also used which can be used to support the desired Wind Tunnel design process, because it can also be used to simulate.
Keywords: Renewable Energy, Wind Turbine, Wind Tunnel. .

## 1. Pendahuluan
Pemanasan  global  yang  terus  meningkat  dan berkurangnya ketersediaan bahan bakar fosil menjadi salah  satu  masalah  yang  cukup  serius  untuk  masa sekarang  dan  untuk  masa  yang  akan  datang kedepannya.  Seiringnya  perkembangan  zaman  yang cukup  cukup  pesat,  perkembangan  teknologi  juga berkembang  dengan  cukup  pesat  dan  cepat  yang membutuhkan  beberapa  sumber  daya  alam  dan
memberikan  dampak  untuk  lingkungan  yang  ada. Penggunaan  bahan  bakar  fosil  sebagai  tenaga  listrik adalah salah satu masalah global. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan konsumsi  bahan bakar fosil  untuk  tenaga  listrik  yang  lebih  cepat dibandingkan pertumbuhan populasi dunia [1] .
Bahan  bakar  fosil  ini  banyak  digunakan  oleh industri-industri  besar  yang  membutuhkan  sumber energi  yang  besar  juga,  tetapi  sumber  energi  yang
digunakan  sendiri  semakin  lama  semakin  menipis dan  semakin  terbatas.  Pemerintah  Indonesia  sendiri sudah  mulai  melihat  permasalahan  ini  dan merencanakan Pengolahan Energi Nasional (RUEN) yang  dimana  didalamnya  membahas  mengenai peningkatan  kontribusi  Energi  Baru  Terbarukan (EBT) yang direncanakan akan mencapai 23% pada tahun 2025 dan mencapai 31% pada tahun 2050 [2].
Energi  terbarukan  sendiri  dapat  memanfaatkan beberapa  vektor  yaitu  dengan  memanfaatkan  panas matahari  dengan  menggunakan  panel  surya, memanfaatkan  angin  dengan  menggunakan  Turbin Angin,  dan  dapat  dengan  memanfaatkan  aliran  air dengan  menggunakan  turbin  air.  Indonesia diperkirakan  mempunyai  potensi  energi  angin  yang dapat  membangkitkan  listrik  sebesar  9300  MW. Namun,  dapat  dikatakan  bahwa  pengunaan  energi angin  di  Indonesia  tergolong  lambat.  Hingga  tahun 2020 PLTB baru terpasang sekitar 135 MW, dimana semuanya  berada  di  provinsi  sulawesi  selatan  yaitu 75  MW  di  daerah  Sidrap  dan  sebesar  60  MW  di daerah  Janeponto.  Sehingga  pemanfaatan  energi angin di Indonesia masih menjadi tantangan nasional [2].  Dengan  demikian  untuk  potensi  pemanfaatan energi  angin  di  Indonesia  bisa  dibilang  memiliki potensi  yang  cukup  menjanjikan  jika  kedepannya akan  digunakan  menjadi  salah  satu  sumber  energi terbarukan yang digunakan.
Untuk  penggunaan  energi  angin  sendiri  tentunya membutuhkan Turbin Angin yang digunakan sebagai alat yang digunakan untuk dapat melakukan konversi energi  angin  menjadi  energi  listrik  yang  dapat digunakan. Untuk  menghasilkan Turbin Angin  yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan untuk penerapan  dilapang,  diperlukan  proses  analisis  dan penilitian untuk bentuk, jenis dan ragam variasi yang diterapkan  pada  Turbin  Angin  agar  menghasilkan Turbin  Angin  yang  dapat  dengan  nyata  digunakan dan  diterapkan.  Untuk  pengujian  Turbin  Angin sendiri  cukup  sulit  karena  sangat  bergantung  dari intensitas  kecepatan  angin  yang  dimana  kecepatan angin  tidak  menentu  dan  karena  tidak  dapat mendapatkan  kecepatan  angin  yang  konstan, pengujian  Turbin  Angin  juga  biasanya  tidak  akan maksimal.  Untuk  itu  agar  dapat  membantu  dan mendukung proses pengujian terhadap Turbin Angin dapat memanfaatkan Wind Tunnel sebagai alat bantu untuk  pengujian  sifat  aerodinamika  Turbin  Angin yang  ingin  diuji. Wind  Tunnel sendiri  banyak digunakan  untuk  pengujian  sifat  aerodinamika  pada aspek  penting  dikehidupan,  seperti  pengujian pesawat terbang, mobil, dan sebagainya [3].
Kajian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  perancangan Wind Tunnel yang akan dimanfaatkan untuk menguji performansi Turbin Angin atau Wind Turbine. Wind Turbine yang  akan  ditinjau  untuk  diuji  oleh Wind Tunnel merupakan Wind Turbine yang terdapat pada kajian sebelumnya [1], [4]–[6].
Dengan  penggunaan Wind  Tunnel sebagai  media pengujian,  pengujian  terhadap  suatu Wind  Turbine akan lebih mudah untuk mendapatkan data-data hasil yang  diinginkan  seperti  perfomansi  dari Wind Turbine terhadap kecepatan tertentu yang diterapkan pada Wind Tunnel .

## 2. Metode
Tata  kerja  kajian  yang  telah  dilakukan  dapat  dilihat pada Error! Reference source not found. .
Gambar 1. Flowchart Metodologi Kajian
Berdasarkan flowchart yang telah dijabarkan, adapun tata kerja kajian yang dilakukan:
1. Studi Literatur Melakukan  studi  literatur  dengan  mencari beberapa referensi terkait Wind Tunnel . 2. Perancangan Gambar Wind Tunnel
Melakukan  penggambaran  desain  dari Wind Tunnel ,  termasuk  bagian  penting  seperti: chamber, contraction, test section, dan diffuser
3. Analisis Perhitungan Wind Tunnel
Melakukan  perhitungan  dan  analisis  untuk mendapatkan  sepsfikasi  dari  setiap  bagian  dari Wind Tunnel.
4. Simulasi Flow Melakukan  simulasi  flow  pada  perangkat  lunak
Solidworks untuk  mendapatkan  gambaran  aliran udara yang ada pada Wind Tunnel

## 3. Hasil dan Pembahasan
Wind  Tunnel merupakan  alat yang  digunakan  untuk mem-  bantu  melakukan  riset  dan  kajian  terhadap suatu objek tertentu. Wind Tunnel pertama dibangun oleh  Frank  H.  Wenham  pada  tahun  1871  yang
Simulasi Flow Analisis Perhitungan Wind Tunnel Perancangan Gambar Desain Wind Tunnel Chamber Contraction Test Section
Diffuser
Studi Literatur
merupakan  anggota Aeronautical  Society  Great Brain.  Wind  Tunnel sendiri  biasa  digunakan  untuk menguji  karakteristik  Aerodinamis  suatu  objek. Kegu-  naan Wind  Tunnel sendiri  yaitu  untuk  dapat menjadi  media  pengujian  dan  penilitian  dalam bidang  aerodinamika,  yang  dapat  menghasilkan udara dengan  kecepatan aliran konstan dan seragam dengan tingkat turbulensi yang rendah [7].
Wind  Tunnel banyak  diterapkan  pada  pengujian beberapa  aspek  penting  yang  sering  kita  temui sehari-hari,  contohnya  adalah  sifat  aerodinamis  dari suatu  pesawat,  mobil,  bangunan  atau  pun  object tertentu  yang  ingin  diteliti.  Dengan  menggunakan Wind Tunnel sendiri, dapat membantu pekerjaan dan proses  penili-  tian  mengenai  sifat  aerodinamis  dan dapat melihat tekanan udara pada suatu Object yang sedang  diteliti. Wind  Tunnel memiliki  beberapa komponen  penyusun  yaitu Contraction/Nozzle , Settling Chamber , Test Section , dan Diffuser .
Hasil  perancangan  awal Wind  Tunnel secara keseluruhan  diperlihatkan  oleh Error!  Reference source not found. .
Gambar 2. Desain Keseluruhan Wind Tunnel
Settling Chamber Settling Chamber merupakan bagian yang digunakan untuk  menyesuaikan  aliran  udara  agar,  aliran  udara yang  masuk  kedalam Test  Section memiliki turbulensi yang minim.
Bagian  ini  terdapat  pada  bagian  paling  awal  pada Wind  Tunnel dan  selain  itu  pada Settling  Chamber juga  terdapat Honeycomb dan  jala  yang  digunakan untuk  membantu  meluruskan  udara  yang  masuk sehingga memiliki trubulensi yang rendah [8].
Hasil perancangan awal Wind Tunnel bagian settling chamber diperlihatkan  oleh Error!  Reference source not found. .
Gambar 3. Desain Settling Chamber

## Contraction/Nozzle
Contraction/Nozzle merupakan bagian yang digunakan  untuk  mempercepat  aliran  udara  yang masuk  kedalam Test  Section ,  selain  itu  bagian  ini juga  berguna  untuk  mengurangi  turbulensi  udara yang  masuk  kedalam Test  Section [9].  Pada  bagian ini,  seperti  pada  bagian  sebelumnya,  diterapkan Settling  Chamber sebagai  ruang  pertama  yang  akan dilalui  oleh  aliran  angin  yang  dihasilkan  dari Fan yang digunakan.
Hasil  perancangan  awal Wind  Tunnel bagian contraction diperlihatkan  oleh Error!  Reference source not found.
Gambar 4. Desain Contraction

## Test Section
Test  Section merupakan  bagian  dimana  model  uji atau  dalam  kasus  ini  adalah  Turbin  Angin ditempatkan dan dilakukan pengujian [9].
Pada  bagian  ini Object yang  akan  dilakukan pengujian akan diletakkan dan dilakukan pengukuran untuk sifat aerodinamis dari data tekanan udara yang
terjadi  pada  bagian  tertentu  yang  diamati.  Pada umumnya tekanan udara paling besar akan terbentuk pada  bagian Test  Section ini  karena  merupakan bagian  inti  dari  suatu Wind  Tunnel .  Hasil perancangan  awal Wind  Tunnel bagian test  section diperlihatkan  oleh Error!  Reference  source  not found.
Gambar 5. Desain Test Section

## Diffuser
Diffuser  merupakan  bagian  yang  berfungsi  untuk pen-  gendalian  udara  pada Test  Section agar  tidak terjadi  pelepasan  aliran/ flow  detachment ,  selain  itu Diffuser digunakan  untuk recovery tekanan  statik untuk meningkatkan efisiensi pada Wind Tunnel [9]. Hasil  perancangan  awal Wind  Tunnel bagian  test section  diperlihatkan  oleh  Error!  Reference  source not found..
Gambar 6. Desain Diffuser
Secara  keseluruhan  mekanisme  kerja  pada Wind Tunnel berfokus  kepada  motor  penggerak  pada Exhaust  Fan yang  berputar  yang  terhubung  dengan baling-baling untuk menghisap udara dari lingkungan ke dalam Wind Tunnel.
Putaran Exhaust  Fan menyebabkan  aliran  udara dengan  kecepatan  tertentu  mengalir  melalui Wind Tunnel namun  aliran  udara  yang  dihasilkan exhaust fan belum  laminar,  kemudian  aliran  udara  tersebut masuk ke dalam Contraction melalui honeycomb lalu aliran udara menjadi laminar.
Setelah melewati contraction maka kecepatan aliran udara  perlahan  meningkat,  maka  aliran  udara tersebut  masuk  kedalam test  section ,  dan  setelah melewati Test  Section maka  kecepatan  aliran meningkat.  Setelah  melewati Test  Section ,  aliran udara masuk kedalam diffuser, dan setelah melewati diffuser kecepatan  aliran  udara  perlahan  menurun. Kemudian  aliran  udara  tersebut  terbuang  ke lingkungan.

## Analisis Perhitungan Wind Tunnel
Analisis  perhitungan  yang  dilakukan  untuk mendapatkan  spesifikasi,  terutama  dimensi  dari setiap  bagian  dari Wind  Tunnel . Perlu  diketahui bahwa,
Wind Tunnel
dirancang untuk mengakomodasi wind turbine yang telah dibuat pada [1].  Oleh  karena  itu,  semua  perhitungan  mengacu kepada dimensi yang ada pada kajian tersebut .

## Settling Chamber
Settling chamber dibuat sedemikian rupa menyesuaikan wind turbine dari [1] dengan masing- masing  sisi sebesar  2,8284 m.  Sehingga menghasilkan:
Luas A = sisi A x sisi A
(1)
Luas A = 2,8284 x 2,8284 = 7,9998 m 2
D  =  0,1  m,  merupakan  diameter  dari  honeycomb yang digunakan
Fc = 6 – 8 (dipilih 7)
Panjang = 0,7 m

## Sisi Contraction
Sisi  contraction  pada  bagian  dengan  ukuran  luas lebih besar menghasilkan:
Ca = A x 6 = 6 m 2

## 𝐻  =   √6 =  2,4495 𝑚

## Panjang Contraction
Panjang contraction dibuat  sedemikian  rupa menyesuaikan wind  turbine dari  [1]  sehingga
menghasilkan  panjang  dari  perhitungan  geometri senderhana:
𝐿𝑛  =  2 𝑥 1 2 𝑥 2,4495 𝑥 1  =  2,4495 𝑚
Perhitungan  sudah  disesuaikan  untuk  ukuran  dan koefisien  yang  diterapkan  pada  perhitungan  ukuran Wind Tunnel contohnya untuk Fc sebagai range pada ukuran honeycomb dipilih  7  sebagai  range  tengah yang digunakan untuk penentuan ukuran. Penampang  dari  perancangan  awal Wind  Tunnel bagian contraction diperlihatkan  oleh Error! Reference source not found. .
Gambar 7. Penampang Desain Contraction

## Sisi Test Section
Luas  sisi Test  Section dapat  dihitung  dengan persamaan geometri sedeharana sebagai berikut:

## 𝐴  =  1 𝑚 𝑥 1 𝑚  =  1 𝑚

## Panjang Test Section
A  =  𝝅 Dh 4 (2) Dh = 4 x A 𝝅 (3)
Perhitungan  luas  dari  test  section  dihitung menggunakan  persamaan  (2)  yang  diturunkan menjadi persamaan (3), sehingga menghasilkan:

## Dh  =  1,1287 m
Ls  =  2 x 1,1287  =  2,2574 m
Penampang  dari  perancangan  awal Wind  Tunnel bagian test  section diperlihatkan  oleh Error! Reference source not found. .
Gambar 8. Penampang Desain Test Section
Fan Area (Fa)
Luas Fan  Area (Fa)  dengan  dapat  dihitung  dengan persamaan geometri sederhana sebagai berikut:
𝐹𝑎  =  𝐴 𝑥 2  =  1 𝑥 2  =  2 m
𝐹𝑎  = 𝜋 4 𝐷f (4)
Perhitungan  dari  fan  area  dihitung  menggunakan persamaan (4) sehingga menghasilkan:
Df  =  1,5962 m  =  63 inch
Ar  =  2 x Df  =  2 x 1,5962  =  3,1924 m

## Luas Penampang Kecil Diffuser
𝐴  =  1 𝑚 𝑥 1 𝑚  =  1 𝑚

## Luas Penampang Besar Diffuser
𝐴  =  2 𝑚 𝑥 2 𝑚  =  4 𝑚
Panjang Diffuser
Panjang dari diffuser dihitunng dengan menggunakan persamaan (5) berikut.
𝐿𝑑 = 𝑅1 Ar −  1 tan𝜃 (5)
Ld  =  4,4623 m
Penampang  dari  perancangan  awal Wind  Tunnel bagian diffuser diperlihatkan oleh Error! Reference source not found. .
Gambar 9. Penampang Desain Diffuser

## Simulasi
Simulasi menggunakan Software  Solidworks . Solidworks merupakan Software yang  digunakan untuk  melakukan  proses Design suatu  bentuk  atau part yang  berhubungan  dengan Engineering. Selain untuk  melakukan  pembentukan Design yang  dapat berupa 2D  dan 3D, Solidworks juga  dapat  memiliki fitur untuk melakukan simulasi tertentu. Pada kajian ini,  fitur  simulasi Flow  Simulation dimantfaatkan untuk  melakukan  simulasi  pada Solidworks  Flow Simulation [10] .
Simulasi  dapat  dilakukan  dengan  memilih  pada bagian Solidworks  add-ins lalu  dapat  memilih  pada bagian Solidworks  setting  Flow  Simulation dan setelah itu dapat melakukan awal pada bagian wizard untuk  memilih  satuan  yang  digunakan  dan  dapat memilih  pada  bagian  SI  dan  setelah  itu  dapat menentukan  bagian  mana  yang  hendak  dilakukan simulasi  apakah  bagian  dalam  ataupun  bagian  luar dari Object . Setelah itu selanjutnya dapat melakukan pemilihan  simulasi  apa  saja  yang  hendak  dilakukan atau dipilih.
Pada  kajian  ini,  untuk  melakukan  simulasi Wind Tunnel, langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan assembly terlebih dahulu untuk part-part yang  sudah  ada.  Setelah  itu,  dilakukan  pengaturan pada  bagian Boundary  Condition. Kemudian, dilakukan  pengaturan  untuk  peletakan Point yang akan digunakan untuk analisis dan pengambilan data, dimana  untuk point itu  sendiri  diletakkan  pada bagian Contraction , Test  section ,  dan Diffuser .  Hal ini  dibutuhkan  untuk  memantau  hasil  pembacaan hasil simulasi pada titik-titik tersebut.
Langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  pengaturan untuk Point Goals yang digunakan untuk pengaturan hal  apa  saja  yang  akan  ditampilkan  datanya  ketika sudah  dijalankan  proses  simulasi.  Setelah  itu simulasi  dapat  dijalankan  dan  menampilkan  hasil- hasil  nilai  yang  terbaca  oleh Software .  Jika  ingin menampilkan gambaran aliran udara yang ada dapat dengan menggunakan Flow
Trajectories .
Gambar 10. Data Hasil Simulasi
Hasil  simulasi  pertama  yang  diperlihatkan  oleh Error!  Reference  source  not  found. menunjukkan bahwa  titik-titik  yang  sudah  ditentukan  terdapat  5 titik  yang  dimana  2  titik  terletak  pada  bagian Contraction ,  1 titik pada bagian Test Section , dan 2 titik  pada Diffuser .  Dapat  terlihat  pada  hasil pembacaan  yang  ada  dimana  didapatkan  nilai kecepatan, tekanan, dan Mach number .
Pada hasil data yang terbaca terdapat 3 bagian utama pada Wind  Tunnel yang  terbaca  yaitu  pada  bagian Contraction kecepatan yang terbaca adalah 33,7 m/s dan  33,6  m/s  untuk  kecepatan,  untuk  pada  bagian Test  Section kecepatannya  terbaca  pada  angka  96,1 m/s,  untuk  bagian Diffuser terbaca  pada  angka  58,3 m/s dan 54,7 m/s.
Dengan  asumsi  pengaturan  awal speed awal  yang diberikan  pada  sisi Contraction adalah  15  m/s sehingga  dapat  terlihat  jika  dilakukan  perbandingan antara  speed  aliran  udara  yang  masuk  dan  pada
bagian-bagian tertentu yaitu jika dibandingkan aliran udara  masuk  dengan  aliran  udara  pada Contraction 9/20  dan  sebagai  perbandingan  dengan  bagian Test Section mendapat  angka  perbandingan  5/32  dan dengan bagian
Diffuser mendapat angka perbandingan 5/19,3.
Rasio  untuk  kecepatan  aliran  udara  yang  terdapat pada  setiap  bagian Wind  Tunnel diperlihatkan  oleh Tabel 1.
Tabel 1. Rasio kecepatan aliran udara Wind Tunnel Contraction Test Section Diffuser 1 : 2,22 1 : 6,4 1 : 3,86
Sehingga,  untuk  menghasilkan  kecepatan  angin tertentu  pada Wind  Tunnel tidak  perlu  tenaga  yang besar  karena  dengan Input yang  cukup  kecil  dapat menghasilkan  nilai  tertentu  yang  cukup  besar  pada bagian
uji.
Gambar 11. Simulasi Aliran Udara pada Wind Tunnel
Error!  Reference  source  not  found. menunjukan aliran udara yang terjadi pada Wind Tunnel. Terlihat bahwa  terdapat kecepatan  dan  tekanan yang  terbaca oleh  hasil  simulasi.  Parameter  tekanan  memiliki rentang  nilai  103100  -  103700  Pa  dan  untuk Mach Number terbaca pada range 0,1 - 0,3.
Dengan nilai Mach Number yang didapat maka jenis Wind Tunnel pada rancangan ini termasuk dalam tipe Subsonic berdasarkan klasifikasi yang terdapat pada [11]. Wind  Tunnel Subsonic  sendiri  memiliki Mach number 0,3  <  ataupun 1<  (lebih  kecil  dibandingkan 0,3 dan lebih kecil dibandingkan 1).
Kecepatan  aliran  di Wind  Tunnel subsonic  rendah dengan  kisaran  angka  Mach  dari  nol  sampai  0,3. Gaya  viskos  dan  inersia  dominan  sedangkan  efek kompresibilitas dapat diabaikan. [12]
Adapun  perhitungan  daya  yang  dibutuhkan  oleh Wind  Tunnel untuk  menentukan  spesifikasi  motor
yang  dibutuhkan  oleh Wind  Tunnel berdasarkan perancangan awal yang telah disajikan.
Daya yang dibutuhkan dihitung dengan menggunbakan persamaan (6).
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 2 𝜌 𝐴𝑜 𝑉 (1 + 𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) (6)
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 2 𝑥 1,176 𝑥 1 𝑥 20  (1 + 0,4814)
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 13937,01  =  14 𝑘𝑊

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  kajian  yang  dilakukan  mengenai perancangan awal Wind Tunnel, dapat disimpulkan:
• Untuk perbandingan nilai input dan pada bagian- bagian  inti  dari Wind  Tunnel mendapatkan  nilai perbandingan 9/20, 5/32, dan 5/19,3.
• Untuk  Hasil Mach  Number yang  terbaca  pada simulasi  <1  maka  dapat  disimpulkan  tipe Wind Tunnel yang didesign adalah tipe subsonic
• Dengan ukuran yang telah dirancang maka Wind Tunnel ini  dapat  digunakan  untuk  melakukan pengujian  menggunakan Wind  Turbine pada kajian acuan [1], [4]–[6].

## Daftar Pustaka
[1] M.  Trisakti,  “Studi  Perfomansi  dan Implementasi Nyata Turbin Angin Savonius,” Universitas Katolik Parahyangan, 2020.
[2] R. A. Saputra, C. Gede, I. Partha, and I. W. Sukerayasa,  “Energi  Angin  Exhaust  Fan Turbin  Angin  Sumbu  Horizontal  Dengan Pengarah  Angin  (Wind  Tunnel),” J. SPEKTRUM ,  vol.  8,  no.  2,  pp.  229–237,
2021.
[3] I.  M.  Idris,  “Rancang  Bangun  Terowongan Angin (Wind Tunnel) Tipe Subsonic Dengan
Test Section 0,2 X 0,2 M Untuk Alat Peraga Mekanika  Fluida,” Mechonversio  Mech. Eng.  J. ,  vol.  2,  no.  2,  p.  19,  2019,  doi: 10.51804/mmej.v2i2.614.
[4] M.  Trisakti,  L.  Halim,  and  B.  M.  Arthaya, “Power  Coefficient  Analysis  of  Savionus Wind  Turbine  Using  CFD  Analysis,” Proc. 2019  Int.  Conf.  Mechatronics,  Robot.  Syst.
Eng.  MoRSE  2019 ,  no.  December,  pp.  24–
29, 2019,
doi:
10.1109/MoRSE48060.2019.8998703.
[5] B.  Arthaya,  L.  Halim,  and  M.  Trisakti, “Implementation  of  Single-Level,  Fixed
Rotation  Multilevel,  and  Independent Rotation Multilevel Savonius Wind Turbine,” Int.  J.  Eng.  Appl.  Sci.  Technol. , vol.  5,  no.  6,  pp.  1–7,  2020,  doi: 10.33564/ijeast.2020.v05i06.001.
[6] L.  Halim,  B.  Arthaya,  and  M.  Trisakti, “Performance  Study  Comparison  between Single-  level  and  Multilevel  Savonius  Wind Turbine,” Int.  J.  Sciece,  Eng.  Technol. ,  vol.
8, no. 5, 2020.
[7] P. D. Rey, A. Aziz, D. Hermawan, and M. F. Nurkhozin,  “Desain  dan  Rancang  Bangun Alat  Uji  ‘Open  Circuit  Wind  Tunnel  Tipe Subsonic,’” KOCENIN Ser. Konf. , vol. 1, no.
1, pp. 1–11, 2020.
[8] A.  T.  G,  “Analisis  Dan  Perhitungan  Pada Daya  Motor  Untuk  Terowongan  Angin (Wind  Tunnel)  Tipe  Subsonic  Dengan  Test Section  0,2  X  0,2  M  Untuk  Alat  Peraga
Mekanika  Fluida  Skala  Labolatorium,” Mechonversio Mech. Eng. J. , vol. 2, no. 2, p. 25, 2019, doi: 10.51804/mmej.v2i2.615.
[9] N. Yuniarsih and W. Rossbandrio, “Pengembangan Terowongan Angin Kecepatan  Rendah  (Low  Speed  Wind Tunnel) Untuk Tujuan Edukatif di Politeknik
Negeri  Batam,” J.  Integr. ,  vol.  7,  no.  1,  pp. 19–22, 2015.
[10] Solidworks Corp., “Solve Complex Simulations to Enhance Product Performance.” Dassault Systèmes SolidWorks Corp., Concord, MA, 2021. [11] “Types of Wind Tunnels.” https://www.grc.nasa.gov/www/k- 12/airplane/tuntype.html  (accessed  Aug.  08, 2022).
[12] N.  K.  C.  YANG,  “Design  of  Wind  Tunnel (Fluid  Flow  Analysis),”  UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 2012.