## PERANCANGAN APLIKASI UNTUK PERALATAN PEMANTAU SUHU MENGGUNAKAN RADIO FREQUENCY (RF)
W ah id  K urniaw an, D enny D erm aw an, Y uliani  Indrianingsih Teknik Informatika STTA Yogyakarta
Informatika@stta.ac.id

## A bstract
Tem perature  is  a  part  o f   the  natural  condition  that  related  to  hum an  activities.  M an y  hum an activities  are  affected  by  tem perature flu ctu ation  factors.  For  exam ple,  in  this  case  is  a  tem perature m onitoring  at  these  broiler farm s  and  database  m onitoring  center  computer.  Room   tem peratures fo r places  are  two  exam ples  o f  the  hum an  activities  that  the  tem perature fa c to r   is  concerned.  U ntil  now, time  tem perature  m onitoring  activity  is  done  m anually,  thus  it  is  need  a  m onitoring  tool  that  can  be view ed fro m   the  com puter interface.
To  save  time  and  cost,  application  fo r   tem perature  m onitoring  equipm ent  is  m ade  so  that  the results  can  be  seen fro m   a  distance.  The  applications  are  user frien dly,  so  users  can  easily fin d   out  the tem perature value.
A pplication fo r   tem perature  m onitoring equipm ent is  useful  to  support  the activities  o f  m onitoring the  tem perature.  From  the  experim ental  results,  the  application f o r   tem perature  m onitoring  equipm ent that  uses  radio frequ en cy   results  can  be  view ed fro m   a  com puter  interface,  so  as  to  stream line  the perform ance o f  tem perature monitoring.

## K eyw ord:  T em p era tu re, M o n ito rin g , A p p lic a t io n

## Intisari
Suhu  m erupakan  bagian  dari  kondisi  alam   yang  sangat  berhubungan  dengan  aktivitas manusia.  Banyak  aktivitas  dari  m anusia  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  naik  turunnya  suhu. Sebagai  contoh  dalam   kasus  ini  adalah  pem antauan  suhu  di  peternakan  ayam   pedaging  dan pem antauan  suhu  ruang  database  center  kom puter  karena  dua  tem pat  tersebut  adalah  contoh bagian  dari  aktivitas  m anusia  yang  faktor  suhu  sangat  diperhatikan.  Selama  ini  aktivitas pem antauan  suhu  masih  banyak  yang  dilakukan  secara  m anual,  untuk  itu  diperlukan  suatu alat pem antau yang bisa di lihat dalam  interface komputer.
Untuk  m enghem at  w aktu  dan  biaya,  dibuat  aplikasi  untuk  peralatan  pem antau  suhu yang  hasilnya  dapat  dilihat  dari  jarak  jauh.  Aplikasi  ini  bersifat  user frien d ly   agar  user  lebih m udah m engetahui besaran suhu  tersebut.
Aplikasi  untuk  peralatan  pem antau  suhu  ini  berguna  untuk  m endukung  aktivitas pem antauan  suhu.  Dari  hasil  percobaan,  aplikasi  untuk  peralatan  pem antau  suhu  yang m enggunakan  radio frequ en cy   hasilnya  dapat  dilihat  dari  interface  komputer,  sehingga  dapat mengefektifkan kinerja pem antauan  suhu.
K ata kunci:  Suhu, Pem antau, A plikasi

## 1. Latar B elakang
Saat ini,  perpindahan  informasi  secara  cepat  dan  tepat  menjadi kebutuhan  m anusia  yang cukup  penting.  H am pir  setiap  orang,  organisasi  atau  perusahaan  m em butuhkan  informasi untuk m endukung kegiatanya.  Salah  satu perpindahan  informasi  yang cukup  penting  adalah informasi  suhu  pada  tem pat-tem pat  yang  dikehendaki.  Suhu  m erupakan  bagian  dari  kondisi alam   yang  sangat  berhubungan  dengan  aktivitas  m anusia.  Banyak  aktivitas  dari  manusia yang  dipengaruhi  oleh  faktor  naik  turunnya  suhu.  M engetahui  dan  m engam ati  keadaan suhu  pada  suatu  tem pat  yang  diperlukan,  m erupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  penting sebagai  awal  dari  tindakan  yang  akan  dilakukan  selanjutnya.  Sebagai  contoh  kasus  tersebut adalah  penerapan  teknologi  untuk  pem antauan  kondisi  suhu  pada  peternakan  ayam pedaging dan ruang database  center komputer.
Dalam pem antauan  suhu  seperti contoh  kasus  kondisi  suhu  pada  peternakan  ayam  pedaging dan  ruang  database  center  kom puter  dalam   prakteknya  masih  dilakukan  dengan  manual. Sehingga  akan  banyak  m enggunakan  tenaga  dan  biaya  yang  lebih.  Serta  apabila  akan m engabil  data  suhu  untuk  disim pan  dan  dianalisa  harus  dilakukan  pencantatan  manual, belum   adanya  database  sebagai  tem pat  untuk  m enyim pan  data  nilai  suhu  tersebut.  Hal  itu tentu tidak efektif.  Maka perlu dibuat aplikasi untuk peralatan pem antau suhu.

## 2. Landasan Teori

## T elem etri
Telemetri  berasal  dari  kata  "T ele"  yang  berarti  jauh  dan  "M etri"  yang  berarti pengukuran,  dengan  demikian  telemetri  dapat  diartikan  sebagai  proses  yang  digunakan untuk m engukur  atau  m encatat  suatu besaran  fisik pada  suatu  lokasi  yang letaknya jauh  dari pusat pengolahan hasil pengukuran  (Sulistiyanti dkk,  2008)

## V isual  Basic
Visual Basic m erupakan  salah  satu aplikasi pengem bang softw are yang dapat dijalankan  di dalam   sistem   operasi M icrosoft  W indows.  Definisi  Visual  Basic berasal  dari  kata  " V isual”  yang dalam   hal  ini  m erupakan  bahasa  pem rogram an  yang  m enyerahkan  berbagai  m acam   desain dengan m odul G raphical  User Interface  (GUI).  P rogram er hanya harus mengetikkan  sedikit kode program .  Kata  "Basic”  menunjukkan  bahasa  pem rogram an  BASIC  (Beginners  A ll-Purpose Sym bolic Instruction  Code).  Visual  Basic menyediakan  berbagai  komponen  yang berguna  untuk m endukung  dalam   pem buatan  aplikasi.  Hal  ini  dipakai untuk  m em perm udah  dalam pengem bangan aplikasi tersebut.

## 3. P erancangan  Sistem
Pada  gam bar  1  diperlihatkan  blok  diagram   sistem  interface  dalam   kom puter  m enerim a data  suhu.  Gam bar  tersebut  dapat  menjelaskan  bagaim ana  aplikasi  m em peroleh  data  nilai suhu  untuk  ditampilkan  dalam   interface  komputer.  Aplikasi  pem antau  suhu  m endapatkan data  dari peralatan pem antau suhu untuk ditampilkan  dalam  interface komputer.
Sensor Suhu Mikrokontroler RF (transceiver) Pemancar (transceiver) L R f ( receiver ) Komputer
(receiver)

## Gambar 1 Blok diagram sistem

## Flow chart aplikasi  pem antau  suhu
Diagram   alir  (Flowchart)  adalah  gam baran  alur  program   yang  terdiri  dari  simbol algoritm a  dalam   suatu  program ,  yang m enyatakan  arah  dari  alur  program  tersebut.  D iagram alir  berfungsi  untuk  m em bantu  m em ecahkan  m asalah  dalam   pem rogram an.  Pada  aplikasi pem antau  suhu  yang  dibuat  ini  terdapat  arah-arah  dalam   menjalankan  aplikasi  ini.  Flow chart aplikasi diperlihatkan pada  gam bar 2.

## d Gambar 2 Flowchart aplikasi pemantau suhu

## 4.  U jicob a dan A nalisa
Ujicoba  aplikasi  untuk  peralatan  pem antau  suhu  ini  dengan  mengujicoba  aplikasi  dan peralatan  pada  tem pat-tem pat  yang  ada  dalam   latar  belakang.  Untuk  m asuk  dalam   aplikasi, user  diharuskan  untuk  mengetikkan  kata  kunci  yang  telah  di  konfigurasi  sebelumnya.  Form Login  seperti pada  gam bar 4.
•5  Login
M a s u k k a n   K a t a   K u n c i
M a s u k
B a t a l
Gambar 3. Tampilan Login
Apabila  user  telah  benar  dalam   m em asukkan  kata  kunci  maka  user  m asuk  dalam  form U tam a, fo rm   ini  berisi  tombol-tombol  untuk  m asuk  ke fo rm   lain  yang  diinginkan.  Tampilan U tam a dapat dilihat pada gam bar 5.
i m
Gambar 4.Tampilan Form Menu Utama
Apabila  user  akan  m engam ati  suhu  yang  ada  m aka  user  dapat  m asuk  dalam   Form Pengam atan,  tam pilan Form  Pengam atan  dapat di lihat pada  gam bar 6.
Gambar 5. Form Pengamatan
Dalam   Form   Pengam atan  ini  nilai  suhu  ditampilkan  dalam   satuan  derajat  celcius. Terdapat  pilihan  untuk  m enyim pan  data  nilai  suhu  dengan  sekali  sim pan  atau  dengan mengetikkan  dalam   jumlah  w aktu  tertentu.  M isalnya  user  ingin  m enyim pan  dalam   kurun w aktu  30  detik,  m aka  pada  textbox  ketikkan  dengan  jum lah  30.  Nilai  data  suhu  yang dikehendaki  untuk  disimpan  diperlihatkan  dalam   Form   Lihat  Data.  Dalam fo rm   lihat  data, nilai  suhu  diperlihatkan  dalam   bentuk  tabel  dan  grafik.  Dalam   tabel  terdiri  dari  3  kolom, yaitu  no,  w aktu  dan  suhu.  Apabila  user  ingin  melihat  data  nilai  suhu  dalam   bentuk  grafik, user  dapat  melihat  dengan  mengklik  tombol  lihat  grafik.  Form   Lihat  Data  diperlihatkan  pada gam bar  7.  Serta  nilai  data  suhu  yang  dikehendaki  tersim pan  dalam   database,  seperti  pada gam bar 8.
Gambar 6. Form Lihat Data
N o R sa a & M »
iMutiUii oiUi iu b u d i k sn u a tts * H « » l ait o k u KCUXMUMB
1 P«tCOl>MII  1
- P .« cq I?* am - 2 S : C 2S=C i f n n o m f t a 3 Esmafe**» 3 3 1 ; C ï y - c U & U  UtSJZ G L A J t m t n i B 4 3 0 'C 3 0 'C 5 P « c o b « * ii  5 3 0  : C 30=C 6 R o ta te * * »  « 2 6 - C 2 6 :C - P i c o t e * « « <iil«kuk4»l JfllU 4l) '•■ ik iu  iU u lo k n i >*»>e te.<ite.<4ji E s& ateM »  ' >&'C 2 - ' C S P « to b » « ii  S i * * C 2 9 'C 9 P c tc o b m «  9 2 9 =C 2S=C 10 P w cob am 10 25= C 25=C

## Gambar 7. Database suhu
Ujicoba  meliputi  ujicoba  aplikasi  untuk  beberapa  sistem  operasi,  perbandingan  hasil sensor  suhu  dan  term om eter  air  raksa,  m enghitung  w aktu  delay  dengan  jarak  perangkat transceiver  dan  receiver  yang  berbeda-beda,  dan  reaksi  sensor  terhadap  berbagai  pem icu perubahan  suhu.  Ujicoba  dilakukan  pada  beberapa  sistem  operasi.  Sistem  operasi  meliputi sistem  operasi W indow s  dan Linux.  Tabel ujicoba dalam  beberapa sistem operasi pada tabel 1.
Tabel 1. Ujicoba aplikasi untuk beberapa sistem operasi
No Sistem  Operasi wwwww-v v ' a A wvwvw Keteraiiaaii VW vVvVvVvVvVW vVv' 1 rràîsoii-jA^ Bisa. i rr:i:coifj l ’isra Bisa. J ïï':i';Gcn\s Seveïi Bisa W vVw Vv 4 Linv.x 12,04 Tidak bisa
Dalam ujicoba  aplikasi pada beberapa  sistem  operasi,  aplikasi  dapat berjalan  pada  sistem operasi window s.  Ujicoba juga  dilakukan  dengan  m em bandingkan nilai  suhu yang terdeteksi dalam   aplikasi  dengan  sensor  air  raksa.  Hasil  ujicoba  perbandingan  sensor  dengan term om eter  air raksa diperlihatkan pada tabel 2.
Tabel 2. Hasil ujicoba perbandingan sensor dengan termometer air raksa
N o aiU i iu b u & kam iaiUK H « » l tii a k u KfiO M UM B 1 P « c a b M ii  t ■ = :■  :• P .« cq I?* am - 2 S SC 2S=C t f n n o m f tf i  m 3 E sm afeM »  3 3 1 ; C * y - c u k u  UtSJZ g e - a J t m t n i B 4 3 0 ‘C 3 0 JC 5 P « c o b « * ii  5 3 0  : C 3Q*C 6 R a s « te M » 6 2 6 - C 2 6 :C <jil«kuk4»l JfllU 4l) y-'iktu <Uu lo k o i E s& fik M »   ' >&'C 2 T,C S P « to b » « ii  S i * * C 2 9 'C 9 P c tc o b m «  9 2 9 =C 2S=C 10 P w c o b m i 10 2 5 =C 25=C
Dalam  10  ujicoba  aplikasi  dengan  term om eter  didapatkan  hasil  akurasi  0.47°C   antara hasil  nilai  suhu  pada  aplikasi  dengan  term om eter  air  raksa.  H asil  ujicoba  pem bacaan  sensor sam pai dapat ditampilkan  dalam  kom puter  diperlihatkan pada tabel 3  dan tabel 4.
Tabel 3. Hasil ujicoba (I) reaksi pembacaan sensor sampai dapat ditampilkan dalam komputer.
No Percobiai] ini) Kecepatan ggmbacam getubabjn suhu oleh sensor ke computer (xl) 1 Parobaati 1 14 Detik kecepatan reaksi pembacaan sensor (sampai ditampilkan oLeh di dalam k.gmjMff;} dengan ketentuan sebagai 2 Pengibaan 2 14 Detik 3 Pwcobian 3 12 Detik 4 Percobiim 4 15 Detik berikut: 1.  M«iggunakim lilin seba^^gemicu. 2.  Tinggi agi = 2-3cm.
j.  Jarak ajitara sensor dan agi = 2- 3cm
d.gjj terletak di sanyaing sensor.
4.  Di d^lam mangaiL jjurak ke transceiver = Im.
6 Pwcobian 5
Pengibaan 6 14 Detik 16 Detik Pengibaan ~" 13 Detik S Pwcobian S 16 Detik 9 Percobaan 9 13 Detik 10 PeKobam 10 15 Detik
Tabel 4. Hasil ujicoba (II) reaksi pembacaan sensor sampai dapat ditampilkan dalam komputer
No l'acobuu (fl-) K<c<patan pemlucuu pgubahan suhu oleh va»o[ ke compuiet ix2} Ketgan^an 1 Pcxcobua 1 2 Detik Pcrcobua p.ai^ukurin kccwpmn icikii peuilucuii »eusoi vuiipti Pwnhaan J lX tik 3 Pgcobaan 3 3 Detik ditampilkan oleh Dcozrun  di dalam komputer dentjan 4 Pacobaan 4 3 D «ik mcuzzunakm ketentuan siba&ai bgikut: 1.  Menggunakan bola lampu pi|ar >••• c y  1 .lrrtra  .’ >\\afi 2.  Jarak antara saitor dan lampu - 1* !(m daii tgletak di tamping senior. 1  Di dalam mailman. |arak ••vcc» •«? to raw en e? Im.
5 Pcxcobun 5 2 Detik
6 i'dcobma 6
Detik Pwnhaan > Dffik S Pgcobaan S 2 Detik 9 Pgcobaan 9 3 Detik 10 Pacobm  10 3 Detik
Pada  ujicoba  reaksi  pem bacaan  sensor  sam pai  dapat  ditampilkan  dalam   aplikasi kom puter  didapatkan hasil bahw a perbedaan pem icu perubahan  suhu berpengaruh terhadap w aktu  delay  aplikasi  menam pilkan  perubahan  suhu  tersebut.  Ujicoba juga  dilakukan  dengan m enghitung  w aktu  delay  dengan  jarak  perangkat  transceiver  dan  receiver  yang  berbeda-beda. Ujicoba  dengan  jarak  perangkat  yang  berbeda-beda  di  dalam   dan  di  luar  ruangan  seperti pada tabel 5  dan tabel 6.
Tabel 5. Hasil ujicoba waktu delay berdasar jarak receiver dengan transceiver di ruang terbuka
N o v a t a n   d « U y É U t a - « « y -.o k w  d« U > E ffiS & a W 1 gStSSSt&M- E tK S f e M B * I 10  JR 1  P f f i k 1  P f f i k 1  P < tik >  P e tik - 2Qm i   O s U k -’ B ö * i Boik 1 3   P o i k 3 3 0  m :   D t t ik 1  D < tik 1  P t i i k 1  3  P t t i k 4 ■10 JR i   Q o & 1  Q £ U k i Boik i Bsuk 5 5 0  m -   ß & A 1 -  B c u t l« B s u k i 6 0 jt> 2  D « t k 1  D f i i k 5 E 6 i$ ik :  6   p « i k ‘ 0 m ' B a k 2  P « i k 4 P f f i k S SO m -Ofiuk i   B a i k 3 6 B s & k 9 $ 0 i f l J D f f i k •i D « ik 3  6   P « i k 10 10 0 m S  D < i» k s   R sg fc 'B a tk
Dalam   ujicoba  waktu  delay  alat  dan  aplikasi  pem antau  suhu  didapatkan  hasil  bahwa jarak  berpengaruh  terhadap  waktu  delay  pengirim an  data  sam pai  dapat  ditampilkan  dalam aplikasi komputer.
Tabel 6. Hasil ujicoba waktu delay berdasar jarak receiver dengan transceiver di ruang terbuka
M P ffç a b » n  r .jk n i  sria v R i u - r i t i
N o
P a c c b m i  1 P g c o b m i  2 P a c o b u a   3 ] 10 m J D r i k 1  P f ik ; 3  D f t ik 1-3 DcuK : 2 0 m 1  Dftilc • M s • ' M 1 .6 P c u k J 3 0 m l ß f i i k 1  0<Dk 1-3 P.tU» 4 4 0 m 1 P ffjk ’ M if is a f c 1 3 P f t k i 5 0 m PcuK » D c u k 2 .6  P ttik
6 6 0 m S M :   D flik 3.6 D f t ik T0 m i  D tu k 3 D ftik 4 P e tik $ SOm i f i s t i L DiUk iQaà 5.3 P « jk 9 SÖm i - E t e i k t D<uk ¿ Q rcuk • . 6 P r t k 10 100 m lO D ft i k S D ftik S D f l j . S 6  D m k
Dalam  ujicoba waktu  delay berdasar jarak receiver dengan  transceiver di ruang terbuka  dan tertutup  sam pai  dapat  ditampilkan  dalam   aplikasi  kom puter.  Dalam   kedua  ujicoba  tersebut didapatkan hasil bahw a penghalang atau ruangan berpengaruh terhadap w aktu delay alat dan aplikasi pem antau  suhu.
5.  K esim pulan
1.  H ardw are  dan  software pem antau suhu dapat beroperasi dengan m enggunakan m edia transm isi radio frequency.
2.  Nilai suhu yang terbaca oleh  sensor  ditampilkan dalam  sebuah interface kom puter  dalam satuan  derajat celcius.
3.  Perbedaan jarak antara perangkat receiver dengan  transceiver berpengaruh terhadap waktu delay pengirim an  data nilai suhu.
4.  Aplikasi pem antau suhu dapat beroperasi pada sistem operasi windows.

## Referensi
[1] Heryanto,  A ry,  M,  ST,  dan  A di  P,  W isnu,  Ir.,  Pem rogram an  Bahasa  C  untuk M ikrokontroler A TM EGA8535,  Andi Offset, Yogyakarta,  2008.
[2] Prasetio,  Retno  dan  Edi  W idodo,  Catur,  Teori  dan  Praktek  Interfacing  Port  Paralel  dan Port Serial Kom puter  dengan Visual Basic  6.0,  Andi Offset, Yogyakarta,  2004.
[3] Sulistiyanti  S,  Ratna  dkk,  Rancang  Bangun  Model  Sistem  Pem antauan  Tinggi  Muka  Air Sungai M enggunakan Telemetri Radio , Jurnal Unila,  Lam pung,  2008.
[4] W ardhana,  Lingga,  Belajar  Sendiri  M ikrokontroler  AVR  Seri  ATM ega8535  Simulasi, H ardw are,  dan Aplikasi,  Andi Offset, Yogyakarta,  2006.