J OURNAL OF T ELECOMMUNICATION , E LECTRONICS , AND C ONTROL E NGINEERING (JTECE) ISSN: 2654-8275 (O NLINE ) JTECE. V OL . 03, N O . 02, PP. 56-63, J ULY 2021 DOI: 10.20895/ JTECE . V 3 I 2.258
Sistem Pemantauan Kondisi Air Hidroponik Berbasis Internet of Things Menggunakan NodeMCU ESP8266
Monitoring System of Hydroponic Water Condition Based on Internet of Things by Node MCU ESP8266
Ahmad Izzinnahdi 1 , Randi Adzin Murdiantoro 2, *, Edmund Ucok Armin 3
1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Peradaban Bumiayu Jl. Raya Pagojengan, Km. 3, Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah, Brebes
2, *Penulis korespondensi: randi.adzin.m@gmail.com
1 izziqwerty@gmail.com, 3 edmundarmin@gmail.com
Received on 10-06-2021, accepted on 03-08-2021, published on 17-09-2021

## Abstrak
Salah satu bentuk kemajuan di bidang teknologi informasi adalah platform Internet of Things (IoT). Salah satu aspek yang dapat menerapkan konsep ini adalah aspek industri pertanian. Para petani biasanya menggunakan tanah sebagai media tanam, tetapi dalam kemajuan infrastruktur di Indonesia membuat lahan pertanian kian berkurang. Akan tetapi kebutuhan akan pangan harus tetap terpenuhi. Hidroponik adalah salah satu metode budidaya tanaman menggunakan air  dan  larutan  nutrisi  sebagai  media  tanam.  Kondisi  air  dalam  hidroponik  sangat  penting  untuk  di  periksa  secara berkala karena berpengaruh terhadap serapan hara dan ketersedian nutrisi, hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi pH larutan,  konduktivitas  listrik,  komposisi  nutrisi  dan  suhu.  Untuk  menghasilkan  keputusan  yang  tepat  petani membutuhkan data realtime tentang kondisi air. Pada penelitian ini NodeMCU ESP8266 diimplementasikan sebagai mikrokontroller  pada  sistem  pemantauan  kondisi  air  hidroponik  berbasis  IoT.  Sensor  yang  digunakan  antara  lain Sensor Ultrasonik HC-SR04, Sensor Suhu DS18B20, dan Sensor pH E-201C. Data hasil baca dari seluruh sensor dapat di lihat secara realtime di dalam sebuah website yang dapat diakses melalui smartphone.
Kata Kunci: NodeMCU ESP8266, Ultrasonik, pH E-201C, Internet of Things, Hidroponik .

## Abstract
The Internet of Things (IoT) platform is a form of advancement in the field of Information Technology applied in the farming industry. Farmers often use soil to grow crops. Though the soil is essential for farming, the use for agriculture steadily reduced because of Indonesia's infrastructure advancement. However, the country's have to fulfill their food needs.  Hydroponics  is  a  method  of  growing  crops  using  water  and  nutritious  solutions  as  a  growing  media.  In  this method, monitoring water conditions from time to time is a must to ensure the crops absorb enough nutrients. The water parameters are pH, electrical conductivity, temperature, and nutritions composition. The real-time values of those  parameters  are  important  to  decide  the  treatment  of  the  crop.  In  this  experiment,  NodeMCU  ESP8266,  a microcontroller, was implemented as a monitoring system based on IoT. The sensors for this system are Ultrasonic HC- SR04, DS18B20 temperature sensor, and E-201C pH sensor. The results of all sensors can be accessed in real-time on a website by smartphone.
Keywords : NodeMCU ESP8266, Ultrasonic, pH E-201C, Internet of Things, Hydroponic.
A HMAD I ZZINNAHDI , DKK JTECE. V OL . 03, N O . 02, PP. 56-63, J ULY 2021

## I. P ENDAHULUAN
Pekembangan teknologi informasi semakin pesat dari waktu ke waktu,  teknologi informasi dapat dirasakan langsung oleh  manusia dan  mengalami perubahan yang signifikan di  beberapa sektor kehidupan. Salah satu bentuk kemajuan di bidang teknologi  informasi adalah platform Internet  of  Things (IoT) . Internet of  Things (IoT) i adalah istilah yang sedang ramai dibicarakan di kalangan milenial saat ini. Konsep IoT memungkinkan semua benda dapat berkomunikasi satu sama lain melalui Internet , IoT mengacu pada penggunaan perangkat dan sistem cerdas yang terhubung untuk memanfaatkan data yang dikumpulkan oleh sensor dan aktuator yang tertanam di mesin dan benda fisik lainnya [1]. Konsep ini bisa di gunakan di berbagai aspek kehidupan di era modern . Salah satu aspek yang dapat menerapkan konsep ini adalah aspek industri pertanian.
Pertanian  merupakan  sektor  yang  sangat  penting  bagi  masyarakat  Indonesia.  Para  petani  biasanya menggunakan tanah sebagai  media tanam, tetapi  dalam kemajuan  infrastruktur di Indonesia  membuat  lahan pertanian  kian  berkurang.  Akan  tetapi  kebutuhan  akan  pangan  harus  tetap terpenuhi,  sehingga  petani  harus menggunakan cara lain untuk bercocok tanam tanpa harus menggunakan media tanam yang luas.
Hidroponik  adalah  salah  satu  metode  di  industri  pertanian  yang  dapat  membudidayakan  tanaman  tanpa memerlukan  lahan  tanah,  tetapi  menggunakan  air  dan  larutan  nutrisi  sebagai  media  tanam.  Budidaya hidroponik  ini  memiliki  banyak keuntungan diantaranya perawatan  lebih praktis serta gangguan hama  lebih terkontrol, tidak bergantung pada kondisi alam, dan dapat dilakukan pada lahan yang terbatas [2].
Kebutuhan  pangan  bagi  manusia  seperti  sayuran  dan  buah–buahan  semakin  meningkat  dengan  seiring perkembangan  jumlah  penduduk,  oleh  sebab  itu  banyak  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang holticultura sebagai penyuplai kebutuhan pangan di Indonesia. Budidaya  hidroponik untuk keperluan dalam  skala  besar (balai penelitian, produksi penjualan) sangat penting memperhatikan kualitas dan kondisi air, supaya tanaman dapat bertumbuh kembang dengan baik, air perlu  di periksa secara berkala agar mendapatkan hasil tanaman yang optimal.
Sesuai  dengan  namanya  hidroponik  berarti  sistem  penanaman  dengan  media  air,  maka  kondisi  air  sangat penting untuk di periksa secara berkala karena berpengaruh terhadap serapan hara dan ketersedian nutrisi, hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi pH larutan, konduktivitas listrik, komposisi nutrisi dan suhu  [3].  Kualitas dan kondisi  air  yang  harus diperhatikan dalam penelitian  ini adalah distribusi air, pH, suhu, dan kebutuhan listrik untuk sirkulasi air.
Optimasi produk pertanian dipengaruhi situasi-situasi tertentu seperti perkiraan cuaca, keadaan tanah, dan kebutuhan pasar terhadap tanaman tertentu. Untuk menghasilkan keputusan yang tepat petani membutuhkan data realtime tentang kondisi air saat itu. Untuk menghasilkan keputusan yang tepat petani membutuhkan data realtime tentang  kondisi  air  saat  itu  lalu  secara  efisien  bisa  mengelola  penggunaan  energi  yang  digunakan. Semuanya secara real-time [4].
Pada  penelitian  ini  NodeMCU  ESP8266  diimplementasikan  sebagai  sebagai  mikrokontroller  pada  sistem pemantauan  kondisi  air  hidroponik  berbasis IoT .  NodeMCU  ESP8266  merupakan  modul  turunan pengembangan dari modul platform IoT keluarga ESP8266 tipe ESP-12 [5]. Agar dapat digunakan ESP8266 diperlukan beberapa teknik wiring serta tambahan modul USB to serial untuk mengunduh program. Namun NodeMCU  ESP508266    telah  mengkompakkan  ESP8266  ke  dalam  sebuah  papan  yang  kompak  dengan berbagai fitur layaknya mikrokontroler dengan kapabilitas akses terhadap Wifi juga chip komunikasi USB to serial .  Sehingga  untuk  memprogramnya  hanya  diperlukan  ekstensi  kabel  data USB yang  digunakan  untuk charging smart phone [6]. Secara fungsi modul ini hampir menyerupai dengan platform modul arduino, tetapi yang membedakan yaitu dikhususkan untuk Connected to Internet [5] .

## II. K AJIAN P USTAKA

## A. Internet Of Thing
Internet of Thing adalah istilah yang sedang ramai dibicarakan dikalangan milenial saat ini, Internet of Thing atau dikenal juga dengan singkatan IoT , merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari  konektivitas  Internet  yang  tersambung  secara  terus-menerus  yang  memungkinkan  kita  untuk menghubungkan  mesin,  peralatan,  dan  benda  fisik  lainnya  dengan  sensor  jaringan  dan  aktuator  untuk memperoleh data dan mengelola kinerjanya sendiri, sehingga memungkinkan mesin untuk berkolaborasi dan bahkan bertindak berdasarkan informasi baru yang diperoleh secara independen. Pada dasarnya perangkat IoT
terdiri dari sensor sebagai media pengumpul data, sambungan internet sebagai media komunikasi dan server sebagai pengumpul informasi yang diterima sensor dan untuk analisa [10].

## B. Hidroponik
Hidroponik  adalah  lahan  budidaya  pertanian  tanpa  menggunakan  media  tanah,  sehingga  hidroponik merupakan aktivitas pertanian yang dijalankan dengan menggunakan air sebagai medium untuk menggantikan tanah. Sehingga sistem bercocok tanam secara hidroponik dapat memanfaatkan lahan yang sempit [2].
Kondisi air sangat penting untuk di periksa secara berkala karena berpengaruh terhadap serapan  hara dan ketersedian nutrisi, hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi pH larutan, konduktivitas listrik, komposisi nutrisi dan suhu [3].  Kualitas dan kondisi air yang harus diperhatikan  dalam penelitian ini adalah distribusi air, pH, suhu,  dan  kebutuhan  listrik  untuk  sirkulasi  air.  Pada  hidroponik  pH  merupakan  faktor  yang  penting  untuk dipantau. Formula nutrisi yang berbeda mempunyai pH yang berbeda, karena garam-garam pupuk mempunyai tingkat kemasaman yang berbeda jika dilarutkan dalam air. Garam garam seperti monokalium fosfat, tingkat kemasamannya lebih rendah daripada kalsium nitrat [12].

## C. NodeMCU ESP-8266
NodeMCU ESP-8266 merupakan sebuah open  source platform IoT dan pengembangan kit dari ESP8266 yang  menggunakan  bahasa  pemrograman  eLua  untuk  membantu  pembuat  dalam  membuat  produk IoT atau bisa  dengan  memakai sketch dengan  arduino  IDE. ESP8266  sendiri  merupakan  chip  WiFi  dengan  protokol TCP/IP yang lengkap. NodeMCU ESP-8266 juga memiliki board yang berukuran sangat kecil yaitu panjang 4.83cm,  lebar  2.54cm.  NodeMCU  ESP8266  menawarkan  kemudahan  untuk  melakukan  pengembangan perangkat berbasis Internet karena sudah dilengkapi modul komunikasi Wireless Firewall (WiFi).  NodeMCU dapat  dianalogikan  sebagai board arduino-nya  ESP8266.  Program  ESP8266  sedikit  merepotkan  karena diperlukan beberapa teknik wiring serta tambahan modul USB to serial untuk mengunduh program. Namun NodeMCU ESP-8266 telah  menyatukan ESP8266 ke dalam sebuah board yang  minimalis dengan  berbagai fitur  layaknya  mikrokontroler  yang  mempunyai  akses  terhadap  WiFi  juga  chip  komunikasi USB  to  serial . Sehingga untuk memprogramnya hanya diperlukan kabel data USB [6].

## D. Sensor pH E-201C DF Robot Kit V2
Sensor  pH  E-201C  adalah  sebuah  alat  elektronik  yang  digunakan  untuk  mengukur  pH  (derajat  keasaman atau kebasaan) dari suatu cairan. Sistem kerja dari sensor terletak pada probe pH yang terbuat dari kaca. Reaksi kimia  pada  ujung probe pH  menyebabkan  tegangan  dan  dari  tegangan  tersebut  diukur  menjadi  satuan  pH. Prinsip kerja dari pH yaitu semakin banyak elektron pada sampel makan akan semakin bernilai asam begitu pula sebaliknya, karena di dalam probe pH meter berisi elektrolit lemah [13].
Skema elektroda pH meter akan mengukur potensial listrik antara merkuri klorid (HgCl) pada    elektroda pembanding    dan potassium chloride (KCl) yang merupakan larutan di dalam gelas elektroda serta potensial antara  larutan dan elektroda perak. Tetapi    potensial  antara  sampel  yang tidak diketahui dengan elektroda gelas dapat berubah sesuai sampelnya [14] .

## E. Sensor Suhu DS18B20
Banyak  sensor  suhu  yang  dipakai  dalam  implementasi  sistem  instrumentasi,  salah  satu  contohnya  adalah DS18B20. Sensor suhu DS18S20 ini telah memiliki keluaran digital meskipun bentuknya kecil (TO-92), sensor ini sangat menghemat pin mikrokontroler, karena 1 pin  mikrokontroler dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan beberapa perangkat lainnya[14].
Sensor  suhu  pada  umumnya  membutuhkan  ADC  dan  beberapa  pin  port  pada  mikrokontroler,  namun DS18B20  ini  tidak  membutuhkan  ADC  agar  dapat  berkomunikasi  dengan  mikrokontroler  dan  hanya membutuhkan 1 wire saja. Sensor suhu DS18B20 adalah sensor suhu yang memiliki keluaran digital. DS18B20 memiliki tingkat akurasi  yang cukup tinggi,  yaitu 0,5°C pada rentang suhu  -10°C sampai +85°C.  sehingga banyak dipakai untuk aplikasi sistem monitoring suhu[15].

## F. Sensor Ultrasonik HC-SR04
HC-SR04  adalah  sensor  ultrasonik  siap  pakai,  satu  alat  yang  berfungsi  sebagai  pengirim,  penerima  dan pengontrol gelombang ultrasonik. Modul sensor pengukur jarak dengan gelombang ultrasonik. Modul Sensor ini memancarkan seberkas sinyal ultrasonik berbentuk pulsa, kemudian jika ada objek di depan sensor maka penerima akan menerima pantulan sinyal ultrasonik yang terhalang objek tersebut. Penerima akan membaca lebar pulsa (dalam bentuk PWM) yang dipantulkan objek dan selisih waktu pemancaran [16].

## G. MySQL
MySQL  adalah  peragkat  lunak  yang  tergolong  sebagai database Management  System  (DBMS) .  MySQL merupakan  manajemen  basisdata  yang paling  stabil digunakan sebagai  media penyimpanan data. Perangkat lunak ini bermanfaat untuk mengolah data dengan cara yang sangat fleksibel dan cepat. Database atau dalam Bahasa Indonesia basis data terdiri atas 2 kata, yaitu basis dan data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gedung tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta berita nyata yang  mewakili  suatu  objek.  MySQL  merupakan  turunan  dari Structured  Query  Language (SQL),  SQL merupakan  operasional  basisdata  yang  dapat  dikerjakan  dengan  mudah  dan  otomatis.  MySQL  bertugas mengatur dan mengelola data-data pada database [17].

## H. PHP
PHP  adalah  bahasa  pemrograman  untuk  dijalankan  melalui  halaman web ,  umumnya  digunakan  untuk mengolah  informasi  di internet .  Sedangkan  dalam  pengertian  lain  PHP  adalah  singkatan  dari Hypertext Preprocessor yaitu bahasa pemrograman webserver-side yang bersifat open source atau gratis. PHP merupakan script yang menyatu dengan HTML dan berbeda pada server [17] .

## III. M ETODOLOGI P ENELITIAN
Proses  pengumpulan  data  dengan  metode  wawancara  dan  observasi  untuk  melakukan  pengamatan  dan analisa  terhadap  proses  budidaya  tanaman  hidoponik  sehingga  mendapatkan  data  dan  informasi  yang dibutuhkan oleh peneliti.
Perancangan alat dilakukan dengan proses penentuan desain box, desain rangkaian, dan komponen apa saja yang  harus  digunakan,  setelah  desain  sudah  sesuai  yang  diinginkan,  langkah  selanjutnya  adalah  perakitan, proses coding, serta pembuatan prototype hidroponik.
Untuk  mengetahui kinerja alat yang dibuat dan pada proses ini dapat dilakukan pengambilan data. Dalam proses uji coba alat dilakukan pengukuran alat. Pada hal ini pengukuran alat sangat penting dilakukan untuk mengetahui  berfungsi atau tidaknya alat tersebut dan untuk  mengetahui apakah perakitan sudah sesuai  atau tidaknya.
Analisi  data  dilakukan  guna  identifikasi  masalah  pada  sistem  yang  sedang  berjalan.  Dengan  demikian, diharapkan peneliti dapat menemukan permasalahan yang terjadi pada proses budidaya hidroponik sehingga peneliti dapat mencari solusi untuk permasalahan tersebut.

## IV. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Sensor  yang  digunakan  dalam  peneitian  ini  terdiri  dari  dua  yaitu  sensor  ultrasonik,  suhu,  dan  pH.  Untuk pengujian sensor ultrasonik akan di ukur pada beberapa interval dan akan dibandingkan dengan pengukuran manual  (penggaris) , pengujian  sensor  suhu  akan  di  ukur  dan  dibandingkan  dengan  pengukuran  manual (termometer mercuri), dan pengujian sensor pH dibandingkan dengan pH meter yang sudah terkalibrasi.

## A. Pengujian Sensor Ultrasonik
Pada  pengujian  sensor  ultrasonik  dilakukan  perbandingan  antara  hasil  baca  sensor  HC-SR04  dengan penggaris.  Dimaksudkan  agar  dapat  diketahui  selisih  antara  sensor  ultrasonik  dan  penggaris.  Hasil  dari pengujian sensor ditampilkan pada serial monitor arduino IDE. Pengujian dilakukan dengan objek benda cair karena akan diaplikasikan pada benda cair, Berikut rangkuman hasil dari pengujian sensor dapat dilihat pada Tabel 1.
A HMAD I ZZINNAHDI , DKK JTECE. V OL . 03, N O . 02, PP. 56-63, J ULY 2021

## Tabel 1 Pengujian Sensor Ultrasonik
Pengujian Ke- Sensor Ultrasonik Penggaris Selisih 1 3 0 ~ 2 2 2 0 3 5 5 0 4 10,52 10 0,52 5 14,80 15 -0,20 6 19,75 20 -0,25 7 29,76 30 -0,24 8 39,75 40 -0,25 9 58,9 60 -1,1
Hasil pengujian sensor ultrasonik dengan objek cair dengan batas minimal pengukuran yaitu dengan jarak 2 cm  dan  semakin  jauh  jarak  sensor  dengan  objek,  tingkat  selisih  makin  tinggi  (Gambar  1). Mapping yang dilakukan adalah dengan mengukur tinggi tandon air senilai 21 cm dan asumsi tinggi air 100% senilai 18cm dengan persamaan (1) sebagai berikut :
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 𝐴𝑖𝑟 = 100%  × 18 − 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 18 (1)

## Gambar 1 Simulasi Mapping Sensor Ultrasonik

## B. Pengujian Sensor Suhu
Pada pengujian sensor suhu dilakukan perbandingan antara hasil baca sensor DS18B20 dengan termometer merkuri (Gambar 2 (a)). Dimaksudkan agar dapat diketahui selisih antara sensor suhu dan termometer. Hasil dari pengujian sensor ditampilkan pada serial monitor arduino IDE dan interface website yang telah dibangun. Berikut rangkuman hasil dari pengujian sensor dapat dilihat pada Gambar 2 (b).
Dilihat dari hasil pengujian dapat disimpulakan bahwa hasil pembacaan antara sensor suhu DS18B20 dan termoter  merkuri  memiliki  selisih  yang  tidak  terlalu  signifikan  dikarenakan  pembacaan  sensor  suhu mempunyai  waktu  respon ± 1  menit  untuk  mendapatkan  hasil  yang  sesuai.  Berikut  hasil  dokumentasi pengujian sensor suhu DS18B20 dan termometer merkuri.
A HMAD I ZZINNAHDI , DKK JTECE. V OL . 03, N O . 02, PP. 56-63, J ULY 2021
(a) (b)
Gambar 2: (a) Termometer Merkuri dan Sensor Suhu dan (b) Pengujian Sensor Suhu

## C. Pengujian Sensor pH
Pada pengujian sensor pH  dilakukan perbandingan antara hasil  baca sensor pH E-201C  dengan pH meter digital. Dimaksudkan agar dapat diketahui selisih antara sensor ultrasonik dan penggaris. Hasil dari pengujian sensor  ditampilkan  pada  serial  monitor  arduino  IDE.  Pengujian  dilakukan  pada  dua  jenis  larutan  pH  yang berbeda yaitu pH 4 pH 7, Berikut rangkuman hasil dari pengujian sensor dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:
(a) (b)
Gambar 3 Pengujian sensor pada: (a). larutan pH 7 dan (b). larutan pH 4
Setelah dilakukan pengujian pada pH 7 dan pH 4 yang di bandingkan antara pembacan dari sensor pH E-201 C dan ph meter digital terdapat selisih tidak terlalu siginifikan yaitu kisaran ± 0.5 dan waktu respon pembacaan data dari sensor pH E 201 C ini ≤ 1 menit sesuai dengan spesifakasi dari sensor tersebut.

## D. Hasil Perancangan Alat
Pada  Gambar  5 (a) dan (b)  adalah box  yang berisi  modul-modul sensor serta mikrokontroller  yang  sudah saling terintegrasi,  box digunakan agar seluruh komponen sensor dan mikrokontroler dapat aman dari cipratan air. Pada Gambar 5 (c) adalah bagaimana tampilan ketika tandon dan box rangkaian dapat di terapakan pada prototype hidroponik.
A HMAD I ZZINNAHDI , DKK JTECE. V OL . 03, N O . 02, PP. 56-63, J ULY 2021
(a) (b) (c)
Gambar 5: (a) Box Pelindung Rangkaian, (b) Rangkaian, dan (c) Keseluruhan Prototype Hidroponik
Pada Gambar 6 adalah bentuk antarmuka dari website sistem monitoring, yaitu apat simpan sementara, dan terdapat tombol  reset guna menghapus semua data logging jika ingin menghapus data logging sementara.

## Gambar 6 Interface Website

## E. Analisa Keberhasilan
Pada Tabel 2, indikator keberhasilan dalam pembuatan alat ini adalah semua sensor dapat terbaca nilainya dan data hasil pembacaan dapat ditampilkan di dalam website menggunakan metode internet of things. Alat yang dibuat terdapat kelebihan dibandingkan penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan didalam peneltian terkait, diantaranya alat yang dibuat menggunakan mikrokontroller terbaru yaitu NodeMCU ESP8266. Pada saat pembuatan alat menemukan kelemahan pada sensor yang digunakan, yaitu sensor pH E-201C DfRobot. Sensor tersebut jika digunakan secara kontinyu nilai terbaca nya selalu berubah dan harus di kalibrasi secara berkala, oleh karena itu sensor tidak direkomendasikan untuk digunakan secara kontinyu.
Tabel 2 Analisa Keberhasilan No. Deskripsi Keberhasilan Ya Tidak 1 Dapat terbacanya nilai dari sensor pH, suhu dan ultrasonic menggunakan NodeMCU ESP8266 √ 2 Dapat menampilkan nilai hasil pembacaan sensor pH, suhu, dan level ketinggian kondisi air √
A HMAD I ZZINNAHDI , DKK JTECE. V OL . 03, N O . 02, PP. 56-63, J ULY 2021

## V. K ESIMPULAN
Berdasarkan perancangan dan pengujian Sistem Pemantauan Kondisi Air Hidroponik Berbasis Internet Of Things Menggunakan NodeMCU ESP8266 dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian sensor ultrasonik dengan objek cair dengan batas minimal pengukuran yaitu dengan  jarak 2 cm dan semakin jauh jarak sensor dengan objek, tingkat selisih makin tinggi. Pada hasil pembacaan antara sensor suhu DS18B20 dan termoter merkuri memiliki selisih yang tidak terlalu signifikan dikarenakan pembacaan sensor suhu mempunyai waktu respon ± 1 menit untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Pengujian pada pH 7 dan pH 4 yang di bandingkan antara pembacan dari sensor pH E-201 C dan ph meter digital terdapat selisih tidak terlalu siginifikan yaitu kisaran ± 0.5 dan waktu respon pembacaan data dari sensor pH E 201 C ini ≤ 1 menit sesuai dengan spesifakasi dari sensor tersebut. Telah berhasil dibuat sistem Pemantauan Kondisi Air Hidroponik Berbasis Internet Of Things Menggunakan NodeMCU ESP8266.

## D AFTAR P USTAKA
[1] S.  L.  H.  Siregar  and  M.  Rivai,  “Monitoring  dan  Kontrol  Sistem  Penyemprotan  Air  Untuk  Budidaya  Aeroponik  Menggunakan NodeMCU ESP8266,” J. Tek. ITS , vol. 7, no. 2, pp. A380–A385, 2019.
[2] I. S. Roidah, “PEMANFAATAN LAHAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM HIDROPONIK,” vol. 1, no. 2, pp. 43–50, 2014.
[3] S.  Swastika,  A.  Yulfida,  and  Y.  Sumitro, Buku  Petunjuk  Teknis  Budidaya  Sayuran  Hidroponik ,  1st  ed.  Pekanbaru-Riau:  Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Riau, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, 2017.
[4] D. Komaludin, “Penerapan Teknologi Internet of Thing (IoT) pada Bisnis Budidaya Tanaman Hidroponik sebagai Langkah Efisiensi Biaya Perawatan,” Festiv. Ris. Ilm. Manaj. Akunt. , vol. 1, no. I S S N 2 6 1 4-6 6 8 1, pp. 682–690, 2018.
[5] N. H. L. Dewi, M. F. Rohmah, and S. Zahara, “Prototype smart home dengan modul nodemcu esp8266 berbasis internet of things (iot),” Tek. Inform. Univ. Islam Majapahit , pp. 1–9, 2018.
[6] Siswanto, T. Nurhadian, and M. Junaedi, “PROTOTYPE SMART HOME DENGAN KONSEP IOT ( INTERNET OF THING ) BERBASIS NODEMCU DAN,” J. SIMIKA , vol. 3, no. 1, pp. 85–93, 2020.
[7] D. Komaludin, “PROTOTYPE MONITORING SUHU TANAMAN HIDROPONIK TEKNOLOGI IOT ( INTERNET OF THING ) Abstrak,” J. TrendTech , vol. 3, no. 1, pp. 45–51, 2018.
[8] P.  W.  Ciptadi  and  R.  H.  Hardyanto,  “Penerapan  Teknologi  IoT  pada  Tanaman  Hidroponik  menggunakan  Arduino  dan  Blynk Android,” J. Din. Inform. , vol. 7, no. 2, pp. 29–40, 2018.
[9] B. Haryanto, N. Ismail, and E. J. Pristianto, “Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan Secara Nirkabel pada Budidaya Tanaman Hidroponik,” J. Teknol. Rekayasa , vol. 3, no. 1, p. 47, 2018.
[10]  Y. Efendi, “INTERNET OF THINGS ( IOT ) SISTEM PENGENDALIAN LAMPU,” J. Ilm. Ilmu Komput. , vol. 4, no. 1, pp. 19– 26, 2018.
[11]  H. Mas’ud, “Sistem hidroponik dengan nutrisi dan media tanam berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil selada,” Media Litbang Sulteng 2 , vol. 2, no. 2, pp. 131–136, 2009.
[12]  R. Rosliani and N. Sumarni, Budidaya Tanaman Sayuran dengan Sistem Hidroponik, no. 27. 2005.
[13]  M. Gregoryan, J. Andrjarwirawan, and R. Lim, “Sistem  Kontrol dan Monitoring Ph Air serta Kepekatan Nutrisi pada Budidaya Hidroponik Jenis Sayur dengan Teknik Deep Flow Techcnique,” INFRA , vol. 7, pp. 1–6, 2019.
[14]  E.  E.  Barus,  R.  K.  Pingak,  and  A.  C.  Louk,  “OTOMATISASI  SISTEM  KONTROL  pH  DAN  INFORMASI  SUHU  PADA AKUARIUM MENGGUNAKAN ARDUINO UNO DAN RASPBERRY PI 3,” J. Fis.  Fis. Sains dan Apl. , vol. 3, no. 2, pp. 117– 125, 2018.
[15]  E. Nurazizah, M. Ramdhani, and A. Rizal, “RANCANG BANGUN TERMOMETER DIGITAL BERBASIS SENSOR DS18B20 UNTUK PENYANDANG TUNANETRA,” e-Proceeding Eng. , vol. 4, no. 3, pp. 3294–3301, 2017.
[16]  A.  Amin,  “MONITORING  WATER  LEVEL  CONTROL  BERBASIS  ARDUINO  UNO  MENGGUNAKAN  LCD  LM016L,” EEICT , vol. 1, no. 1, pp. 41–52, 2018.
[17]  A. Junaidi, “Studi Perbandingan Performansi Antar Mongodb Dan Mysql Menggunakan Php Dalam Lingkungan Big Data,” Pros. Annu. Res. Semin. 2016 , vol. 2, no. 1, pp. 460–465, 2016.