## RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING TETES SIKLUS PERIODIK INFUS BERBASIS ARDUINO PADA WEB
Citra Kusuma Wardani 1) Farida Arinie Soelistianto 2), Mochammad Taufik 3)
1 Jaringan Telekomunikasi Digital, Politeknik Negeri Malang email: citrakusuma22@gmail.com

## Abstrak
Pemberian  cairan  infus  sangat  berguna  untuk  mendukung  serta  mempercepat  pemulihan  kondisi pasien dalam masa penyembuhan. Terjadinya kendala dalam penanganan dapat berdampak buruk pada pasien yang  saat  ini  dalam  memonitoring  cairan  infus  masih  menggunakan  sistem  manual.  Untuk  mengurangi dampak buruk pada pasien adalah merancang suatu alat monitoring cairan infus berbasis arduino. Perancangan alat ini menjadikan cara monitoring yang dapat dilakukan pada jarak jauh.
Alat  ini  bertujuan  untuk  memberikan  peringatan  apabila  cairan  infus  akan  habis  (±  100  ml)  yang mengunakan sensor berat, mendeteksi tetesan infus terhenti mengunakan sensor ldr serta mendeteksi intravana masuk pada selang infus menggunakan photodioda.Nilai yang didapat dari sebuah sensor akan diterima oleh Arduino NodeMCU. Kemudian arduino akan mengirim nilai tersebut yang masuk ke database kemudian dari database  akan  masuk  ke  web  monitoring.  Dimana  web  monitoring  berada  pada  ruang  perawat  yang memonitoring cairan infus dari jarak jauh.
Data dari sensor berat memiliki keakuratan 95% karena data yang di peroleh tidak terpengaruh oleh kondisi dari luar sensor, sedangkan data photodioda dan LDR memiliki keakuratan 90% karena kedua sensor ini merupakan sensor cahaya yang dapat terpengaruh oleh cahaya dari luar.
Keywords: Arduino, Website, Infus, Monitoring.

## 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pasien  perawatan  medis  pemberian cairan  infus  sangat  berguna  untuk  mendukung serta  mempercepat  pemulihan  kondisi  pasien yang  sedang  dalam  masa  penyembuhan.Infus bekerja  dengan  mekanisme  keseimbangan tekanan  dan  dibantu  pula  oleh  daya  gravitasi. Cairan  dari  infus  mengalir  dari  botol  infus  ke dalam  pembuluh  darah  karena  ada  yang disebut  dengan  tekanan  hidrostatik  dari  cairan dalam kantung infus yang lebih tinggi daripada tekanan  di  pembuluh  darahnya.  Adapun kondisi  infus  yang  membahayakan  pasien adalah  terjadi  gelembung  udara  yang  masuk pembuluh  darah  yang  dapat  mengakibatkan kematian,  penyebab  dari  bahaya  tersebut karena   pasien  sedang  diinfus  atau  transfusi biasanya  harus  segera  diganti  sebelum  cairan benar-benar  habis.  Hal  ini  karena  jika  ada gelembung  udara  yang  masuk  bisa  berbahaya bagi  tubuh  bahkan  hingga  menyebabkan kematian.  Hal ini bisa berbahaya  karena darah digunakan  untuk  mengangkut  oksigen  ke seluruh  tubuh.  Selain  itu  penyebab  yang  lain adalah  infus  yang  tidak  berjalan  atau  tidak menetes  dan  penyebab  yang  lain  yaitu komplikasi pada pemasangan infus.
Pada  penilitian  ini  dibutuhkan  alat untuk  memonitoring  cairan  infus  yang  dapat memudahkan pekerjaan perawat dalam memantau  proses  infus.  Adapun  penelitian  ini bertujuan untuk memberikan peringatan
apabila cairan infus akan habis (± 100 ml) dan apabila  terjadi  tetesan  terhenti  maka  dapat mengakibatkan penyumbatan pada selang infus kemudian  darah  masuk  kedalam  selang tersebut,  dimana  peringatan  tersebut  berupa status  yang  dapat  dimonitoring  mengunakan halaman  website  yang  berada  pada  ruang perawat.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, maka  rumusan  masalah  adalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana  sensor  cahaya  fotovoltatik (LDR)  yang  dapat  mendeteksi  tetesan cairan infus menggunakan arduino?
2. Bagaimana menerapkan sensor phothodiode  yang  dapat  mendeteksi kondisi  selang  infus  jika  ada  darah masuk atau tidak?
3. Bagaimana  sistem  monitoring  yang terintegrasi dengan web untuk memberikan  informasi  dan  kondisi infus pasien?
1.3 Tujuan Masalah Tujuan penelitian adalah untuk:
1. Merancang penanganan dampak keterlambatan  sistem  monitoring  sisa cairaninfus  yang  dapat  menggunakan sensorberat.
2. Merancang  sistem  tetesan  cairan  infus yang  dapat  dimonitoring  meggunakan aplikasi web.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1.1 Arduino NodeMCU Nodemcu  merupakan  sebuah  open source platform IoT dan pengembangan  kit  yang  menggunakan bahasa pemrograman C untuk
membantu  pembuat  dalam  membuat produk  Iot  atau  bias  dengan  memakai sketch dengan arduino IDE.
2.1.2 Sensor load  cell merupakan  sensor yang  dirancang  untuk  mendeteksi tekanan  atau  berat  sebuah  beban, sensor load  cell umumnya  digunakan sebagai  komponen  utama  pada  sistem dtimbangan digital dan dapat
diaplikasikan pada jembatan timbangan yang berfungsi untuk menimbang berat dari truk pengangkut bahan baku, pengukuran
yang dilakukan oleh Load Cell menggunakan prinsip tekanan. 2.1.3 Photodioda  adalah  suatu  jenis  dioda yang resistansinya berubah-ubah kalau cahaya yang jatuh pada dioda berubahubah intensitasnya. Dalam gelap  nilai  tahanannya  sangat besar  hingga  praktis  tidak  ada  arus yang  mengalir.  Semakin  kuat  cahaya yang  jatuh  pada  dioda  maka  makin kecil  nilai  tahanannya,  sehingga  arus yang mengalir semakin besar. 2.1.4 LDR (Light Dependent Resistor)adalah suatu komponen elektronika  yang  memiliki  hambatan yang  dapat  berubah  sesuai  perubahan intensitas  cahaya,  resistensi  dari  LDR akan  menurun  jika  ada  penambahan intensitas cahaya yang mengenainya.
2.1.5 Website
Fungsi utama sebuah web adalah untuk mentransfer  berkas  atas  permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang  telah  ditentukan.  Disebabkan sebuah  halaman  web  dapat  terdiri  atas berkas  teks,  gambar,  video,  dan lainnya,  pemanfaatan server  web berfungsi  untuk  mentransfer  seluruh aspek  pemberkasan  dalam  sebuah halaman  web  yang  terkait,  termasuk didalamnya  teks,  gambar,  video,  atau lainnya. 2.1.6 Infus
Terapi  intravena  adalah  pemberian sejumlah  cairan  ke  dalam  tubuh, melalui  sebuah  jarum,  ke  dalam pembuluh  vena  (pembuluh  balik) untuk menggantikan kehilangan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh..

## 3. METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian
Gambar 3.1 Flowchart Tahapan Penelitian
3.2 Pengujian Sistem
Gambar.  3.3  Flowchart  Utama  Rancangan Sistem

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Pengujian dan Analisa - Pengujian Sensor Berat Pengujian sensor pada beberapa kondisi  volume  infus  ditujukkan  pada tabel dibawah ini : Tabel 4.3 Pengujian Volume Infus 100 ml Pasien 1 Volume Infus Nilai  Output Sensor Loadcell Dari  Driver HX711 Nilai  Output Tegangan Sensor Loadcell  Dari Driver HX711 100 ml 6.91 2.3 V 5.86 2.3 V 4.83 2.3 V 3.47 2.3 V 1.87 2.3 V 0.54 2.3 V -1.44 2.3 V -3.92 2.3 V -5.80 2.3 V -6.79 2.3 V Pasien 2 Volume Infus Nilai  Output Sensor Loadcell Dari  Driver HX711 Nilai  Output Tegangan Sensor Loadcell  Dari Driver HX711 100 ml 6.87 2.3 V 5.83 2.3 V 4.73 2.3 V 3.76 2.3 V 1.78 2.3 V 0.36 2.3 V -1.62 2.3 V -3.91 2.3 V -5.77 2.3 V -6.75 2.3 V Pasien 3 Volume Infus Nilai  Output Sensor Loadcell Dari  Driver HX711 Nilai  Output Tegangan Sensor Loadcell  Dari Driver HX711 100 ml 6.80 2.3 V 5.81 2.3 V 4.65 2.3 V 3.39 2.3 V 1.62 2.3 V
0.49 2.3 V -1.83 2.3 V -3.87 2.3 V -5.84 2.3 V -6.68 2.3 V Tabel 4.4 Pengujian Volume Infus 200 ml P asien 1 Volume Infus Nilai  Output Sensor Loadcell Dari  Driver HX711 Nilai  Output Tegangan Sensor Loadcell  Dari Driver HX711 200 ml 13.88 2.1 V 12.88 2.1 V 12.73 2.1 V 11.73 2.1 V 11.47 2.1 V 10.66 2.1 V 10.46 2.1 V 9.86 2.1 V 8.76 2.1 V 7.95 2.1 V Pasien 2 Volume Infus Nilai  Output Sensor Loadcell Dari  Driver HX711 Nilai  Output Tegangan Sensor Loadcell  Dari Driver HX711 200 ml 13.84 2.1 V 12.86 2.1 V 12.64 2.1 V 11.60 2.1 V 11.45 2.1 V 10.63 2.1 V 10.33 2.1 V 9.73 2.1 V 8.67 2.1 V 7.81 2.1 V Pasien 3 Volume Infus Nilai  Output Sensor Loadcell Dari  Driver HX711 Nilai  Output Tegangan Sensor Loadcell  Dari Driver HX711 200 ml 13.80 2.1 V 12.82 2.1 V 12.56 2.1 V 11.54 2.1 V 11.18 2.1 V 10.56 2.1 V 10.27 2.1 V
9.78 2.1 V 8.42 2.1 V 7.74 2.1 V Tabel 4.5 Pengujian Volume Infus 300 ml Pasien 1 Volume Infus Nilai  Output Sensor Loadcell Dari  Driver HX711 Nilai  Output Tegangan Sensor Loadcell  Dari Driver HX711 300 ml 18.89 1.9 V 18.16 1.9 V 17.93 1.9 V 17.56 1.9 V 16.89 1.9 V 16.71 1.9 V 16.20 1.9 V 15.87 1.9 V 15.49 1.9 V 14.83 1.9 V Pasien 2 Volume Infus Nilai  Output Sensor Loadcell Dari  Driver HX711 Nilai  Output Tegangan Sensor Loadcell  Dari Driver HX711 300 ml 18.35 1.9 V 18.12 1.9 V 17.87 1.9 V 17.48 1.9 V 16.87 1.9 V 16.69 1.9 V 16.18 1.9 V 15.78 1.9 V 15.36 1.9 V 14.77 1.9 V Pasien 3 Volume Infus Nilai Output Sensor Loadcell Dari  Driver HX711 Nilai  Output Tegangan Sensor Loadcell Dari Driver HX711 300 ml 18.31 1.9 V 18.08 1.9 V 17.83 1.9 V 17.60 1.9 V 16.97 1.9 V 16.70 1.9 V 16.17 1.9 V 15.74 1.9 V 15.24 1.9 V
14.65 1.9 V Tabel 4.6 Pengujian Volume Infus 400 ml Pasien 1 Volume Infus Nilai  Output Sensor Loadcell Dari  Driver HX711 Nilai  Output Tegangan Sensor Loadcell  Dari Driver HX711 400 ml 25.96 1.7 V 25.89 1.7 V 24.49 1.7 V 24.79 1.7 V 23.91 1.7 V 22.94 1.7 V 2.65 1.7 V 21.89 1.7 V 20.92 1.7 V 19.61 1.7 V Pasien 2 Volume Infus Nilai  Output Sensor Loadcell Dari  Driver HX711 Nilai  Output Tegangan Sensor Loadcell  Dari Driver HX711 400 ml 25.94 1.7 V 25.85 1.7 V 24.97 1.7 V 24.76 1.7 V 23.90 1.7 V 22.89 1.7 V 2.60 1.7 V 21.96 1.7 V 20.90 1.7 V 19.56 1.7 V Pasien 3 Volume Infus Nilai Output Sensor Loadcell Dari  Driver HX711 Nilai  Output Tegangan Sensor Loadcell Dari Driver HX711 400 ml 25.90 1.7 V 25.84 1.7 V 24.96 1.7 V 24.78 1.7 V 23.87 1.7 V 22.91 1.7 V 2.59 1.7 V 21.86 1.7 V 20.89 1.7 V 19.48 1.7 V
Tabel 4.7 Pengujian Volume Infus 500 ml Pasien 1 Volume Infus Nilai  Output Sensor Loadcell Dari  Driver HX711 Nilai  Output Tegangan Sensor Loadcell  Dari Driver HX711 500 ml 65.84 1.5 V 58.79 1.5 V 50.74 1.5 V 47.73 1.5 V 40.31 1.5 V 32.17 1.5 V 30.43 1.5 V 29.32 1.5 V 27.68 1.5 V 26.23 1.5 V Pasien 2 Volume Infus Nilai  Output Sensor Loadcell Dari  Driver HX711 Nilai  Output Tegangan Sensor Loadcell  Dari Driver HX711 500 ml 65.83 1.5 V 58.90 1.5 V 50.62 1.5 V 47.80 1.5 V 40.45 1.5 V 32.20 1.5 V 30.64 1.5 V 29.54 1.5 V 27.75 1.5 V 26.35 1.5 V Pasien 3 Volume Infus Nilai  Output Sensor Loadcell Dari  Driver HX711 Nilai  Output Tegangan Sensor Loadcell  Dari Driver HX711 500 ml 65.86 1.5 V 58.82 1.5 V 50.79 1.5 V 47.98 1.5 V 40.43 1.5 V 32.14 1.5 V 30.75 1.5 V 29.97 1.5 V 27.54 1.5 V 26.33 1.5 V -
Pengujian Tetesan Infus
Sensor  tetesan  diletakkan  pada  selang  infus, sensor  ini  mendeteksi  apakah  pada  selang  infus masih  terdapat  tetesan  cairan  infus  atau  tidak.
Pengujian  sensor  tetesan  dilakukan  dengan mengukur  keluaran  dari  sensor  dan  mengukur tegangan  untuk  status  sensor  infus  menetes  dan status sensor infus tidak menetes.
Tabel  4.8  Pengujian  Sensor  Tetesan  Dengan  Status Cairan ( Ada Tetesan )
Tabel 4.9 Pengujian Sensor Tetesan Dengan Status Cairan ( Tidak Ada Tetesan )
Pada pengujian tetesan infus dari tiga pasien yang di uji memiliki jumlah tetesan yang berbeda beda setiap menit pengujiannya dikarenakan untuk pemberian infus mikro tetes maksimal 24 jam kemudian dibagi menjadi 3 periode yaitu 7 menit, 10 menit dan 15 menit. Dalam waktu tersebut tetesan sangat dipengaruhi oleh keadaan pasien seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, dan pola makan pasien
Gambar 4.32 Grafik Tetesan 7 Menit
Gambar 4.33 Grafik Tetesan 10 Menit
Gambar 4.34 Grafik Tetesan 15 Menit
Tabel 4.10 Pengujian Sensor Intravena Dengan Status Darah ( Ada Darah Masuk )
Tabel 4.11 Pengujian Sensor Intravena Dengan Status Darah ( Tidak Ada Darah Masuk )
- Tampilan Web Monitoring Infus
 Halaman Identittas Pasien
 Halaman Pre – Diagnosa Pasien
 Halaman Indikasi Diagnosa
 Halaman Sistem Monitoring
5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
 Web hanya dapat digunakan untuk memonitoring  satu  volume  infus  yaitu volume  500ml.  Untuk  volume  infus  yang lain  belum  dapat  dimonitoring  karena memiliki  volume  yang  berbeda  yaitu 500ml.
 Sensor  ldr  untuk  memonitoring  tetesan sangat  terpengaruh  terhadap    cahaya didalam  ruangan  yang  berbeda  sehingga sangat  mempengaruhi  nilai  yang  sudah ditentukan  untuk  memonitoring  tetesan. Karena  data  yang  sudah  didapat  untuk kondisi  infus  saat  menetes  50  –  155 sedangkan kondisi infus saat tidak menetes 156 – 200.  Sensor photodioda digunakan untuk monitoring  intravena  yang  masuk  pada selang,  jika  ada  intraven  yang  masuk  pada selang  dengan  jumlah  darah  yang  sedikit maka akan memudar dikarenakan tercampur  oleh  cairan  infus,  hal  ini menyebabkan  sensor  photodioda  kurang peka  terhadap  intravena  tersebut.  Sensor photodioda  lebih  peka  terhadap  intravena yang bersifat pekat.
5.2 Saran
Berdasarkan analisa dari sistem monitoring  yang  telah  di  bangun,  dapat diberikan  saran  untuk  pengembangan sistem ini sebagai berikut :
 Agar  web  dapat  memonitoring  beberapa infus  maka  diperlukan  sebuah  2  pengait untuk  infus.  Sehingga  volume  untukinfus dapat  dimonitoring  keduanya  meskipun dengan volume yang berbeda.
 Agar  sensor  ldr  untuk  memonitoring tetesan  tidak  terpengaruh  oleh  cahaya  dari luar maka diperlukan penutup atau wadah.
 Agar  sensor  photodioda  lebihrespon  posisi sensor  diletakkanpada  pangkal  jarum  hal ini  dapat  memberi  ke  efektifan  sensor untuk membaca intravena yang masuk pada selang  karena  pada  pangkal  jarum  terdapat sedikit ruang sehingga dapat meminimalisir intravena tercampur oleh cairan infus.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Henni-Handayani (2014) Pengertian XAMPP Lestari,  N.  (2017). R ancang  Bangun  Sistem Monitoring Sisa Cairan Infus Dan Monitoring  Aliran  Infus  Berbasis  Arduino
Di  Puskesmas  Muara  Beliti . .  JUSIKOM, Vol 2, No. 1. Nataliana D. (2016). Alat Monitoring Infus Set Pada Pasien Rawat INap Berbasis Mikrokontroller ATmega 8535, Bandung.
Falat  Jati.  (2006).  Realisasi  Monitoring  Level Cairan  Infus  Pada  Pasien  Rawat  Inap Berbasis PC, Bandung.
http:// eprints.polsri.ac.id/3246/3/BAB%202.pdf diakses 8 Febuari 2018.
http:// lug.stikom.edu/wp- content/uploads/ebook/dasar2-web- programming-1.0.pdf  diakses    8  Febuari 2018.
http:// ilmuti.org/wp- content/uploads/2014/05/Henni-Handayani- XAMPP.pdf diakses 8 Febuari 2018