Submitted : 8 Februari 2019 Revised : 28 Februari 2019 Accepted : 4 April 2019

## SENSOR ELEKTROKIMIA MENGGUNAKAN NANOKOMPOSIT ZnO/CARBON NANOTUBES PADA MIKROFLUIDA KERTAS
Roekmono 1* , Harsono Hadi 1 , Luthviyah C. Muhimmah 1 , Rio Akbar Yuwono 1 , Ruri Agung Wahyuono 1*
1 Departemen Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Jln. Arif Rahman Hakim, Kampus Keputih Sukolilo, 60111 Surabaya
* Email: tfroekmono@yahoo.co.id ; ruri.tf014@gmail.com

## Abstrak
Sensor  senyawa  bio  yang  sederhana,  murah  dan  andal  merupakan  salah  satu  objek  pengembangan  teknologi sensor  untuk  diagnosis  klinik.  Dalam  aplikasi  lab  on  paper,  sensor  senyawa  bio  berbasis  kertas  merupakan tantangan penelitian tersendiri karena membutuhkan desain elektroda yang mampu memisahkan plasma darah sekaligus  berfungsi  untuk  melakukan  sensing  terhadap  target  senyawa  yang  akan  diukur.  Pada  penelitian  ini, elektroda  sensor  senyawa  bio  diintegrasikan  pada  mikrofluida  berbasis  kertas  untuk  mendeteksi  kandungan glukosa dan asam askorbat dalam simulated body fluid secara simultan dengan menggunakan metode elektrokimia (cyclic voltammetry, CV). Adapun elektroda kerja aktif terbuat dari kertas filter yang dilapisi karbon konduktif dan komposit ZnO/multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) dengan variasi fraksi massa MWCNTs 0,1, 2, dan 8% untuk pengukuran asam askorbat dan glukosa dalam simulated body fluid dengan kosentrasi 0,02–5,12 mM. Hasil terbaik didapatkan dengan penggunaan fraksi massa MWCNTs 2%, karakteristik linier (R 2 > 0,8) dari nilai respon arus  menunjukkan  sensitivitas  (gradien)  untuk  pengukuran  asam  askorbat  sebesar  0,02  µA/mM.cm 2 dan sensitivitas pengukuran glukosa sebesar 0,08 µA/mM.cm 2, dengan integral respon arus sebesar 10–35 % dari total arus CV yang terekam.
Kata Kunci: Asam Askorbat, Cyclic Voltammetry, Glukosa, Multi-Walled Carbon Nanotubes, ZnO

## Abstract
A simple, affordable and  reliable biosensor is one of the future goal of sensor technology development for clinical diagnosis. In the lab on paper application, the paper-based biosensor is one of the biggest challenge since it requires an electrode design that is capable of not only separating blood plasma but also sensing the target compound to be measured. In this study, biosensor electrodes were integrated into paper-based microfluidics to simultaneously detect glucose  and  ascorbic  acid  in  a  simulated  body  fluid  using electrochemical  (cyclic  voltammetry,  CV)  methods.  The active working electrodes were fabricated from the carbon-coated filter paper and a composite of ZnO/multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) with variations in mass fractions of 0.1, 2 and 8% MWCNTs for measuring ascorbic acid and glucose with concentrations of 0.02 - 5.12 mM. The best results were obtained by 2% of MWCNTs in composite electrode, in which linear characteristics (R 2 > 0.8) of the current response value show a sensitivity (gradient) of 0.02 and 0.08 µA/mM.cm 2 for ascorbic acid and glucose measurement, respectively, with the integral current response of 10-35% to the total collected current in CV.
Keywords: Ascorbic Acid, Cyclic Voltammetry, Glucose, Multi-Walled Carbon Nanotubes, ZnO

## 1. PENDAHULUAN
Perangkat  diagnosis  klinis  konvensional  adalah salah  satu  penghambat  sistem  kesehatan  di  masa depan,  karena  harga  yang  relatif  mahal,  memerlukan waktu  yang  cukup  lama  untuk  diagnosis,  dan
memerlukan  keahlian  khusus  dalam  pengoperasian (Akyazi,  Basabe-Desmonts,  &  Benito-Lopez,  2017; Martinez  dkk,  2010).  Pengembangan  perangkat diagnosis  yang  murah  dan  portabel  berikut  dengan metode  pemisahan  plasma  darah  dianggap  dapat

## JURNAL INTEGRASI PROSES
Website: http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jip
menggantikan perangkat diagnosis klinis konvensional (Akyazi dkk, 2017; Songjaroen, Dungchai, Chailapakul, Henry,  &  Laiwattanapaisal,  2012).  World  Health Organization  (WHO)  telah  memberikan  beberapa kriteria ASSURED untuk alat diagnosis klinis portabel, yaitu: Affordable, Sensitive, Specific, User-friendly, Rapid and robust, Equipment free, Deliverable to end users (Wu &  Zaman,  2012).  Peranti  mikrofluida  berbasis  kertas (microfluidic  paper-based  analytical  devices,  µPADs) dianggap telah memenuhi kriteria ASSURED sekaligus peranti pemisah plasma darah (Dungchai, Chailapakul, & Henry, 2009; Hu et al., 2014; Xu Li, Ballerini, & Shen, 2012).
Selain  sekali  pakai  dan  mudah  terdekomposisi, efek  kapilaritas  pada  kertas  menjadi  pertimbangan dalam penggunaan kertas sebagai peranti mikrofluida, sehingga  tidak  diperlukan  gaya  dari  luar  untuk mengalirkan  fluida  (Jagadeesan,  Kumar,  &  Sumana, 2012; Yetisen, Akram, & Lowe, 2013). Metode deteksi menggunakan  µPADs  untuk  diagnosis  klnis  terbagi menjadi lima, yaitu kolorimetri, fluorosensi, elektrokimia  kemiluminesen,  dan  elektrokemi- luminesen.  Dari  berbagai  metode  yang  telah dikembangkan,  metode  deteksi  elektrokimia  adalah metode  deteksi  yang  sering  digunakan  (Gabriel  dkk., 2016;  Santhiago,  Henry,  &  Kubota,  2014;  Wahyuono dkk, 2017; Yuwono dkk., 2016).
Li  dkk.  (2015)  menggunakan  metode  deteksi elektrokimia  berupa  cyclic  voltammetry  (CV)  pada µPADs untuk mendeteksi kadar glukosa (Xiao Li, Zhao, &  Liu,  2015).  Yuwono  dkk  (2016)  menggunakan metode  deteksi  elektrokimia  berupa  impedance spectroscopy  pada  µPADs  untuk  mendeteksi  kadar glukosa.  Kedua  penelitian  ini  berhasil  mendeteksi kadar  glukosa  dengan  mengintegrasikan  µPADs dengan  nanopartikel  ZnO  sehingga  menghasilkan sensitivitas  deteksi  berbasis  elektrokimia  yang  tinggi (Li  dkk.,  2015;  Yuwono  dkk.,  2016).  Namun,  peranti mikrofluida yang digunakan oleh Li dkk. (2016), tidak menggunakan  darah  sebagai  fluida  utama,  sedangkan peranti mikrofluida yang digunakan oleh Yuwono dkk. (2016),  tidak  menggunakan  kandungan  100%  darah, sehingga  penelitian  yang  dilakukan  belum  bisa menunjukkan  pemisahan  plasma  darah  dengan sempurna.  Muhimmah  dkk.  (2018)  memperbaiki desain  yang  dikembangkan  Yuwono  dkk  (2016) dengan  menggunakan  dua  lapis  kertas  yang terdekorasi  ZnO  nanoflowers  dan  ZnO  spherical aggregates sehingga mampu memisahkan plasma dari sampel  darah  serta  mampu  digunakan  untuk mendeteksi glukosa secara spektroskopi.
Pada penelitian ini, desain mikrofluida kertas yang telah  diperbaiki  di  atas  (Roekmno  dkk.,  2017; Roekmono dkk., 2018) akan dikembangkan lebih lanjut untuk dijadikan biosensor secara elektrokimia. Untuk itu, permukaan nanopartikel ZnO akan dikompositkan dengan  multi-walled  carbon  nanotubes  (MWCNTs) dengan tujuan untuk meningkatkan sensitivitas deteksi elektrokimia  karena  konduktivitas  MWCNTs  yang tergolong tinggi. Adapun pada penelitian ini, biosensor berbasis  kertas  mikrofluida  ini  akan  diuji  untuk mendeteksi  kandungan  asam  askorbat  dan  glukosa
dalam  simulated  body  fluid.  Dengan  demikian, mikrofluida  kertas  yang  dikembangkan  tidak  hanya mampu  memisahkan  plasma  darah  tetapi  dapat  juga digunakan  untuk  deteksi  senyawa  bio  target menggunakan metode elektrokimia.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1 Preparasi dan Karakterisasi Komposit Partikel Nano ZnO/MWCNTs
Partikel nano ZnO disintesis dengan metode kimia basah  yaitu  dengan  melarutkan  Zn(CH 3 COOH) 2 .2H 2 O ke  dalam  pelarut  diethylene  glycol  (Wahyuono  dkk, 2014;  Wahyuono  dkk,  2016).  Larutan  Zn(CH 3 COOH) 2 dengan  konsentrasi  0,1  M  kemudian  diaduk  dan dipanaskan  pada  temperatur  200 o C  selama  2  jam hingga  berwana  putih  susu.  Partikel  nano  ZnO diperoleh dengan sentrifugasi untuk memisahkan ZnO dengan pelarut dan sisa hasil reaksi. Untuk membentuk komposit  ZnO/MWCNTs  melalui  ikatan  kovalen, MWCNTs  (Cheaptubes  Inc)  dioksidasi  dengan  asam nitrat  dalam  keadaan  refluks  pada  temperatur  130 o C selama 10 jam. Kemudian, larutan MWCNTs diencerkan dengan air dan difilter. MWCNTs yang terfungsionalisasi  gugus  COOH  diperoleh  setelah beberapa  kali  pencucian  dengan  air  dan  dikeringkan pada temperatur 75 o C selama 12 jam.

## 2.2 Karakterisasi Partikel Nano ZnO
Morfologi  mikro  ZnO  dianalisis  dari  pengujian Scanning  Electron  Microscopy  (SEM)  FEI  Inspect-S50 yang dioperasikan pada tegangan percepatan 20,0 kV. Karakteristik  pori dan  luas  permukaan  aktif dari  ZnO telah  diuji  menggunakan  metode  Brunauer,  Emmett, Teller  (BET)  di  dalam  atmosfer  nitrogen  pada temperatur  77  K  sebagaimana  dilaporkan  oleh Wahyuono dkk (2017).
Gambar 1. Desain dan geometri elektroda ZnO/MWCNTs (WE) pada mikrofluida kertas desain Muhimmah dkk (2018). Pada sekeliling zona deteksi dan kanal pemisah dicetak sirkuit karbon

## 2.3 Fabrikasi Sensor pada Mikrofluida Kertas
Mikrofluida  berbasis  kertas  yang  terdekorasi partikel  nano  ZnO  didesain  seperti  pada  Gambar  1. Adapun  ukuran  kanal  mikrofluida  diadopsi  dari geometri  yang  didesain  oleh  Muhimman  dkk  (2018).
Kanal  pemisah  hingga  zona  deteksi  dilapisi  dengan komposit  ZnO/MWCNTs  dan  menjadi  elektroda  kerja sensor elektrokimia. Elektroda pembanding menggunakan pasta karbon konduktif (Solaronix) yang dicetak  dengan  menggunakan  mask  pada  area sekeliling kanal pemisah dan zona deteksi membentuk sirkuit karbon.

## 2.4 Pengujian kadar glukosa dan asam askorbat
Simulated  body  fluid  (SBF)  digunakan  sebagai pelarut  glukosa  dan asam  askorbat  untuk menggantikan  cairan  tubuh,  seperti  serum  darah. Preparasi  SBF  menggunakan  komponen  sebagai berikut:  KCl,  K 2 HPO 4 .3H 2 O,  MgCl 2 .6H 2 O,  CaCl 2 ,  dan Na 2 SO 4 .  Prosedur  secara  detil  preparasi  SBF  telah dideskripsikan  oleh  Kokubo  dan  Takadama  (2006). Adapun  konsentrasi  glukosa  dan  asam  askorbat  yang digunakan adalah 0,02, 0,04, 0,08, 0,16, 0,32, 0,64, 1,28, 2,56,  dan  5,12  mM.  Elektroda  pembanding  yang digunakan  adalah  elektroda  karbon,  dan  internal referensi  terhadap  potential  oksidasi  adalah  Ag/AgCl. Respon  arus-tegangan  dengan  metode  cyclic voltammetry  diukur  menggunakan  Versastat  II potentiostat/galvanostat.
Gambar 2. Mikromorfologi (a) nanokomposit ZnO/MWCNTs. Inset pada gambar (a) menunjukkan morfologi ZnO berbentuk agregat bola. (b) Spektrum Raman nanokomposit ZnO/MWCNTs yang dipindai di atas substrat kertas. Spektrum warna hitam, merah dan biru berturut-turut menunjukkan variasi fraksi massa MWCNTs 0,1, 2, dan 8%
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Karakteristik Permukaan Elektroda

## ZnO/MWCNTs
Morfologi permukaan elektroda kertas yang telah dilapisi komposit nano ZnO/MWCNts dipindai dengan scanning electron  microscope  (SEM).  Pada  Gambar  2a. terlihat bahwa ZnO terdekorasi dengan MWCNTs dan teraglomerasi  dikarenakan  ukuran  MWCNTs  yang sangat  panjang  (2–3  µm)  melebihi  ukuran  partikel nano  ZnO.  Morfologi  partikel  nano  ZnO  sendiri  (lihat Gambar  2a,  inset)  berbentuk  agregat  bola  dengan ukuran  yang  bervariasi  dari  200  hingga  600  nm. Namun demikian, sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Syukron dkk, 2014; Wahyuono dkk,  2014),  agregat    bola  ini  tersusun  atas  kristalit primer  berukuran  15–20  nm  dan  memiliki  luas permukaan  aktif  antara  30–100  m 2 /g.  Hasil pembentukan  komposit  secara  kualitatif  dari  gambar SEM  secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  ikatan kovalen COOH pada MWCTs ke permukaan ZnO tidak homogen.  Hal  ini  sangat  wajar  untuk  preparasi komposit nano dengan metode sintesis kimia basah.
Pada  Gambar  2b  spektrum  Raman  dari nanokomposit  ZnO/MWCNTs  ditunjukkan  untuk konsentrasi  MWCNTs  yang  berbeda-beda  (0,1,  2,  dan 8%  wt).  Identifikasi  partikel  nano  ZnO  dapat  dilihat pada bilangan gelombang (Raman shift) di bawah 800 cm -1 . Puncak Raman pada bilangan gelombang 450 cm - 1 merupakan  penciri  moda  Raman  order  dua  tipikal untuk  partikel  nano  ZnO  dengan  struktur  kristal Wurtzite  heksagonal  (Pandey  dkk.,  2017).    Puncak raman  pada  500  dan  700  cm -1 menunjukkan  penciri spektral  dari  moda  fonon  optis  permukaan  ZnO. Identifikasi  adanya  MWCNTs  pada  elektroda  dapat diamati  pada  spektrum  Raman  pada  bilangan gelombang  1315  dan  1585  cm -1 (Dobrzanska- Danikiewicz  dkk.,  2013).  Puncak  hamburan  Raman pada  1315  cm -1 merupakan  penciri  spektral  pita  D (disorder) yang berasal dari karbon amorf serta cacat struktur  atom  karbon.  Adapun,  puncak-puncak  pada bilangan gelombang 1585 cm -1 (pita G, graphite) yang berasosiasikan dengan moda geser (shear) atom-atom karbon,  Adapun  puncak  Raman  pada  2650  cm -1 merupakan  overtone  dari  pita  D.  Puncak-puncak hamburan  Raman  lainnya  yang  terdeteksi  dapat diatribusikan  sebagai  efek  hamburan  Raman  dari substrat  kertas.  Secara  umum,  penambahan  fraksi massa  MWCNTs  tidak  mempengaruhi  karakter elektronik  masing-masing  partikel  nano  ZnO  dan MWCNTs  karena  tidak  ada  pergeseran  puncak hamburan  Raman.  Cacat  struktur  atom  karbon  pada MWCNTs  juga  tidak  berubah  dikarenakan  rasio intensitas puncak Raman pita G terhadap pita D tidak berubah.
3.1 Karakteristik Permukaan Elektroda

## ZnO/MWCNTs
Hasil  uji  cyclic  voltammetry  (CV)  pada  simulated body  fluid  yang  mengandung  berbagai  konsentrasi glukosa dan asam askorbat ditunjukkan pada Gambar 3. Dapat dilihat bahwa penggunaan fraksi massa 0,1% MWCNTs  pada  nanokomposit  memiliki  respon  rapat
arus elektrokimia yang lebih besar dibandingkan fraksi massa yang lebih besar di dalam rentang tegangan 0–2 V (vs. Fc + /Fc). Beberapa puncak kurva pada tegangan ± 0,2 V, ± 0,5 V, ± 1,3 V, dan ± 1,7 V dapat diamati pada kurva CV.
Gambar 3. Cyclic voltamogram pengukuran berbagai konsentrasi glukosa dan asam askorbat dalam SBF menggunakan elektroda kertas ZnO/ MWCNTs: Fraksi massa MWCNTs (a) 0,1, (b) 2, dan (c) 8%.
Diferensiasi tegangan oksidasi yang teridentifikasi pada  kurva  CV  dapat  merujuk  pada  publikasi Wisitsoraat    dkk.  (2009)  dan  Chen  dkk.  (2013). Tegangan  oksidasi  dari  asam  askorbat  dan  glukosa dengan  referensi  tegangan  Ag/AgCl  berturut-turut adalah 0,28 V dan 0,4 V. Nilai tegangan ini bersesuaian dengan  tegangan  puncak  yang  diamati  pada  studi  ini. Puncak  tegangan  (kurva  maksimum  lokal)  >  1V dimungkinakan  akibat  oksidasi  material  bio  lainnya dari bahan kertas dan komponen lainnya dalam SBF.
Gambar 4. Respon arus luaran CV untuk penggunaan nanokomposit dengan variasi fraksi massa MWCNTs 0,1 (a), 2 (b), dan 8% (c). Lingkaran hitam untuk respon asam askorbat, lingkaran merah untuk respon glukosa, dan lingkaran biru untuk respon arus maksimum.
Analisis  kuantitatif  terhadap  respon  arus  CV untuk menunjukkan sensitivitas elektroda dapat dilihat pada  Gambar  4.  Untuk  fraksi  massa  MWCNTs  0,1%, respon liear (R 2 > 0,7) hanya didapat untuk konsentrasi asam  askorbat  dan  glukosa  hingga  1,28  mM. Sensitivitas respon arus (gradien) untuk asam askorbat adalah  0,051  µA/mM.cm 2 dan  sensitivitas  glukosa adalah 0,061 µA/mM.cm 2, dengan integral respon arus sebesar 6–9 % dari total arus CV yang terekam. Untuk fraksi  massa  MWCNTs  2%  dan  8%,  respon  linier didapatkan  untuk  konsetrasi  asam  askorbat  dan glukosa  hingga  5,12 mM.  Integrasi  respon  arus  untuk fraksi 2 dan 8% terhadap total arus CV berturut-turut adalah  10–35%  dan  16–40%.  Adapun  sensitivitas pengukuran  asam  askorbat  adalah  0,015  dan  0,009 µA/mM.cm 2 untuk  fraksi  massa  2  dan  8%,  sedangkan
sensitivitas  pengukuran  glukosa  adalah  0,082  dan 0,077 µA/mM.cm 2 untuk fraksi massa 2 dan 8%. Hasil di atas mengindikasikan bahwa 0,1% massa MWCNTs tidak mampu memperlebar jangkauan sensor untuk konsentrasi yang besar. Menurunnya sensitivitas pengukuran  untuk  kandungan  MWCNTs  yang  lebih besar  (8%)  dapat  dikarenakan  total  reaktivitas  yang berkurang.  ZnO  merupakan  nanopartikel  yang  penuh dengan  cacat  permukaan  yang  secara  sengaja digunakan  untuk  aplikasi  sensor.  Demikian  pula dengan  MWCNTs,  permukaannya  yang  tertekuk memiliki  reaktivitas  yang  tinggi  dimana  jumlah lekukan  nanotubes  akan  berkurang  apabila  MWCNTs secara homogeny berjajar karena proses assembly saat pengkompositan.  Pada  konsentrasi  yang  tinggi, tertutupnya  permukaan  kimia  ZnO  yang  juga  reaktif terhadap  senyawa  bio  oleh  MWCNTs  memungkinkan total  reaktivitasnya  berkurang  terhadap  senyawa  bio yang diukur, sehingga sensitivitasnya pun akan turun.

## 4. KESIMPULAN
Sensor  elektrokimia  berbasis  kertas  terdekorasi ZnO/MWCNTs  telah  berhasil  menunjukkan  karakter elektroanalitik  untuk  mendeteksi  glukosa  dan  asam askorbat  dalam  simulated  body  fluid.  Desain  sensor menunjukkan  bahwa  MWCNTs  terjerap  secara  kimia pada  permukaan  ZnO  melalui  gugus  -COOH  dengan kerapatan  permukaan  yang  kurang  merata.  Dari  tiga variasi  fraksi  massa  MWCNTs,  respon  arus  cyclic voltammetry  pada  elektroda  ZnO  terdoping  2% MWCNTs  menunjukkan  sensitivitas  pengukuran glukosa    yang  paling  tinggi  yang  kemungkinan  besar diakibatkan  oleh  total  reaktivitas  permukaan  yang lebih besar dibandingkan doping 0,1 dan 8%.
5. ACKNOWLEDGMENT/UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  atas  bantuan finansial dari LPPM ITS untuk hibah penelitian pemula sesuai  surat  perjanjian  pelaksanaan  penelitian  No: 1373/PKS/ITS/2018.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Akyazi,  T.;  Basabe-Desmonts,  L.;  Benito-Lopez,  F.. Review  on  microfluidic  paper-based  analytical devices  towards  commercialisation.  Analytica chimica acta, 2017, 1001, 1-17.
Chen, R.; Li, Y.; Huo, K.; Chu, P. K. Microelectrode arrays based  on  carbon  nanomaterials:  emerging electrochemical  sensors  for  biological  and environmental  application. RSC Advances  2013, 3, 18698-18715 ,
Dobrzanska-Danikiewicz,  A.  D.;  Lukowiec,  D.;  Cichoki,
D.;  Wolany,  W.  Carbon  nanotubes  manufacturing using the CVD equipment against the background of other  methods,  Archives  of  Materials  Sience  and Engineering 2013, 64 (2), 103-109.
Dungchai,  W.;  Chailapakul,  O.;  Henry,  C.  S., Electrochemical detection for paper-based microfluidics, Anal. Chem., 2009, 81, 5821–5826. Fu, Y. Q. ; Luo, J. K. ; Du, X. Y.; Flewitt, A. J.; Li, Y.; Markx, G. H.; Walton, A. J.; Milne, W. I., Recent developments
on  ZnO  films  for  acoustic  wave  based  bio-sensing and microfluidic application: a review, Sensors and Actuators B: Chemical 2010, 143, 606-619.
Gabriel, E. F.; Garcia, P. T.; Cardoso, T. M.; Lopes, F. M.; Martins,  F.  T.;  Coltro,  W.  K.  Highly  sensitive colorimetric  detection  of  glucose  and  uric  acid  in biological  fluids  using  chitosan-modified  paper microfluidic devices. Analyst, 2016, 141(15), 4749- 4756.
Gallay,  P.;  Tosi,  E.;  Madrid,  R.;  Tirado,  M.;  Comedi,  D., Glucose  biosensor  based  on  functionalized  ZnO nanowire/graphite  films  dispersed  on  a  Pt electrode, Nanotechnology, 2016, 27, 425501.
Kokubo,  T.;  Takadama,  H.  How  useful  is  SBF  in predicting  in  vivo  bone  bioactivity?,  Biomaterials 2006, 27, 2907-2915.
Hu, J.; Wang, S.; Wang, L.; Li, F.; Pingguan-Murphy, B.;
Lu,  T.  J.;  Xu,  F.  Advances  in  paper-based  point-of- care  diagnostics.  Biosensors  and  Bioelectronics, 2014, 54, 585-597.
Li, X.; Ballerini, D. R.; Shen, W., A perspective on paper- based  microfluidics:  current  status  and  future, Biomicrofluidics, 2012, 6 (1), 011301.
Li,  X.;  Zhao,  C.;  Liu,  X.,  A  paper-based  microfluidic biosensor  integrating  zinc  oxide  nanowires  for electrochemical  glucose  deteksi,  Microsystems  & Nanoengineering, 2015, 1, 15014.
Martinez,  A.  W.;  Phillips,  S.  T.;  Whitesides,  G.  M.; Carrilho,  E.,  Diagnostic  for  the  developing  world: microfluidic  paper-based  analytical  devices,  Anal. Chem., 2010, 82 (1), 3–10.
Martinez,  A.  W.;  Phillips,  S.  T.;  Nie,  Z.;  Cheng,  C.-M.; Carrilho,  E.;  Wiley,  B.  J.;  Whitesides,  G.  M. Programmable diagnostic devices made from paper and tape. Lab on a Chip, 2010, 10(19), 2499-2504. Muhimmah, L. C.; Roekmono, H. Hadi, R. A. Yuwono, R.
A.  Wahyuono,  Blood  Plasma  Separation  in  ZnO Nanoflowers-Supported  Paper  Based  Microfluidic for  Glucose  Sensing,  AIP  Conference  Proceeding, 2018, 1945, 020006-1 – 020006-6.
Pandey,  P.;  Parra,  M.  R.;  Haque,  F.  Z.;  Kurchania,  R., Effect of annealing temperature optimization on the efficiency  of  ZnO  nanoparticle  photoanode  based dye sensitized solar cells, J. Mater. Sci.: Mater. Elect., 2017, 28, 1537-1545.
Roekmono; Muhimmah, L. C.; Hadi, H.; Yuwono, R. A.; Wahyuono,  R.  A.  Deteksi  Kadar  Glukosa  Dalam Plasma  Darah  Terpisah  Oleh  Mikrofluida Terintegrasi Partikel Nano ZnO Berbasis Spektroskopi  Inframerah  dan  Raman.  Jurnal Integrasi Proses 2017, 6 (4), 148-154.
Roekmono; Hadi, H.; Imtihani, H. N.; Muhimmah, L. C.; Yuwono,  R.  A.;  Wahyuono,  R.  A.  Glucose  and Cholesterol  Sensing  in  Blood  Plasma  Using  ZnO- Paper Based Microfluidics. International Journal of Drug Delivery Technology 2018, 8 (4), 153-158. Santhiago,  M.;  Henry,  C.  S.;  Kubota,  L.  T.  Low  cost, simple  three  dimensional  electrochemical  paper- based  analytical  device  for  determination  of  p- nitrophenol.  Electrochimica  Acta,  2014,  130,  771- 777.
Shafer-Peltier, K. E.; Haynes, C. L.; Glucksberg, M. R.; Van Duyne, R. P., Toward a Glucose Biosensor based on Surface-Enhanced  Raman  Scattering,  J.  Am.  Chem. Soc., 2003, 125(2), 588-593.
Sui, X.-M.; Giordani, S.; Prato, M.; Wagner, H. D., Effect of carbon  nanotube  surface  modification  on  the dispersion and structural properties of electrospun fibers, Appl. Phys. Lett. 2009, 95, 233113.
Songjaroen, T.; Dungchai, W.; Chailapakul, O.; Henry, C. S.;  Laiwattanapaisal,  W.  Blood  separation  on microfluidic paper-based analytical devices. Lab on a Chip, 2012, 12(18), 3392-3398.
Syukron, A.; Wahyuono, R. A.; Sawitri, D.; Risanti, D. D., The  effect  of  paste  preparation  and  annealing temperature  of  ZnO  photoelectrode  to  Dye- sensitized  solar  cells  (DSSC)  performance, Advanced Materials Research, 2014, 896, 183-186. Wahyuono, R. A.; Risanti, D. D.; Shirosaki, T.; Nagaoka, S.;  Takafuji,  M.;  Ihara,  H.,  Photoelectrochemical performance  of  DSSC  with  monodisperse  and polydisperse ZnO SPs, AIP Conference Proceedings, 2014, 1586, 78-81.
Wahyuono,  R.  A.;  Schmidt,  C.;  Dellith,  A.;  Dellith,  J.; Schulz,  M.;  Seyring,  M.;  Rettenmayr,  M.;  Plentz,  J.; Dietzek,  B.,  ZnO  nanoflowers-based  photoanodes: aqueous  chemical  synthesis,  microstructure  and optical  properties,  Open  Chemistry,  2016,  14  (1), 158-169.
Wahyuono, R. A. ; Hermann-Westerndorf, F.; Dellith, A.; Schmidt, C.; Dellith, J.; Plentz, J.; Schulz, M.; Presselt, M.; Seyring, M.; Rettenmayr, M.; Dietzek, B., Effect of annealing on the sub-bandgap, defects and trapping states  of  ZnO  nanostructures,  Chemical  Physics, 2017, 483-484, 112-121.
Wisitsoraat, A; Karuwan, C; Wong-Ek, K; Phokharatkul, D; Sritongkham, P; Tuantranon, A. High sensitivity electrochemical  cholesterol  sensor  utilizing  a vertically  aligned  carbon  nanotube  electrode  with electropolymerized enzyme immobilization, Sensors 2009, 9 (11), 8658-8668.
Wu, G.; Zaman, M. H. Low-cost tools for diagnosing and monitoring  HIV  infection  in  low-resource  settings. Bulletin  of  the  World  Health  Organization,  2012, 90(12), 914-920.
Yetisen,  A.  K.;  Akram,  M.  S.;  Lowe,  C.  R.  Paper-based microfluidic  point-of-care  diagnostic  devices.  Lab on a Chip, 2013, 13(12), 2210-2251.
Yuwono,  R.  A.;  Izdiharruddin,  M.  F.;  Wahyuono,  R.  A., Integrated  ZnO  nanoparticles  on  paper-based microfluidic:  toward  efficient  analytical  device  for glucose  detection  based  on  impedance  and  FTIR measurement, Proc. SPIE 10150, Second
International Seminar on Photonics, Optics, and Its Application  (ISPhOA  2016),  1015011  (November 11, 2016). doi:10.1117/12.2243827.
Zhang,  N.;  Sun, J.;  Jiang,  D.;  Feng,  T.;  Li, Q.,  Anchoring zinc  oxide  quantum  dots  on  functionalized  multi- walled  carbon  nanotubes  by  covalent  coupling,
Carbon, 2009, 47, 1214-1219.
Zhang,  C.;  Wang,  G.;  Ji,  Y.;  Liu,  M.;  Feng,  Y.;  Zhang,  Z.; Fang, B., Enhancement in analytical hydrazine based
on  gold  nanoparticles  deposited  on  ZnO-MWCNTs films, Sensors and Actuators B, 2010, 150, 247-253.