## ANALISIS PAPARAN RADIASI LINGKUNGAN RUANG RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT DENGAN PROGRAM DELPHI
Toto Trikasjono 1 , Kamila Hanifasari 2, Budi Suhendro 3
Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir – Badan Tenaga Nuklir Nasional Jl. Babarsari PO BOX 6101/YKBB Yogyakarta 55281 Telp : (0274)48085; Fax : (0274)489715 E-mail: tototrik@batan.go.id
Abstrak  - Telah  dibuat  dan  diuji  suatu  program  perhitungan  Borland  Delphi  7 untuk  menganalisis  paparan  radiasi  lingkungan  dan  penahan  radiasi.  Program  ini  dibuat berdasarkan  kebutuhan  rumah  sakit  untuk  mengetahui  paparan  radiasi  lingkungan  yang ada  pada  sekitar  ruang  roentgen  dengan  menghitung  laju  paparan  dan  penahan  radiasi struktural.  Untuk  itu,  hasil  perhitungan  menggunakan  program  ini  dapat  disimpan  ke database  dan  ditampilkan  menggunakan report sebagai  dokumen  untuk  rumah  sakit ataupun  pihak  yang  berkaitan.  Program  yang  dibuat  telah  diuji  menggunakan  data penelitian  yang  ada  pada  Ruang  Radiografi  Rumah  Sakit  X 1 dan  Ruang  Radiografi Rumah Sakit X 2 . Hasil perhitungan paparan radiasi lingkungan diperoleh nilai yang jauh dibawah  dari  1  mSv/tahun  sebagai  standar  NBD  yang  ditetapkan.  Hasil  perhitungan penahan  radiasi  struktural  juga  dinyatakan  tidak  memerlukan  material  tambahan  karena penahan  radiasi  yang  sudah  ada  terpasang  telah  melebihi  dari  hasil  perhitungan. Berdasarkan  hasil  perhitungan  keseluruhan  tersebut,  program  Delphi  ini  sudah  sesuai dengan menghitung secara manual.
Kata kunci : Paparan radiasi, Penahan radiasi, Delphi
Abstract  - It  has  been  designed  and  tested  a  Borland  Delphi  7  application  for environment radiation exposure and structural radiation shielding counter. This program built based by hospital’s need to looking for environment radiation exposure by counting from radiation exposure rate and structural radiation shielding. Counting result can be stored  to  database  and  shown  in  report  as  hostpital  document.  The  program  tested  by using  hospital  X 1 radiology  room and  hospital  X 2 radiology  room datas.  Environment radiation  exposure  count  result  were  below  1  mSv/year  as  NBD  standart.  Structural radiation  shielding  counting  result  were  unnecessary  to  adding  an  additional  material because the attached shielding material were bigger than counting result. This program were suitable with manual counting.
Keywords : Radiation exposure, Radiation shielding, Delphi

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Radiologi  merupakan  ilmu  cabang kedokteran  yang  betujuan  melihat  bagian tubuh  manusia  dengan  menggunakan pancaran atau radiasi gelombang.
Radiologi  dibagi  menjadi  dua  yaitu radioagnostik dan radioterapi. Penempatan rumah  sakit  di  suatu  daerah  yang  sudah
diusahakan  se-strategis  mungkin  dengan pemukiman  penduduk  daerah  tersebut harus  juga  diimbangi  dengan  perhatian khusus terhadap aspek keselamatan masyarakat sekitar. Berdasarkan Peraturan Kepala  BAPETEN  Nomor  8  Tahun  2011 tentang  Keselamatan  Radiasi  Dalam Penggunaan  Pesawat  Sinar-X  Radiologi Diagnostik  dan  Intervensional,  rumah sakit  yang  menyediakan  pemeriksaan menggunakan  pesawat  sinar-X  harus
Vol.6 No.3 Desember 2015
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana                                              ISSN : 2086-9479
memperhitungkan  denah  ruangan  yang meliputi  ukuran,  bahan,  dan  ketebalan dinding ruangan [1] .
Menurut Peraturan Kepala BAPETEN  Nomor  15  Tahun  2014, ruangan  yang  menggunakan  pesawat sinar-X  harus  di  desain  sedemikian  rupa agar  dosis  yang  diterima  tidak  lebih  dari setengah  NBD  dari  pekerja  radiasi  dan setengah darti NBD masyarakat [2] . Perhitungan-perhitungan tersebut biasanya dilakukan  secara  manual  menggunakan kalkulator dengan penerapan rumus-rumus yang  sudah  ada.  Untuk  itu,  dilakukan pembuatan  perhitungan  secara  otomatis dengan  program  Delphi.  Pembuatan  ini dilakukan  dengan  tujuan  mempermudah perhitungan  dan  mengefisienkan  waktu serta  meminimalisir  kesalahan  pada  saat perhitungan  pada  penelitian  paparan radiasi lingkungan.

## DASAR TEORI
Sinar-X Proses  pembentukan  sinar-X  pada pesawat sinar-X dimulai dengan pemanasan  filamen  yang  merupakan katoda  dengan  mengalirinya  dengan listrik.  Katoda  yang  dipanaskan  tersebut menimbulkan  elektron-elektron  terlepas dan  membentuk  awan  elektron.  Awan elektron  tersebut  akan  bergerak  menuju anoda  (target)  dengan  kecepatan  yang sesuai  dengan  beda  potensial  yang  ada  di antara katoda dan anoda. Gerakan elektron dipengaruhi  oleh  beda  potensial.  Apabila beda potensial diperbesar dengan menaikkan  nilai  kV-nya,  maka  gerakan elektron  akan  semakin  cepat.  Kemudian elektron-elektron tersebut akan memborbardir anoda sehingga
menghasilkan 99% panas dan 1% sinar-X
[3] .  Tabung  pesawat  sinar-X  dapat  dilihat pada Gambar 1.
Tabung Pesawat Sinar-X [4] Gambar. 1.

## Paparan Radiasi
Paparan  radiasi  adalah  penyinaran radiasi  yang  diterima  oleh  manusia  atau materi,  baik  disengaja  atau  tidak,  yang berasal  dari  radiasi  interna  maupun eksterna [5] .

Dengan:
X = Paparan (mSv) Ẋ = Laju Paparan (mSv/jam) t = Waktu (jam)

## Penahan Sinar-X
Untuk  menghitung  tebal  dinding penahan  struktural    dari    ruangan,  perlu diketahui  variabel  atau  faktor  yang berpengaruh, diantaranya:
1. Tegangan  maksimum  (kV)  saat tabung sinar–X dioperasikan.
2. Arus    maksimum    (mA)    dari aliran berkasnya.
3. Jarak sumber radiasi terhadap bidang penghambur. 4. Beban kerja atau Workload
(W).menyatakan  tingkat  pemakaian pesawat  sinar-X  dalam  1  minggu dan  biasanya  dinyatakan dalam  mA menit/minggu.
5. Faktor penggunaan (U)  yaitu faktor yang  ditentukan  oleh  prosentase suatu dinding terkena berkas radiasi selama  pemanfaatan  pesawat  sinar-
X. Besarnya nilai U adalah: a. Untuk lantai = 1. b. Untuk dinding = ¼. c. Untuk langit – langit =  ¼. 6. Faktor  hunian  (T)  ditentukan  oleh seberapa  sering  seseorang  berada dibalik  dinding  ruang  pesawat (1) Vol.6 No.3 Desember 2015
sinar-X. a. T  =  1  jika  terdapat seseorang  terus  menerus berada dibalik dinding. b. T  =  1/4  jika  keberadaan seseorang tidak terus menerus, tetapi relatif sering.
c. T  =  1/16  jika  keberadaan seseorang  hanya  sesekali berada dibalik dinding.
d. Bila diketahui bahwa yang berada dibalik dinding  tersebut  adalah pekerja radiasi, maka nilai T dianggap 1, tidak
bergantung  pada  tingkat
keberadaannya.
7. Daerah  terkontrol  dan  daerah  tidak terkontrol adalah daerah yang penghuninya  hanya  personil  yang karena  pekerjaan  terkena  radiasi, sedangkan  daerah  tidak  terkontrol adalah  daerah  yang  penghuninya bisa siapa saja.
a. P  =  0,1  R/minggu  untuk daerah terkontrol.
b. P =  0,01 R/minggu untuk daerah tidak terkontrol.

## Dinding Penahan Radiasi Primer
Dinding  penahan  radiasi  primer berfungsi memberikan perlindungan terhadap  sinar  guna  yaitu  berkas  sinar yang  berasal  dari focal  spot .  Tebal penahan  primer  ditentukan  menggunakan nilai K yang diberikan melalui persamaan dibawah ini [6] :

Dengan:
K = faktor transmisi (R/mA-menit) P =  penyinaran  maksimum  mingguan yang diijinkan (R/minggu)
d =  jarak  dari  sumber  ke  penahan
yang akan dirancang (m)
W =  beban  kerja  selama  1  minggu
(mA-menit/minggu)
T = faktor hunian
U = faktor penggunaan
Dari  faktor  transmisi  K,  tebal penahan  radiasi  primer  diperoleh  dari grafik  faktor  pelemahan  sinar-X  untuk penahan radiasi beton.
Grafik Faktor Pelemahan Gambar. 2.
Sinar-X [7]

## Dinding  Penahan  Radiasi  Sekunder Akibat Hambur
Intesitas  radiasi  hambur  ditentukan oleh  sudut  hambur,  energi  berkas  primer dan luas bidang hambur.
Sumber 30 0 45 0 60 0 90 0 120 0
135 0 50 kV  0,00050  0,00020  0,00025  0,00035  0,00080  0,00100 70 kV  0,00065  0,00035  0,00035  0,00050  0,00100  0,00130 100 kV  0,00150  0,00120  0,00120  0,00130  0,00200  0,00220 125 kV  0,00180  0,00150  0,00150  0,00150  0,00230  0,00250 150 kV  0,00200  0,00160  0,00160  0,00160  0,00240  0,00260 200 kV  0,00240  0,00200  0,00190  0,00190  0,00270  0,00280 250 kV  0,00250  0,00210  0,00190  0,00190  0,00270  0,00280 300 kV  0,00260  0,00220  0,00200  0,00190  0,00260  0,00280
Untuk  perhitungan  luas  bidang penghambur, digunakan sudut berkas sinar guna dengan menggunakan dibawah [6] : (2)
 
Dengan: dsca = jarak sumber ke pasien (m) F = ukuran medan sebaran (cm 2 ) r = jari-jari alas (cm)
Tebal  dinding  penahan  radiasi hambur  ditentukan  dengan  rumus  K (untuk tegangan kurang dari 500 kV) pada persamaan dibawah ini [6] :

Dengan: K = perbandingan nilai paparan dengan beban kerja (R/mA-menit) P =
paparan radiasi yang
diperbolehkan (R/minggu)
d sec =  jarak  penyebar  ke  titik  tertentu (m)
a =  rasio  radiasi  hambur  terhadap radiasi yang membahayakan W =  beban  kerja  selama  1  minggu (mA-menit/minggu) T =  faktor  hunian  di  luar  dinding penahan radiasi primer F = ukuran medan sebaran (cm 2 ) f = faktor kompensasi tegangan
Dinding  Penahan  Radiasi  Sekunder Akibat Hambur
Menentukan  tebal  dinding  radiasi bocor dengan menghitung faktor transmisi atau daya serap dinding (B LX ) menggunakan  rumus  pada  persamaan dibawah ini [6] :

( ) ⁄ 
Dengan: B LX = paparan radiasi bocor
P =  penyinaran  maksimum  mingguan (R/minggu) d = jarak  sumber  ke  penahan  yang akan dirancang (m) W =  beban  kerja  selama  1  minggu (mA-menit/minggu) T = faktor hunian I =  arus tabung maksimum (mA) n = X b / HVL

## Delphi
Delphi adalah suatu bahasa
pemrograman  ( development  language ) yang  digunakan  untuk  merancang  suatu aplikasi program. Delphi termasuk pemrograman  bahasa  tingkat  tinggi  yang berarti perintah-perintah programnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Bahasa pemrograman  Delphi  disebut  bahasa prosedural artinya mengikuti urutan tertentu. Dalam membuat aplikasi perintah-perintah,  Delphi  menggunakan lingkungan pemrograman visual [8] .
Tampilan Delphi Gambar. 3.

## Microsoft Access
Microsoft  Access adalah  aplikasi yang  berguna  untuk  membuat,  mengolah, dan  mengelola  basis  data  atau  lebih dikenal  dengan database .  Data  adalah
r X β dsca c (3)
(4)
(5)
informasi  yang  mengandung  arti.  Data diperlukan  dalam  segala  hal,  baik  berupa pengukuran, pencatatan, pengambilan keputusan,  pengumpulan  informasi  dan masih banyak lagi. Data sangat dibutuhkan  karena  informasi  yang  ada memiliki  arti  yang  sangat  penting  baik untuk saat ini maupun dimasa mendatang. Sedangkan database adalah sebagai pengatur,  pengolahan  serta  penyajian informasi tersebut. Database adalah suatu kumpulan data-data yang disusun sedemikian  rupa  sehingga  membentuk informasi  yang  sangat  berguna. Database terbentuk dari sekelompok data-data yang memiliki jenis atau sifat sama [9] .

## Microsoft Word
Microsoft Word adalah salah program  khusus  mengolah  data  berupa huruf  atau  kata  yang  dibuat  oleh  raksasa
IT  dari  amerika microsoft . Bisa dikatakan program  untuk  tulis  menulis.  Dengan Microsoft  Word kita  bisa  menyelesaikan pekerjaan  lebih  cepat  seperti  membuat surat,  menulis, mail  merge ,  merancang peraturan, membuat draft , pokoknya yang ada  kaitannya  dengan  tulis  menulis. Dalam Microsoft  Word ini  ada  ratusan tool yang sangat bermanfaat dan memudahkan  kita  mengolah  data  berupa kata atau tulisan [10] .

## METODE PENELITIAN
Pembuatan  program  Delphi  untuk analisis  paparan  radiasi  lingkungan  di ruang  radiologi  ini  dilakukan  pada  bulan Novermber  2014  -  Juni  2015  di  STTN Batan Yogyakarta. Sebagai data pengujian program akan digunakan data dari  2 (dua) Ruang  Radiologi    Rumah  Sakit  di  Jawa Tengah.
Tahapan dalam penelitian ini yaitu:
 Pengujian paparan radiasi
lingkungan  pesawat  sinar-X    di beberapa    Rumah  Sakit  Jawa Tengah    pada  bulan  November 2014.
 Perhitungan analisis paparan
radiasi  per  tahun  dan  penahan radiasi struktural ruang radiologi di
2 (dua) Rumah Sakit tersebut.
 Pembuatan  program  Delphi  untuk perhitungan paparan radiasi lingkungan  dan  penahan  radiasi struktural.  Pengujian kesesuaian hasil perhitungan analisis manual dengan perhitungan program Delphi. Adapun  Gambar  4  dibawah  ini menunjukkan  diagram  alir  penelitian secara keseluruhan:
Mulai Observasi dan Penga mbilan Data Pengukuran laju paparan Analisis data dan pembuatan program Delphi Menyusun Laporan Selesai Diagram Alir Penelitian Gambar. 4.

## Diagram Alir Program
Pada  program  yang  dirancang terdapat  inisialisasi  data  dan  variabel, input data , proses perhitungan, sub proses perhitungan,  dan output  data .  Pada initialisasi variabel, variabel yang
digunakan  berbentuk real dan string , variabel real digunakan untuk perhitungan sedangkan string untuk  memudahkan ketika  digunakan  pada  logika if .  Pada
Vol.6 No.3 Desember 2015
input  data ,  dimasukkan  data-data  yang diperlukan  dalam  proses  perhitungan. Proses  perhitungan  yang  dilakukan  oleh program  adalah  penjumlahan,  perkalian, pembagian,  logaritma,  dan  tan.  Pada  sub program  perhitungan  terdapat  puluhan logika if untuk  mencari  nilai  penahan primer  dan  hambur. Output  data dari perhitungan  yang  dilakukan  ditampilkan di  Delphi  7  dan report pada Microsoft Word ,  serta  disimpan  pada database Microsoft  Access .  Diagram  alir  dari program  seperti  pada  Gambar  5  sebagai berikut :
Mulai Input data Proses perhitungan Sub proses mencari hasil tebal primer dan sekunder Output data Simpan ke database Selesai Intialisasi data, memperkenalkan variabel Diagram Alir Program
Gambar. 5.
Delphi
Pembuatan Program Delphi Pembuatan program Delphi bertujuan memudahkan perhitungan paparan  radiasi  lingkungan  di  setiap dinding  pengukuran  serta  perhitungan penahan  radiasi  struktural  di  setiap dinding  ruang  roentgen  di  Rumah  Sakit. Terdiri  dari  4  tampilan  pada  program  ini. Tampilan  jendela  utama  program  ini ditunjukkan  pada  Gambar  6  sebagai berikut :
Tampilan Utama Program Gambar. 6.
Tampilan Registrasi Data
Gambar. 7. Rumah Sakit Tampilan Input Data Gambar. 8. Perhitungan
Tampilan Hasil Perhitungan Gambar. 9.
Untuk  langkah  penyimpanan  data ke database dilakukan  dengan  menekan button  ‘selesai’  agar  kembali  ke  tampilan kedua  dan  menekan navigator  post di sebelah navigator arah.
Pengujian Report pada Microsoft Word
Report merupakan  laporan  hasil akhir  dari  perhitungan  program  Delphi. Pada  program  ini report berfungsi merangkum  data  hasil  perhitungan  yang disimpan  pada database dan  ditampilkan pada  tampilan report . Report digunakan sebagai  dokumentasi  kegiatan  pengujian paparan radiasi lingkungan dan diteruskan pada  pihak  yang  mempunyai  keterkaitan. Report yang  tertampil  pada Microsoft Word sudah  diisikan  data  yang  akan dilaporkan,  seperti  data  rumah  sakit,  data pesawat  sinar-X,  data  lain-lain,  dan  data hasil  perhitungan  secara  keseluruhan.
Laporan tersebut dibangun dengan menggunakan Database Microsoft Access . Berikut  tampilan report yang  ditampilkan pada Microsoft Word .
Tampilan Report Hasil Gambar. 10. Perhitungan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  pengujian  program  Delphi yang  telah  dibuat,  digunakan  data-data pengamatan  dari  Rumah  Sakit  X 1 dan Rumah  sakit  X 2 .  Data  tersebut  sama seperti  data  yang  digunakan  dengan perhitungan  secara  manual.  Sehingga diharapkan  hasil  yang  sama  dengan perhitungan  manual.  Pada  gambar  di bawah  ini  ditampilkan  data  pengukuran dari  Rumah  Sakit  X 1 ,  serta  hasil  dari perhitungannya.
Input Data Perhitungan di Gambar. 11.
Ruang Radiologi Rumah
Sakit.
Hasil Perhitungan Ruang Gambar. 12. Radiologi Di Rumah Sakit X 1
Hasil Report Perhitungan Gambar. 13. Ruang Radiologi Rumah Sakit X 1
Untuk  hasil  pengujian  perhitungan data  Rumah  Sakit  X 1 ditunjukkan  pada Gambar 14 Sebagai berikut:
Input Data Perhitungan Gambar. 14. Ruang Radiologi Rumah Sakit  X 1
Hasil Perhitungan Ruang
Gambar. 15. Radiologi Di Rumah Sakit
X 2
Hasil Report Perhitungan Gambar. 16.
Ruang Radioogi Rumah Sakit X 2 Perbandingan hasil Gambar. 17. perhitungan  paparan  radiasi lingkungan dan penahan radiasi struktural Rumah Sakit X 1 dan Rumah Sakit X 2 secara manual maupun dengan  program  Delphi  yang dibuat, ditunjukkan pada Tabel. l. Seagai berikut :
Tabel. 1. Perbandingan antara perhitungan secara manual dengan perhitungan menggunakan program Delphi Analisis  Studi  Kasus  Paparan  Radiasi

## Lingkungan
Berdasarkan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 15 Tahun 2014 tentang Keselamatan  Radiasi  Dalam  Produksi Pesawat  Sinar-X  Radiologi  Diagnostik dan Intervensional, rumah sakit berkewajiban  memastikan  agar  Nilai Batas  Dosis  (NBD)  tidak  terlampaui dengan  dua  cara,  yaitu  melakukan pemantauan paparan radiasi dan melakukan pemantauan dosis yang diterima oleh pekerja radiasi Dari hasil perhitungan yang dilakukan pada Rumah Sakit X 1 diperoleh hasil  terbesar  paparan  radiasi  lingkungan yaitu  5,06  ×  10 -5 mSv/tahun  dan  Rumah Sakit X 2 diperoleh 1,45 × 10 -4 mSv/tahun . Dilihat  dari  hasil  tersebut  paparan  radiasi lingkungan  kedua  rumah  sakit  masih  di bawah 0,5 mSv/tahun untuk itu
dinyatakan aman.
Analisis  Studi  Kasus  Penahan  Radiasi Struktural
Berdasarkan  Keputusan  Menkes No.  1014/MENKES/SK/2008  Tentang Standar  Pelayanan  Radiologi  Diagnostik di  Sarana  Pelayanan  Kesehatan,  ukuran ruangan  untuk  alat  dengan  kekuatan  s/d 125 kV yang ditetapkan minimal 4 m × 3 m  juga  sudah  diterapkan  pada  Rumah sakit X 1 dan Rumah Sakit X 2 . Untuk tebal
beton  ruang  Roentgen  Rumah  sakit  X 1 adalah  30  cm  dan  28  cm  pada  Rumah Sakit  X 2 ,    sehingga  sudah  melebihi  tebal yang  sudah  ditetapkan  yaitu  25  cm  untuk beton. Dari hasil perhitungan teoritis pada penahan  primer  dan  penahan  sekunder pada  Rumah  Sakit  tersebut  didapati  hasil yang  masih  di  bawah  dari  tebal  penahan pada  kedua  rumah  Sakit  tersebut.  Untuk itu,  tidak  diperlukan  material  tambahan pada  dinding  ruang  pengujian  dan  dapat dinyatakan  sebagai  pelayanan  kesehatan yang layak dengan menggunakan pesawat sinar-X.

## KESIMPULAN
1. Dari  hasil  analisis  paparan  radiasi lingkungan di Ruang Radiografi
Rumah Sakit X 1 dan Ruang Radiografi Rumah  Sakit  X 2 bahwa  di  sekitar ruang  radiologi  kedua  rumah  sakit tersebut  adalah  aman  karena  masih dibawah 0,5 mSv/tahun. Untuk penahan radiasi struktural kedua Rumah Sakit tersebut juga sudah aman karena tebal dinding yang sudah ada di Ruang Radiografi Rumah Sakit X 1 dan Ruang  Radiografi  Rumah  Sakit  X 2 telah  melebihi  perhitungan  secara teori.
2. Analisis  paparan  radiasi  lingkungan dan  penahan  radiasi  struktural  dapat dilakukan menggunakan program
Delphi dan dapat disimpan ke database yang  berupa Microsoft  Access .  Hasil dari perhitungan tersebut dapat dicetak dan dijadikan dokumen dengan menggunakan report Microsoft Word.

## SARAN
Pada pengembangan penelitian selanjutnya  dimungkinkan  untuk  lebih memperbaiki  penyederhanaan  program dan  tampilan  hasil  sehingga  akan  lebih mempermudah pembacaan dan mengopersaikan program. Vol.6 No.3 Desember 2015

## DAFTAR PUSTAKA
1. BAPETEN, Peraturan Kepala Badan  Pengawas  Tenaga  Nuklir Nomor  8  Tahun  2011  Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional, 2011. 2. BAPETEN, Peraturan Kepala Badan  Pengawas  Tenaga  Nuklir Nomor  15  Tentang  Keselamatan Radiasi  Dalam  Produksi  Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional, 2014.
3. Saifudin, T. A, Analisis Keselamatan  Radiasi  di  Unit Radiologi  Rumah  Sakit  JIH, Yogyakarta,  Tugas  Akhir  STTN- BATAN, 2014.
4. Rasyanto, Teknologi Rumah
Sakit, 2013. Diambil kembali dari http://rasyanto.blogspot.com/p/ms -ct-scan-64-slices.html.
5. BAPETEN, Peraturan Kepala Badan  Pengawas  Tenaga  Nuklir Nomor  4  Tahun  2013  Tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir, 2013. 6. BATAN,  R,  Desain  Penahan Ruang Sinar-X, Jakarta, Pusdiklat-BATAN, 2005. 7. Cember,  H.  T,  Introduction  to
Health Physics 4th Edition, Newyork,Mc-Graw Hill Companies, Inc, 2009. 8. Irmansyah,  I,  Pengendalian  Pintu
Gerbang  Dan  Intensitas  Lampu Ruangan  Berdasarkan  Jam  Kerja
Menggunakan  Delphi,  Bandung, Tugas Akhir UNIKOM, 2011.
9. Trunold, Mengenal Database Dengan  Microsoft  Access,  2007. Diambil kembali dari
http://hack.spyrozone.net/0184_M
ENGENAL_DATABASE_DENG
AN_MS_ACCESS_by_TruN0LD _WWW.SPYROZONE.TK_01_F ebruari_2007.html. 10. Indah, S, Apa itu Microsoft Word
?  2012.  Diambil  kembali  dari http://microsoftwordcenter.blogsp
ot.com/2012/12/apa-itu-microsoft- word.html Vol.6 No.3 Desember 2015