17, Inovtek, Volume 4, Nomor 1, April 2014, hlm. 17 - 25

## RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MONITORING CUACA
Ari Wijayanti, Hanuah Mahmudah, Nur Adi S, Okkie P, Hanif Alfian Prodi Teknik Telekomunikasi
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS Keputih Sukolilo Surabaya 60111 Telp (+62)31-5947280, 5946114, Fax. (+62)31-5946114 Email: ariw@pens.ac.id ,haniah@pens.ac.id

## Abstrak
Saat  ini    informasi  cuaca  secara  cepat  dan  akurat  sangat  dibutuhkan  oleh  berbagai  sektor  kehidupan  masyarakat. Monitoring cuaca  yang meliputi penakar hujan, kecepatan angin, temperature dan humidity  yang ada saat ini belum terintegrasi dan sifatnya masih manual. Pada penelitian ini dibuat sistem monitoring cuaca terintegrasi dari beberapa sensor cuaca dengan  sistem  transmisi wireless pada  frekuensi 2,4 GHz.  Data-data  hasil  pengukuran  akan disimpan pada  database  server    dan  akan  diolah  menjadi  informasi cuaca  dan  ditampilkan  pada media informasi  website  dan telepon  seluler. Hasil  penelitian  pada sistem transmisi  menunjukkan jarak  jangkau  dari  Tx-Rx  maksimal  700  meter pada  kondisi  LOS  (Line  Of  Sight)  dan  100  meter  pada  kondisi  indoor.  Sedangkan  waktu  akses  untuk  mobile application  paling  cepat  adalah  saat  pagi  hari  sekitar  16  detik  pada  pagi  hari,  40  detik  pada  siang  dan      60  detik, malam hari. Hal ini disebabkan kapasitas dari provider dan banyaknya pengguna. Sistem monitoring ini memberikan kemudahan akses yang lebih cepat dan akurat.
Kata kunci : Cuaca, Hujan, Angin

## Abstract
Nowadays,  quick  and  accurate  weather  information  is  needed  by  various  sectors  in  public  life.  The  weather monitoring,  such  as raingauge,  wind speed, temperature and humidity  which  recently  available  are  not  integrated and are still manual. In this research, an integrated weather monitoring system is made of several weather sensors with a wireless transmission system at a frequency of 2.4 GHz. The result data of the measurement will be stored in the  database  server  and  then  processed  to  become  weather  information  and  displayed  on  the  website  and  cell phones.  The  results of the study on the transmission system  shows  that  the  range  from  the  Tx-Rx  is  maximum 700 meters on the condition of LOS (Line Of Sight) and 100 meters at the indoor conditions. While the fastest access time for mobile  application  is in  the morning  side  which  is  approximately 16 seconds, then 40 seconds  in the afternoon and  60  seconds  in  the  evening.  This  is  due  to  the  capacity  of  providers and  the  number  of  users.  This monitoring system provides an easy access which is more quickly and accurately.

## Keywords : Weather, rain, wind speed

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  wilayah  kepulauan yang beriklim tropis yang memiliki dua mu- sim yaitu musim  kemarau  yang  terjadi pada Mei  hingga  Oktober  dan  musim  hujan  yang terjadi  pada  bulan  Nopember  hingga  April. Pada musim hujan khususnya bulan Desem- ber dan Januari terjadi curah hujan yang cu- kup  tinggi  hingga  mencapai  200  mm/jam (Mahmudah, 2008); (Haniah dan Ari, 2011); (Wijayanti,  dkk,  2007).  Dengan  adanya  cu- rah  hujan  yang  cukup  tinggi  akan  meng- akibatkan debit air pada drainase , saluran air
dan  sungai  akan  meningkat  dan  apabila sudah  melebihi  kapasitasnya  akan  meng- akibatkan  terjadinya  banjir.  Bisa  dibayang- kan  berapa  kerugian  yang  diderita  oleh masyarakat dan pemerintah akibat terjadinya musibah  banjir.  Informasi  curah  hujan  juga memberikan  manfaat  bagi  berbagai  sektor antara lain, pertanian, transportasi, kesehatan dan  lain-lain.  Untuk  menghindari  dan  me- ngurangi kerugian yang besar diperlukan su- atu prediksi awal ‘early warning’ tentang in- formasi  curah  hujan,  kecepatan  angin,  suhu dan kelembaban yang akurat dan cepat pada
masing  -  masing  wilayah  kota  secara real time .
Telah banyak penelitian yang membahas tentang  monitoring  cuaca.  Handoyo  (2008) membahas  tentang  rancang  bangun  dari  alat tranceiver klimatologi  cuaca  berbasis  PC. Hanif (2008) telah melakukan penelitian ten- tang  Rancang  Bangun  Peralatan  Pengukur Curah  Hujan  Berbasis  RF  Menggunakan Xbeepro dan  mikrokontroler.  Beberapa  pe- nelitian belum melakukan integrasi beberapa sensor  Oleh  karena  itu perlu  dilakukan pro- ses pengolahan data dari sensor tersebut agar menjadi suatu sistem informasi curah hujan, kecepatan  angin,  suhu  yang  dapat  dipantau setiap  waktu  dengan  biaya murah dan dapat diakses  dari  tempat  manapun.  Pada  pene- litian ini akan dibuat suatu sistem informasi cuaca  yang  menampilkan  data  informasi curah  hujan,  kecepatan  angin,  suhu  meng- gunakan  media  wireless  modul  SSRT  yang ditampilkan  pada  media  web  dan mobile application ,  dan  diharapkan  dengan  adanya sistem  ini,  masyarakat  dapat  menerima  in- formasi cuaca dengan mudah dan cepat.

## PERANCANGAN SISTEM
Untuk  menyelesaikan  pembuatan  sistem informasi  cuaca  ini,  maka  dilakukan  peran- cangan sistem seperti ditunjukkan oleh Gam- bar  1.  Perancangan  sistem  didasarkan  pada penggabungan  antara  sensor  angin,  sensor suhu,  sensor  kelembaban  dan  sensor  hujan dengan mikrokontroler. Pada sistem ini sen- sor  hujan  yang  digunakan  berupa typing bucket model  260-2501  merek  Novalynx (Rain  Gauge  Tipping  Bucket  Novalynk MODEL 260  - 2501, Datasheet ),  sensor  ke- cepatan  angin  dan  temperaur  menggunakan Model  AM420  seperti  ditunjukkan  pada Gambar  2.  Mikrokontroler  akan  menginteg- rasikan data-data yang terbaca oleh ke empat sensor.  Untuk  sistem  transmisi  data  digu- nakan module SSRT-09-RS422dengan  fre- kuensi 2,4 GHz untuk mengirimkan data dari mikrokontroler  ke  server  pada  media  udara. Data  yang  telah  terkirim  pada  server,  nan-
tinya  akan  disimpan  pada database Mysql, dan  selanjutnya  akan  diolah  menjadi  infor- masi  cuaca  dengan  menggunakan  pemrog- raman PHP dan Java. User dapat mengguna- kan handphone dan  internet  untuk  meng- akses layanan informasi cuaca.
Gambar 1. Blok diagram system
(a) (b)
Gambar 2 Peralatan sensor (a) Sensor hujan model Typing Bucket Novalink, 2008), (b). Sensor kecepatan angin dan temperatur
Diagram  alur  sistem  monitoring  cuaca ditunjukkan pada  Gambar  1.  Gambar  1  me- nunjukkan  urutan  kerja  dari  sistem  yaitu masing-masing  sensor  akan  melakukan  pe- ngukuran  dan  akan  diolah  oleh  mikro- kontroler untuk dikirimkan ke transmiter pa- da  sisi  pemancar.  Pada  sisi  penerima  ter- dapat  transmitter  yang  akan  menerima  data secara  real  time  dan  akan  disimpan  dan diolah  dalam  database  server.  Data-data  pa- da database  ini  yang  akan ditampilkan pada web  maupun  mobile  aplication  sesuai  ke- butuhan dari user.Bahasa pemrograman yang digunakan  untuk  mengolah  data  tersebut adalah  dengan  menggunakan  PHP  dengan
19, Inovtek, Volume 4, Nomor 1, April 2014, hlm. 19 - 25
software  desain  Macromedia  Dreamweaver 8.

## PEMBUATAN SISTEM

## Pembuatan Rangkaian Pemancar dan Penerima
Proses  pengiriman  data  pada  sistem  ini menggunakan  module  Xbee-PRO  dengan frekuensi  2,4  GHz    yang  menghubungkan antara  pemancar  pada  mikrokontroler  dan sisi penerima pada  server.  Data  akan dikirm secara  berkala  dari  pemancar  ke  penerima pada  sisi  server.  Rangkaian  pemancar  dan penerima ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar 3.Blok pemancar dan penerima
Komunikasi  pada  pemancar  dan  pene- rima  menggunakan  modul  SSRT-09-RS422 seperti  ditunjukkan  pada  Gambar  4.  Modul ini  bisa  dilakukan  secara half  duplek mau- pun full  duplek sehingga  akan  lebih  memu- dahkan  penggunanya  saat  melakukan  peng- iriman  data.  Pada  rangkaian  RF Module SSRT-09-RS422  menggunakan  serial  RS- 485,  sehingga  perlu  dilakukan  konversi  an- tara  rangkaian  mikokontroller  dengan  RF Module . Sehingga saat dilakukan pengiriman data, RF Module akan mengenali  data  yang telah  dikirim  oleh  hasil  pengukuran  sensor pada mikrokontroler  seperti pada  Gambar 5 . Adapun  sistem  mikrokontroler  dan  rangkai- an pemancar dan penerima ditunjukkan pada Gambar 6 .  Modul  mikrokontroler  ini  ber- fungsi untuk interfacing antara  sensor deng- an  pemancar  dan  penerima.  Sehingga  data tersebut akan masuk pada database sistem.
Gambar 4.  Konfigurasi SSRT-09-RS422
Gambar 5. Konfigurasi RS232 to RS 485
Gambar 6. Modul mikrokontroler sistem dan rangkain pemancar dan penerima

## Pembuatan Database
Database yang digunakan pada sistem ini adalah dengan mennggunakan MySQL. Tam- pilan  struktur  pada database tampak  pada Gambar 7. Database akan menampung data- data  hasil  pengukuran  yaitu  data  curah  hu- jan,  data  suhu,  data  kelembaman  dan  data kecepatan angin perhari.
Gambar 7.  Tampilan Database
Dalam hasil database akan disimpan dalam 5 variabel,  yaitu  waktu,  ID,  sensor_hujan, sensor_suhu,  dan  sensor_angin.  Data  hasil pengukuran bisa dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8.Struktur Data base
Gambar 9. Tabel intensitas hujan (mm/jam)
Pada database nilai intensitas hujan yang ditampilkan  merupakan  perhitungan  dari berdasarkan  konversi  waktu  selang  hujan awal dan akhir dalam satuan mm/jam seperti ditunjukkan pada Gambar 9.

## Monitoring Cuaca
Untuk  monitoring  curah  hujan  disini dibuat  dalam  tampilan  web  dan mobile application .    Didalam  website  yang  dibuat akan  ditampilkan  beberapa  menu  yaitu index.php,  hujan.php,  angin.php,  suhu.php dan  kelembaban.php  sehingga  dengan  mu- dah  untuk  diamati  dan  diakses  kapan  saja. Adapun tampilan pada web dapat dilihat pa- da Gambar 10.
Gambar 10. Tampilan web monitoring Cuaca
Setiap  even  data  hasil  pengukuran  akan ditampilan  dalam  jam,  sehingga  setiap  ter- jadi  pengukuran  data  akan  dapat  diamati nilanya. Gambar 12  menunjukkan data hasil pengukuran  curah  hujan  dalam  mm/jam. Tampilan data curah hujan bisa dimati dalam grafik dan tabel sehingga lebih mudah dalam monitoring  dan  apabila  dibutuhkan  data untuk pengolahan  dapat didownload  dengan mudah.  Begitupula  untuk  tampilan  data  ke- cepatan, angin, suhu seperti ditunjukkan pa- da  Gambar  11-14.    Seperti  halnya monitor- ing curah hujan maka data yang ditampilkan pada monitoring kecepatan,  angin,  suhu  di- tampilkan  perwaktu  perhari  dari  nilai  yang terukur oleh sensor. Data-data juga disajikan dalam  tabel  pada  database  sehingga  apabila diperlukan pengolahan lebih lanjut dapat de- ngan mudah di download .
21, Inovtek, Volume 4, Nomor 1, April 2014, hlm. 21 - 25
Gambar 11. Data curah hujan hasil pengukuran pada web
Gambar 12. Tabel intensitas hujam (mm/jam) pada data base
Gambar 13. Tampilan kecepatan angin
Sitem  monitoring  juga  dapat  dilakukan dengan  akses  informasi  cuaca  pada mobile application/handphone .  Dimana  aplikasi  ini akan  dapat  digunakan  pada handphone de- ngan  OS  java  dengan  tipe-tipe  tertentu  di- sesuaikan  dengan  resolusi  layar  handphone masing-masing.  Pada  aplikasi  ini  akan  di- tampilkan  beberapa  menu  yaitu  awal,  pilih data  dan  proses  data  seperti  tampak  pada
Gambar  15-18.  Melalui  akses  ada Hand- phone diharapkan  member  kemudahan  pada user untuk memonitoring setiap saat.  Sistem akses pada mobile application ini dilengkapi dengan user dan password sehingga  hanya user  yang  telah  memiliki  akun  yang  dapat mengakses aplikasi ini.
Gambar 14. Tampilan Suhu
Gambar 15. Awal aplikasi
Gambar 16. Pemilihan Data

## Gambar 17. Akses data hujan pada HP

## Gambar 18 Akses data suhu pada HP

## PENGUJIAN SISTEM
1. Pengujian sistem pengiriman data a. Kondisi LOS (Line Of Sight)
Propagasi line  of  sight ,  disebut  dengan propagasi  dengan  gelombang  langsung ( direct  wave ),  karena  gelombang  yang  ter- pancar  dari  antena  pemancar  langsung  ber- propagasi menuju antena penerima dan tidak merambat  di  atas  permukaan  tanah.  Pada propagasi  LOS  terdapat  daerah  yang  harus dan wajib terhindar dari halangan, daerah itu disebut dengan daerah fresnel ( fresnel zone ).
Gambar 19. Pengukuran kondisi LOS
Pengamatan dilakukan  dengan jarak  200 m dari pemancar seperti ditunjukkan Gambar
16.  Gambar  20-21  menunjukkan  data  hasil pengiriman  oleh transmitter ke receiver. Hasil pengamatan menunjukkan hasil pengi- riman  data  pada  jarak  200  m,  400  m,  600m masih  dapat  terkirim  dengan  baik,  akan  te- tapi lain pada jarak 800m data sudah banyak yang hilang dan terjadi kesalahan seperti di- tunjukkan pada Gambar 20. Hal  tersebut di- akibatkan  oleh  jarak  pancar  dari  pemancar yang sudah tidak menjangkau lagi untuk me- ngirimkan data pada penerima.
Gambar 20. Data pada pengiriman dengan jarak 200 m
Tabel 1. Jarak pengiriman 200 m Tanggal dan waktu ID DATA Hujan  suhu angin 2011-07-24 16:18:00 10133  Tidak 28,2 0,8 2011-07-24 16:18:01 10134  Tidak 28,2 0,8 2011-07-24 16:18:02 10135  Hujan   28,2 0,9 2011-07-24 16:18:03 10136  Tidak 28,2 0,9 Sumber : data penelitian (2014) Tabel 2. Jarak pengirima 400 m Tanggal dan waktu ID DATA Hujan  suhu angin 2011-07-24 17:00:07 10237  Tidak 28,2 0,5 2011-07-24 17:00:08 10238  Hujan  28,1 0,4 2011-07-24 17:00:09 10239  Tidak 28,1 0,4 2011-07-24 17:00:10 10240  Tidak 28,1 0,4 Sumber : data penelitian (2014)
Ke arah Teknik Kelautan ITS
23, Inovtek, Volume 4, Nomor 1, April 2014, hlm. 23 - 25

## Tabel 3. Jarak pengirima 600 m
Tanggal dan waktu ID DATA Hujan  suhu  angin 2011-07-24 17:05:47 10273  Tidak 28,1 1,4 2011-07-24 17:05:48 10274  Tidak 28,1 1,3 2011-07-24 17:05:49 10275  Hujan  28,1 1,4 2011-07-24 17:05:50 10276  Tidak 28,1 1,4 Sumber : data penelitian (2014)

## Gambar 21.Data pada jarak 800 m
b. Kondisi NLOS (Not Line Of Sight)
Pada  kondisi  ini  sinyal  yang  dikirim  dari pemancar  akan  mengalamai  redaman  karena terhalang  oleh  tembok  gedung.  Sehingga level daya  pemancar  yang  diterima  oleh penerima  menjadi  berkurang.  Pengukuran dilakukan di area kampus PENS-ITS dengan pemancar terletak diatas atap gedung D3 dan penerima  berada  dilorong  depan  Lab Telefoni  Gedung  D4  seperti  ditunjukkan Gambar 22.
Gambar 22. Pengukuran Kondisi NLOS
Ada  tiga  posisi    pengukuran  pada  Gam- bar 22 yaitu ditandai dengan Lingkaran yang berwarna  merah  menunjukkan  bahwa  sinyal yang  dikirimkan  oleh  pemancar  terhalang oleh tembok gedung. Dari gambar 22 sketsa pengukuran  di  atas  dapat  dianalisa  bahwa pengukuran  dilakukan  dengan  empat  kali perpindahan  tempat.  Yang  pertama  adalah dilorong  pertigaan  menuju  Mushola  gedung D4  Pens,  dimana  sinyal  yang  dikirim  dari pemancar  masih  dapat  diterima  oleh  pene- rima  tanpa  ada  data  yang  hilang  seperti  di- tunjukkan Gambar 23.
Pada  kondisi  terhalang  gedung  yaitu posisi  3  dan  4  pada  Gambar  24    data  yang dikirimkan  oleh  pemancar  tidak  dapat  dite- rima  dengan  baik  oleh  penerima  seperti  di- tunjukkan  Gambar  24.  Hal  tersebut  diaki- batkan  oleh  adanya  tembok  gedung  yang mengakibatkan sinyal yang dipancarkan oleh antena  pemancar  terpantul  dan  tidak  dapat diterima  oleh  penerima,  dan  kadang  kala sinyal  yang  dipancarkan  oleh  pemancar  da- pat diterima, namun ada penundaan ( delay ).
Gambar 23. Posisi 1 pengiriman data
Gambar 24. Posisi 3  pengiriman data kondisi terhalang gedung
Pemancar  Terletak  di Atas Atap Gedung D3 Ke Arah Lab Telefoni
2. Pengujian sistem pada website
a. Pengujian Hasil perhitungan
Pada  proses  ini,  akan  dilakukan  penge- cekan  perhitungan  nilai  R  dengan  meng- gunakan pemrograman php pada website.
Gambar 24.  Perhitungan nilai curah hujan
Dari  gambar  25  dijelaskan  bahwa,  pada hujan.php  akan  dilakukan  proses  perhitung- an  nilai  intensitas  hujan  atau  nilai  R  dari hujan  yang  turun.  Dimana  pada  tampilan hujan.php terdiri dari 2 buah informasi, yaitu grafik nilai curah hujan (R) dan tabel nilai R. Data  yang  telah tersimpan  di database akan di  hitung  berdasarkan  adanya  even  hujan. Gambar 25 menunjukkan  tabel nilai R yang telah  tersimpan  pada database telah  sama dengan data pada website.
b. Pengecekan  Grafik  Realtime  Pada Website
Gambar 26. Tampilan grafik realtime
Dari  Gambar  26  dapat  dilihat  bahwa  pada lingkaran  merah  menunjukkan  ada  proses loading .  Hal  tersebut  diakibatkan  oleh  ada- nya script auto refresh yang disisipkan pada file  php  agar  page  website refresh per  1 detik. Tujuan dari penggunaan script ini ada- lah membuat grafik seperti berjalan realtime , karena  tanpa  di refresh ulang,  maka  grafik tidak  akan  tampil realtime meskipun  data- base  sudah  ter- update .  Sedangkan  yang  di kotak  warna  merah,  menunjukkan  waktu detik  data  pada database .  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  data  yang  ditampilkan pada grafik website adalah data terbaru yang tersimpan pada database .
c. Pengujian sistem pada mobile
application
Pengujian akses data pada handphone ini dilakukan  menggunakan  tiga provider dan tiga  waktu  pengukuran  selama  satu  minggu untuk  menunjukkan  lama  kecepatan  akses dan  kehandalan  sistem  ini.  Tabel  rata-rata kecepatan  akses  ditunjukkan  oleh  Tabel 5-7 oleh ketiga provider pada tiga kategori wak- tu yaitu pagi, siang dan malam.
Tabel 5. Delay Provider A Data Pagi Siang Malam Data_Hujan 15 detik  40 detik  62 detik Data_Angin 15detik 36detik 56detik Data_Suhu 16 detik  38 detik  48 detik Data_Kelembaban  15 detik  42 detik  57 detik Sumber : data olahan (2014) Tabel 2. Delay Provider B Data Pagi Siang Malam Data_Hujan 30 detik  60 detik  80 detik Data_Angin 32detik 65detik 76detik Data_Suhu 30 detik  55 detik  59 detik Data_Kelembaban  28 detik  58 detik  69 detik Sumber : data olahan (2014) Tabel 3. Delay Provider C Data Pagi Siang Malam Data_Hujan 25 detik  60 detik  78 detik Data_Angin 30detik 75detik 80detik Data_Suhu 25 detik  52 detik  69 detik Data_Kelembaban  32 detik  55 detik  69 detik Sumber : data olahan (2014)
25, Inovtek, Volume 4, Nomor 1, April 2014, hlm. 25 - 25
Dari  hasil  pengamatan  pada  Tabel  5-7 menunjukkan  bahwa  provider  A  memiliki waktu akses yang paling cepat dibandingkan dengan provider B dan C.  Hal ini dikarena- kan pada daerah pengamatan yaitu dikampus PENS  provider  B  dan  C  kapasitas  jaringan- nya  lebih  sedikit  dan  penggunanya  lebih banyak  sehingga  delay  akses  lebih  lama dibandingkan provider  A.   Sedangkan delay pengamatan berdasarkan  kategori  waktu un- tuk delay akses  saat  siang  dan  malam  lebih lama  hal  ini  dikarenakan  jaringan  lebih  ba- nyak  digunakan  pada  waktu  siang  dan  ma- lam dibanding pada waktu pagi hari.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  pengujian  dan  analisa  pada  bab sebelumnya,  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan  pengukuran  jarak  jangkau dari  pemancar  yang  digunakan  adalah maksimal  700  meter  pada  kondisi  LOS ( Line  Of  Sight )  dan  100  meter  pada kondisi indor.
2. Sistem informasi cuaca yang ditampilkan pada  website  merupakan  data realtime , sehingga  data  yang  ditampilkan  adalah data  yang  tersimpan pada database  yang paling baru.
3. Proses  pengiriman data pada saat  meng- kases mobile  application  delay terkecil terjadi  pagi  hari  pagi  sebesar  15  detik sedangkan delay terbesar pada siang hari rata-rata sebesar 60 detik dan malam hari sebesar  80  detik.  Hal  ini  dikarenakan kapasitas  dan  penggunaan  layanan  yang cukup padat pada siang dan malam hari.
4. Pada pengujian  akses mobile application menggunakan  beberapa  provider,  harus dipilih operator  yang  memiliki  kapasitas jaringan  besar  untuk  mendapatkan  delai akses  yang  kecil    sebesar  15  detik  pada pagi  hari,  40  detik  siang  hari  dan  60 detik  pada  malam  hari.  Dengan  meng- akses  layanan  informasi  ini, user akan mendapatkan  informasi  cuaca  secara  ce- pat  mengenai  kondisi  cuaca  suatu  wila- yah tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian, H (2010) Rancang Bangun Peralatan Pengukur  Curah  Hujan  Berbasis  RF Menggunakan Mikrokontroler, Proceding IES , Vol. 1 No. 1, pp. 209-213 Handoyo,  R  (2008)  Rancang  Bangun Prototypestasium  Klimatologi  Pertanian Berbasis  PC dan  Mikrokontroler  dengan Trancevier  Nirkabel, Prosiding  Seminar Nasional  Teknik  Pertanian ,  Yogyakarta, Vol. 1, No. 1.
Haniah M., dan Wijayanti, A (2011)  Anali- sa  Teknik Diversity pada  Gelombang Millimeter  untuk  Implementasi  Wireless Broadband , Jurnal  Emitter PENS,  Vol. 1, No. 1, pp. 98-107.
Mahmudah,  H  (2008)  Prediksi    Redaman Hujan  Menggunakan  Synthetic    Storm Technique (SST), Masterís Thesis , ITS. Wijayanti A, Mahmudah H (2009), Karakterisasi  Variasi  Spasial  Curah Hujan  untuk  Implementasi  Wireless Broadband  di  Surabaya,  Proceeding SNATI, Vol.1, pp G50-54.