Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Mohammad Alfan Ikhsan, Mochtar Yahya, Farrady Alif Fiolana. 2018. Pendeteksi Kekeruhan Air di Tandon Rumah Berbasis Arduino Uno. Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 17-29

## PENDETEKSI KEKERUHAN AIR DI TANDON RUMAH BERBASIS ARDUINO UNO
Mohammad Alfan Ikhsan, Mochtar Yahya, Farrady Alif Fiolana. Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Islam Kadiri Jl. Sersan Suharmadji No. 38 Kota Kediri Jawa Timur Email : alfanza55@gmail.com

## ABSTRACT
Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tingkat  kekeruhan  air  selalu berubah-ubah sesuai musim. Alat pendeteksi kekeruhan airdi tandon rumah berbasis arduino uno dibuat dengan menggunakan  sensor  LDR  sebagai  pembaca  kekeruhan  air  dengan  memanfaatkan  karakteristik  sensor  LDR sebagai  sensor  intensitas  cahaya  dalam  membaca  perubahan  intensitas  cahaya  dan  lampu  LED  sebagai indikatornya. Berdasarkan hasil percobaan pada setiap sampel dapat  menunjukan tingkat kekeruhan yang berbeda dan  dapat  membedakan  tingkat  kekeruhan  air  dengan  3  tingkatan  kekeruhan.  Jika  nilai  ADC  kurang  dari  153 indikator  LED  berwarna  hijau  akan  menyala,  air  dinyatakan  tidak  keruh.  Jika  nilai  ADC  lebih  dari  154  dan dibawah nilai 158 indikator LED berwarna kuning akan menyala, air dinyatakan sedikit keruh. Jika nilai ADC lebih dari 159 indikator LED berwarna merah akan menyala maka air dinyatakan keruh.
Kata kunci: Air, ADC, LDR,  Kekeruhan

## PENDAHULUAN
Air  merupakan salah satu sumber daya alam  yang sangat dibutuhkan oleh  manusia.  Air berperan penting dalam menunjang kelangsungan hidup manusia seperti dibidang industri, pertanian, tempat umum dan konsumsi rumah  tangga,  air  bisa  di  dapatkan  dari  sumur  ataupun  dari  sumber  yang  lain.  Tingkat    kekeruhan    air    selalu berubah sesuai musim, menurut  Permenkes  RI  No.416/PER/MENKES/IX/1990  tentang  syarat  dan pengawasan kualitas, air bersih adalah air  yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari serta dapat diminum apabila telah dimasak. Saat ini banyak masyarakat yang menggunakan air dengan kualitas buruk  yang  membahayakan  kesehatan  masyarakat  itu  sendiri.  Salah  satu  cara  atau  metode    yang  umum  di masyarakat untuk mengetahui kriteria air baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ialah air tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna.
Pada umumnya masyarakat mengambil air dengan menggunakan pompa air yang di tampung di tandon air dan di tempatkan di atas genteng untuk memudahkan mengalirnya air, dalam hal ini kita tidak dapat mengetahui air yang berada di tandon keruh atau tidak, jika belum di cek secara manual yaitu dengan cara memanjat genteng dan melihat secara langsung air didalam tandon, dan itu membutuhkan waktu dan tenaga hanya untuk mengecek apakah air yang ada di tandon rumah keruh atau tidak.

## Kualitas Air
Kualitas  air  adalah   kondisi  air   yang  diukur  dan   di   uji  berdasarkan parameter dan  dengan  metode tertentu  berdasarkan  peraturan yang  berlaku (Pasal  1  keputusan  Menteri  Negara  Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003). Kualitas air dapat dinyatakan dengan parameter  kualitas  air.  Parameter  ini  meliputi  parameter fisik,  kimia,  dan mikrobiologis.
Menurut    Acehpedia,  kualitas    air    dapat  diketahui  dengan  melakukan pengujian  terhadap  air  tersebut. Pengujian  yang  dilakukan  adalah  uji  kenampakan  (bau  dan  warna). Pengelolaan  kualitas  air  adalah  upaya pemaliharaan air sehingga  tercapai kualitas  air  yang  diinginkan  sesuai peruntukannya  untuk  menjamin  agar kondisi  air  tetap dalam kondisi alamiahnya.

## Arduino UNO
Arduino    UNO    adalah    board    berbasis    mikrokontroler    yang    digunakan  dalam    proyek    ini    karena sederhana  dalam  hal  pemrograman.  Papan mikrokontroler  ini  memiliki  mikroprosesor  ATmega328P  dan beberapa input/output  yang  memudahkan  pemakai  untuk  membuat  berbagai  proyek  yang berkaitan tentang elektronika. Arduino UNO ini memiliki 14 pin digital input/output yang dapat diatur dengan software Arduino IDE. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 pin digital, 1 pin analog dan 2 pin power yaitu 5V dan ground .
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Mohammad Alfan Ikhsan, Mochtar Yahya, Farrady Alif Fiolana. 2018. Pendeteksi Kekeruhan Air di Tandon Rumah Berbasis Arduino Uno. Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 17-29
Gambar 1 Board Arduino UNO

## Arduino IDE
IDE  merupakan  kependekan  dari Integrated  Development  Enviroenment, atau  secara  bahasa  merupakan lingkungan terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Karena melalui software ini Arduino bisa di program sesuai keinginan pengguna, dalam Arduino IDE sendiri mempunyai bahasa pemrograman yang mirip dengan pemrograman bahasa C. IC mikrokontroler di Arduino telah tanamkan sebuah program Bootlader yang  berfungsi  sebagai  penengah  antara compiler dengan  mikrokontroler.  Karena  banyaknya  perubahan  maka Arduino IDE sangat mudah di gunakan bahkan untuk seorang pemula untuk melakukan pemrograman.

## Gambar 2 Arduino IDE

## Analog to Digital Converter
Gambar 3 ADC dengan kecepatan sampling rendah dan kecepatan sampling tinggi
Analog  to  digital  converter (ADC)  adalah  pengubah  input  analog  menjadi  kode  digital.  ADC    banyak digunakan    sebagai    Pengatur    proses  industri,  komunikasi  digital  dan  rangkaian  pengukuran  dan  pengujian.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Mohammad Alfan Ikhsan, Mochtar Yahya, Farrady Alif Fiolana. 2018. Pendeteksi Kekeruhan Air di Tandon Rumah Berbasis Arduino Uno. Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 17-29
biasanya  ADC digunakan  sebagai perantara antara sensor analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan / berat dan sebagainya, kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital komputer.  ADC memiliki  2  karakter  prinsip,  yaitu  kecepatan  sampling  dan    resolusi.  Kecepatan    sampling    suatu    ADC menyatakan  seberapa  sering  sinyal  analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu. Kecepatan sampling biasanya dinyatakan dalam sample per second (SPS).
Gambar 4 Gelombang Sinyal Analog dan Sinyal Digital Sinyal  analog adalah sinyal  data  dalam  bentuk gelombang kontinyu,  yang memiliki parameter amplitudo dan frekuensi, sedangkan sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa  yang  dapat  mengalami  perubahan tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1.
LDR ( Light Dependent Resistor ) Light Dependent Resistor atau biasa disebut sensor LDR adalah jenis resistor yang berubah hambatannya karena  pengaruh  cahaya.  Besarnya  nilai  hambatan  pada  sensor cahaya LDR tergantung pada besar kecilnya cahaya  yang  diterima  oleh  LDR  itu  sendiri.  Bila  cahaya  gelap  nilai  tahanannya  semakin  besar,  sedangkan cahayanya terang  nilainya  menjadi  semakin  kecil.  LDR  adalah  jenis  resistor  yang  biasa digunakan sebagai detektor  cahaya  atau  pengukur  besaran  konversi  cahaya.  LDR  terdiri  dari  sebuah  cakram  semikonduktor  yang mempunyai  dua  buah  elekrtroda  pada  permukaannya.  Resistansi    LDR    berubah    seiring    dengan    perubahan intensitas    cahaya  yang    mengenainya.  Mudahnya  mendapatkan  sensor  LDR  di  toko  elektronik  dengan  harga terjangkau menjadi acuan atau alasan penulis untuk menggunakan sensor ini, dalam penelitian ini LDR digunakan untuk membaca sumber cahaya dari LED, apakah cahaya dari LED redup atau terang.

## Gambar 5 Bentuk LDR
LDR  tidak  mempunyai  sensitivitas  yang  sama  untuk  setiap  panjang gelombang  cahaya  yang  jatuh padanya  yaitu  warna.  Bahan  yang  biasa digunakan sebagai penghantar arus listrik yaitu tembaga, alumunium, baja,  emas,    dan    perak.  Dari    kelima    bahan    tersebut    tembaga    merupakan  penghantar  yang  paling  banyak digunakan karena mempunyai daya hantar yang  baik. Sensor  ini  sebagai  pengindera  yang  merupakan  elemen yang pertama-tama  menerima  energi  dari  media  untuk  memberi keluaran berupa perubahan energi. Sensor terdiri  dari  berbagai  macam  jenis  serta  media  yang    digunakan    untuk    melakukan    perubahan.    Media    yang digunakan misalnya:  panas,  cahaya,  air,  angin,  tekanan,  dan  lain  sebagainya. Sedangkan  pada  rangkaian  ini menggunakan    sensor    LDR    yang  menggunakan  intensitas  cahaya,  selain  LDR  juga  menggunakan  intensitas cahaya  atau  yang  peka  terhadap  cahaya (photo conductivecell) . Pada rangkaian elektronika, sensor harus dapat mengubah bentuk-bentuk  energi  cahaya  ke  energi  listrik,  sinyal  listrik  ini  harus sebanding  dengan  besar energi  sumbernya.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Mohammad Alfan Ikhsan, Mochtar Yahya, Farrady Alif Fiolana. 2018. Pendeteksi Kekeruhan Air di Tandon Rumah Berbasis Arduino Uno. Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 17-29
Gambar 6 Grafik Karakteristik Resistensi LDR terhadap Tingkat Intensitas Cahaya
Gambar 7 Respon Spektral LDR
LDR pada umumnya memiliki respons spektral puncak pada sekitar 550 nm yang merupakan wilayah hijau dari spektrum yang terlihat. Perhatikan bahwa jika menerangi LDR dengan LED yang LED merah mungkin hanya memberikan sekitar 30% dari respon LED hijau pada arus yang sama.

## LED (Light Emitting Diode)
Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED ini terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya, LED memiliki berbagai  kelebihan  seperti  halnya  tidak  menimbulkan  panas,  tahan  lama,  dan  hemat  listrik  serta  bentuk mempunyai  bentuk  fisik  yang  kecil  dan  populer  dalam  bidang  teknologi  pencahayaan,  dengan  alasan  dan spesifikasi  yang  telah  ada  maka  penulis  menggunakan  LED  sebagai  pemancar  dan  indikator  untuk  penelitian prototipe penulis, berbagai macam alat elektronik yang memerlukan cahaya banyak mengadopsi teknologi LED. Dalam penelitian ini LED digunakan untuk memberi sumber cahaya pada sensor dan untuk tanda apakah air keruh, sedikit keruh (sedang), atau tidak keruh.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Mohammad Alfan Ikhsan, Mochtar Yahya, Farrady Alif Fiolana. 2018. Pendeteksi Kekeruhan Air di Tandon Rumah Berbasis Arduino Uno. Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 17-29

## Gambar 8 Bentuk LED
Untuk  menciptakan  cahaya  putih,  LED  perlu  memancarkan  cahaya  dari  semua  spektrum,  LED  daya memancarkan warna kuning dan ungu untuk mencapai warna putih dingin. Untuk mencapai warna putih hangat harus memiliki lebih banyak warna merah di dalamnya, secara umum LED putih terdiri dari dua lonjakan warna dalam spektrum dengan segala sesuatu yang sangat rendah dalam perbandingan. Hasil dari spektrum warna yang buruk  akan  menjadi  beberapa  warna  yang  bahkan  tidak  akan  hadir  meskipun  tampak  pada  kita  sebagai putih. Membutuhkan 3 pita warna terpisah untuk dapat menghasilkan semua variasi di antara keduanya. Dengan dua pita  warna  yang  menyinari cahaya pada  warna  hijau  maka akan terlihat atau akan  menjadi  warna abu-abu gelap.
Gambar 9 Spektrum warna
Dua warna biru dan kuning akan bercampur untuk menciptakan warna putih yang ditunjukkan di bawah ini pada ruang warna.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Mohammad Alfan Ikhsan, Mochtar Yahya, Farrady Alif Fiolana. 2018. Pendeteksi Kekeruhan Air di Tandon Rumah Berbasis Arduino Uno. Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 17-29
Warna campuran atau putih akan berada di garis antara dua komponen biru dan kuning. Rasio intensitas biru dan  kuning  menentukan  warna  akhir,  secara  teoritis,  untuk  bisa  mencapai  warna  putih  yaitu  dengan mencampurkan warna lain (mis. Cyan dan merah). Salah satu keuntungan dari campuran biru dan kuning adalah bahwa banyak temperatur warna standar dapat dicapai.

## Gambar 11 Temperatur Warna
Seperti yang terlihat pada gambar diatas garis biru-kuning cukup dekat dengan garis temperatur warna standar.

## Turbidity Sensor
Turbidity sensor atau bisa disebut sensor kekeruhan adalah sensor yang dapat mendeteksi kualitas air dengan mengukur  tingkat  kekeruhan,  menggunakan  cahaya  untuk  mendeteksi  partikel  tersuspensi  dalam  air  dengan mengukur  transmitansi  cahaya  dan  laju  hamburan  yang  berubah  dengan  jumlah total  suspended  solids (TSS) dalam air, ketika TTS meningkat maka tingkat kekeruhan dalam air juga meningkat. Sensor ini biasa digunakan untuk  mengukur  kualitas air  di sungai, air limbah,  instrumentasi kontrol untuk kolam pengendapan, penelitian transportasi  sedimen  dan  pengukuran  laboratorium,  penulis  melakukan  perbandingan  dengan sensor  turbidity untuk mencari nilai error atau nilai perbandingan dalam mengukur kekeruhan air ditandon rumah.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Mohammad Alfan Ikhsan, Mochtar Yahya, Farrady Alif Fiolana. 2018. Pendeteksi Kekeruhan Air di Tandon Rumah Berbasis Arduino Uno. Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 17-29

## Gambar 13 Kurva Karakteristik Tegangan Suhu
Perubahan  suhu  juga  mengubah  nilai  turbidity.  Pada  gambar  13  perubahan  nilai  kekeruhan  ditampilkan sebagai  perubahan  suhu.  Karena  peningkatan  suhu  meningkatkan  laju  ionisasi  molekul,  yang  menghasilkan penurunan pengiriman cahaya dari dioda ke transistor sedikit lebih rendah dari pada penurunan suhu yang lebih rendah, yang berakibat kekeruhan meningkat dengan peningkatan suhu. Pada nilai NTU yang berbeda dan nilai tegangan yang sama  maka akan dicapai dengan sedikit perubahan di dalamnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  ini  menggunakan  perancangan  dan  pembuatan  alat  untuk  mengukur  tingkat kekeruhan air. Perancangan dan pembuatan alat menggunakan sensor LDR dan LED yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perancangan perangkat keras ini sendiri terdiri dari sensor LDR, arduino UNO, dan lampu LED, sedangkan perancangan perangkat lunak menggunakan software arduino IDE.

## Gambar 14 Sketsa Alat
Dari gambar 14 terlihat beberapa komponen yang terdiri dari 1 buah mikrokontroler Arduino UNO, 4 lampu LED, dan 1buah sensor LDR yang dibuat untuk merancang alat yang berguna mendeteksi kekeruhan air ditandon rumah.

## Perancangan Perangkat Keras
Perancangan perangkat keras menggunakan lampu LED putih sebagai masukan untuk memancarkan cahaya ke sensor agar sensor dapat bekerja, sensor yang digunakan adalah sensor LDR yang dapat membaca intensitas cahaya  yang  masuk  sesuai  cahaya  yang  di  pancarkan  oleh  lampu  LED,  sensor  LDR  memberi  masukan  ke mikrokontroler untuk membaca dan mengolah data, mikrokontroler yang digunakan yaitu mikrokontroler atmega 328 yang ada di arduino UNO untuk menjadikan keluaran LED yang telah ditentukan antara lain:
• Lampu LED hijau untuk menandakan bahwa air dalam keadaan tidak keruh.
• Lampu LED kuning untuk menandakan bahwa air dalam keadaan sedikit keruh.
• Lampu LED merah untuk menandakan bahwa air dalam keadaan keruh.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Mohammad Alfan Ikhsan, Mochtar Yahya, Farrady Alif Fiolana. 2018. Pendeteksi Kekeruhan Air di Tandon Rumah Berbasis Arduino Uno. Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 17-29

## Gambar 15 Skematik Rangkaian

## Perancangan Perangkat Lunak
Perancangan perangkat lunak digunakan untuk memproses data yang masuk, dalam hal ini data yang masuk adalah sinyal masukan dari sensor yang menggunakan sensor LDR untuk diproses menjadi ouput LED, perangkat lunak  yang  digunakan  yaitu  Arduino  IDE.  Alasan  mengunakan  arduino  IDE  karena  mendukung  semua  yang diperlukan dalam perancangan  di Arduino UNO.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab  ini  akan  dibahas  hal–hal  yang  mengenai  rangkaian  uji  coba  yang  dilakukan  dalam  penelitian. implementasi yang dilakukan adalah berupa pengambilan data dari sampel air untuk perbandingan antara sensor kekeruhan  air  atau turbidity  sensor dengan  alat  yang  dirakit  peneliti  dengan  alat  dasar  berupa  Arduino  UNO, sensor LDR, lampu LED serta laptop yang digunakan sebagai tampilan antarmuka pada software Arduino IDE. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan perbandingan data antara lain:
1. Sensor LDR
2. Turbidity sensor
3. Arduino UNO
4. Laptop 5. Air 6. Wadah air

## Pengujian Sensor
Pengujian sensor dilakukan untuk mencari data nilai ADC pada  sensor yang digunakan dan untuk dijadikan patokan nilai ADC pada sensor, cara pengambilan data nilai ADC yaitu:
1. Sampel air di kocok terlebih dahulu.
2. Air dimasukan pada wadah yang telah disediakan.
3. Sensor diletakan  didalam wadah yang berisikan air dengan kekeruhan yang berbeda.
4. Mencatat hasil pengamatan data yang diperlukan untuk perbandingan yang ditampilkan di serial monitor.
5. Nilai yang diambil adalah nilai ADC yang ada pada sensor.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Mohammad Alfan Ikhsan, Mochtar Yahya, Farrady Alif Fiolana. 2018. Pendeteksi Kekeruhan Air di Tandon Rumah Berbasis Arduino Uno. Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 17-29
6. Mencatat hasil pada setiap menitnya sampai durasi 5 menit.
Gambar 16 Flowchart Perancangan Perangkat Lunak
Gambar 17 Blok Diagram Pengujian Sensor
Pada  gambar  17  menjelaskan  alur  pengujian  sensor  untuk  mendapatkan  nilai  ADC  dengan  menyiapkan sampel  air,  sensor  untuk  media  mendapatkan  data,  dan  serial  monitor  yang  ada  pada  arduino  IDE  untuk menampilkan nilai yang dibaca sensor
Hasil Pengujian Turbidity Sensor Dari hasil pengujian turbidity sensor pada air demineral mendapatkan nilai yang cenderung sama atau cukup  stabil,  pada  menit  ke  0  sampai  menit  ke  2  menampilkan  nilai  yang  sama  yaitu  875  ADC,  menit  ke  3
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Mohammad Alfan Ikhsan, Mochtar Yahya, Farrady Alif Fiolana. 2018. Pendeteksi Kekeruhan Air di Tandon Rumah Berbasis Arduino Uno. Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 17-29
mengalami sedikit perubahan yaitu 874 ADC, masuk menit ke 4 dan menit ke 5 nilai kembali seperti nilai awal yaitu 875 ADC.
Tabel 1 Hasil Pengujian Turbidity Sensor Keterangan 0 1 2 3 4 5 Menit Air Demineral 875 875 875 874 875 875 Air Abu 540 649 679 701 713 724 Air Tanah 863 869 868 870 871 871 Jenis Air Sensor Turbidity
Pada  pengujian  air  abu  didapatkan  nilai  yang  berubah-ubah  pada  setiap  menitnya,  menit  ke  0 mendapatkan nilai 540 ADC, menit ke 1 mendapatkan nilai 649 ADC, menit ke 2 mendapatkan nilai 679 ADC, menit ke 3 mendapatkan nilai 701 ADC, menit ke 4 mendapatkan nilai 713 ADC, menit ke 5 mendapatkan nilai 724 ADC.
Pada pengujian air tanah didapatkan nilai yang berubah-ubah di menit pertama dan stabil di menit akhir dengan  hasil  yang  didapat,  menit  ke  0  mendapatkan  nilai  863  ADC,  menit  ke  1  mendapatkan  nilai  869  ADC, menit ke 2 mendapatkan nilai 868 ADC, menit ke 3 mendapatkan nilai 870 ADC, menit ke 4 mendapatkan nilai 871 ADC, menit ke 5 mendapatkan nilai 871 ADC.
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa tubidity sensor / sensor kekeruhan, pada air tidak keruh maka perubahan nilai ADC hampir tidak nampak, jika air sedikit keruh maka ada sedikit perubahan pada nilai ADC, berbeda pada nilai ADC pada air yang keruh, perubahan nilai ADC akan semakin terlihat berbeda-beda sesuai endapan zat padat yang terlarut, maka dapat ditarik hasil semakin keruh air maka nilai ADC semakin kecil.

## Hasil Pengujian Sensor LDR
Dari hasil pengujian sensor LDR pada air demineral mendapatkan nilai 151 pada menit ke 0, pada menit ke 1 nilai ADC berubah yaitu 152 dan pada menit ke  2 sampai ke 4 memiliki nilai ADC yang sama yaitu 151 dan pada menit ke 5  menampilkan nilai ADC 150.
Pada pengujian air abu didapatkan nilai yang berubah-ubah pada setiap menitnya, menit ke 0 mendapatkan nilai 292, menit ke 1 mendapatkan nilai 262, menit ke 2 mendapatkan nilai 253, menit ke 3 mendapatkan nilai 247, menit ke 4 mendapatkan nilai 245, menit ke 5 mendapatkan nilai 235.
Pada  pengujian  air  tanah  didapatkan  nilai  yang  berubah-ubah  dengan  hasil  yang  didapat,  menit  ke  0 mendapatkan nilai 157, menit ke 1 mendapatkan nilai 156, menit ke 2 dan 3 mendapatkan nilai 155, menit menit ke 4 dan ke 5 mendapatkan nilai 154.

## Tabel 2 Hasil Pengujian Sensor LDR
Keterangan 0 1 2 3 4 5 Menit Air Demineral 151 152 151 151 151 150 Air Abu 292 252 253 147 245 235 Air Tanah 157 156 155
155 154 154 Jenis Air Sensor Turbidity
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Mohammad Alfan Ikhsan, Mochtar Yahya, Farrady Alif Fiolana. 2018. Pendeteksi Kekeruhan Air di Tandon Rumah Berbasis Arduino Uno. Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 17-29
Dapat dilihat pada tabel 2. dari hasil pengujian air demineral ADC menunjukan nilai yang sedikit berubah, jika  pada  air  tanah  maka  nilai  ADC  sedikit  berubah  pada  setiap  menitnya,  pada  air  yang  keruh  perubahannya semakin  terlihat,  mula  pada  menit  0  ADC  bernilai  292  maka  pada  menit  ke  5  nilai  ADC  menjadi  235.  Dapat diambil hasil jika nilai ADC pada sensor LDR semakin besar maka nilai sampel air juga semakin keruh, begitu juga sebaliknya jika air tidak keruh maka nilai ADC akan terlihat kecil.
Jika pengecekan dilakukan pada wadah teransparan maka akan ada interferensi cahaya dari luar yang mengakibatkan pembacaan sensor menjadi berubah-ubah sesuai cahaya yang diterima dari luar wadah, seperti yang terlihat pada gambar 17 gambar alat yang telah dirakit beserta sensor LDR yang telah di taruh didalam wadah dengan di sinari lampu LED.
Gambar 18 Sensor LDR didalam Wadah Tertutup
Terlihat pada gambar 18 sensor LDR berada didalam wadah yang tertutup untuk menghindari interferensi cahaya dari luar yang bisa merubah nilai ADC, karena sensor LDR sangat peka terhadap cahaya.
Dari hasil pengujian pada sensor LDR semakin keruh maka nilai ADC yang di dapat akan semakin kecil. Namun  dari  hasil  tersebut  nilai  yang  dihasilkan  dapat  berubah-ubah,    bisa    lebih  tinggi  maupun  lebih  rendah tergantung dari kondisi  air  dan zat padat atau partikel  yang  terlarut  pada masing-masing sampel air pada saat diuji, nilai yang dihasilkan dapat berubah-ubah, tergantung dari kondisi  air yang terpengaruh oleh zat padat yang terlarut pada  sampel air pada saat pengujian. Sehinggga dapat dianalisa bahwa  alat dapat bekerja dan memberikan informasi data yang sesuai, namun hasil pengukuran alat ini tidak mutlak.

## Perubahan Warna Sampel
Perubahan warna pada sampel terjadi karena adanya pengendapan zat padat yang berlarut dalam air yang ada pada botol plastik, perubahannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
a. Air Dalam keadaan Normal b. Air Yang Sudah Di Kocok Atau Menit ke 0 c. Perubahan Air Menit ke 1
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Mohammad Alfan Ikhsan, Mochtar Yahya, Farrady Alif Fiolana. 2018. Pendeteksi Kekeruhan Air di Tandon Rumah Berbasis Arduino Uno. Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 17-29
d. Perubahan Air Menit ke 2 e. Perubahan Air Menit ke 3
f. Perubahan Air Menit ke 4
g. Perubahan Air Menit ke 5
Gambar 16 Perubahan Warna Air
Dari gambar 16 memperlihatkan adanya perubahan air yang dipakai untuk sampel, perubahan sampel terjadi karena mengendapnya zat padat ke dasar air.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  pendeteksi  kekeruhan  air  di  tandon  rumah  berbasis  arduino  UNO dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Alat pendeteksi kekeruhan air yang dibuat dengan menggunakan perangkat keras terdiri dari sensor LDR, mikrokontroler  Arduino  UNO,  dan  4  lampu  LED,  dan software Arduino  IDE  ( Integrated  Development Enviroenment ) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan perintah pada Arduino UNO.
2. Alat  Pendeteksi  kekeruhan  air  yang  menggunakan  sensor  LDR  dapat  membedakan  tingkat  kekeruhan  air dengan 3 tingkat kekeruhan yaitu :
a. Jika  nilai  ADC  kurang  dari  153  indikator  LED  berwarna  hijau  akan  menyala,  air  dinyatakan  tidak keruh.
b. Jika nilai ADC lebih dari 154 dan dibawah nilai 158 indikator LED berwarna kuning akan menyala, air dinyatakan sedikit keruh.
c. Jika nilai ADC lebih dari 159 indikator LED berwarna merah akan menyala maka air dinyatakan keruh.

## REFERENSI
[1] Yefri Hendrizon dan Wildian, (2012), “Rancang Bangun Alat Ukur Tingkat Kekeruhan Zat Cair Berbasis Mikrokontroller AT89S51 Menggunakan Sensor Fototransistor Dan Penampil LCD”, Universitas Andalas, Padang.
[2] Dr.  Adhyatama,  MPH,  (1990), “Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor:  416/MEN.KES/PER/IX/1990” , Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
[3] Akip  Saputra,  (2016),  “ Pengukur  Kadar  Keasaman  Dan  Kekeruhan  Air  Berbasis  Arduino”, Universitas Muhammadiah Surakarta, Surakarta.
[4] Meqorry  Yusfi,  dkk,  (2011), “Pemanfaatan  Sensor  Fototransistor  Dan  Led  Infrared  Dalam  Pendeteksi Kekeruhan Air Berbasis Mikrokontroler Atmega 89s51”, Universitas Andalas, Padang.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Mohammad Alfan Ikhsan, Mochtar Yahya, Farrady Alif Fiolana. 2018. Pendeteksi Kekeruhan Air di Tandon Rumah Berbasis Arduino Uno. Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 17-29
[5] Filemon  J.  Ginting,  (2013), “Perancangan  Alat  Ukur  Kekeruhan  Air  Menggunakan  Light  Dependent Resistor Berbasis Mikrokontroler Atmega 8535” , UNSRAT, Manado.
[6] Abdul  Fatah  Maemunnur,  dkk,  (2016), “Rancang  Bangun  Sistem  Alat  Ukur  Turbidity  Untuk  Analisis Kualitas Air Berbasis Arduino Uno” , Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
[7] Miftah  Abdullah,  dkk,  (2016), “Rancang  Bangun  Sistem  Pendeteksi  Kualitas  Air  Menggunakan  Metode Fuzzy Logic” Universitas Telkom.
[8] Muhammad Syahwil, (2013), “Panduan Mudah Simulasi dan Praktek Mikrokontroler Arduino”.
[9] Sinauarduino, “Mengenal Arduino Software (IDE)” , diperoleh dari: www.sinauarduino.com [diakses 07 Juli 2018].
[10] Didik Harianto, “Analog To Digital Converter” , diperoleh dari: www.staff.uny.ac.id [diakses 14 Juli 2018].
[11] Elektronika Lanjut, “DAC-ADC”, diperoleh dari: www.gunadarma.ac.id [diakses 14 Juli 2018].
[12] Sunrom Technologies, “Light Dependent Resistor – LDR” , diperoleh dari:  www.sunrom.com [diakses 30 Maret 2018].
[13] Lednique, “Light Dependent Resistor (LDR)”, diperoleh dari: www.lednique.com [diakses 07 Juli 2018].
[14] Electrical  Engineering, “Cool  White  LED  bulbs:  Are  they  “full-spectrum”?”, diperoleh  dari: www.electronics.stackexchange.com [diakses 07 Juli 2018].
[15] dfrobot.com “Turbidity sensor SKU:  SEN0189”,  diperoleh  dari:  www.dfrobot.com    [diakses  3  April 2018].
[16] Bishal Sigdel, (2017), ”Water Quality Measuring Station”, University of Applied Sciences, Finlandia.
[17] Dra. Tri Hartati, (2018), “Aqua DM” , PT.BRATACO, Cikarang.