PERANCANGAN ALAT PENGUKUR DENYUT JANTUNG MENGGUNAKAN PULSE SENSOR DAN LCD BERBASIS ARDUINO UNO ATMEGA 328
Anwar Fattah, S.T.,M.TI. 1 ,Ginanjar Putra Wardana 2
1,2, Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Balikpapan, Jln. Pupuk Raya Gn. Bahagia Balikpapan 76114 INDONESIA E-mail : 1 anwar.fattah@uniba-bpn.ac.id , 2 ginanputra74@gmail.com
Abstract-The  heart  is  one  of  the  main  organs  in  the  human body. Normal human heart rate ranges between 60-100 beats per minute. One way to know a person's heart condition is by calculating  the  heart  rate.  To  know  the  frequency  of  the heartbeat we can calculate the manual way that is by putting the tip of the index finger and middle finger on the base of the thumb  on  the  wrist,  knee  fold,  groin,  or  side  of  the  throat. Calculate  heart  rate  for  15  seconds  and  multiply  this  by  4  to determine  the  heart  beats  per  minute.  Design  of  this  tool  is expected  to  make  easier  the  calculation  of  heart  rate  with accurate  measurement  accuracy  and  can  detect  heart conditions  based  on  heart  rate  calculation  results.  Arduino Uno  Atmega  328  and  LCD  (Liquid  Crystal  Display)  based pulse  meter  use  Pulse  Sensor  to  detect  heart  rate.  Heartbeat data  will  be  processed  by  Arduino  and  the  results  are displayed  on  the  LCD.  This  study  aims  to  make  easier  the calculation  of  the  pulse  and  detect  heart  conditions.The research  held  on  April  until  June  2017  at  Laboratorium Teknik  Elektro  Universitas  Balikpapan.  The  study  focused  to design  the  heart  pulse  measurement.  Once  designed,  the  tool need  to  be  tested  each  block  of  the  tool  and  then  whole  tool. The  result  of  the  tool  and  the  result  by  manual  count  got  the average value of the difference or error amount 1,2%. Based on  the  average  value  of  the  difference  or  error  can  be concluded  that  the  heart  rate  measuring  tool  that  has  been made to work with the exact measurement accuracy.
dapat  mempermudah  perhitungan  denyut  jantung  dengan tingkat  akurasi  pengukuran  yang  tepat  dan  dapat  mendeteksi kondisi  jantung  berdasarkan  hasil  perhitungan  denyut jantung. Alat pengukur denyut jantung berbasis Arduino Uno Atmega 328 dan LCD (Liquid Crystal Display) menggunakan Pulse  Sensor  untuk  mendeteksi  denyut  jantung.  Data  denyut jantung akan diproses oleh Arduino dan hasilnya ditampilkan pada  LCD.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempermudah dalam  perhitungan  denyut  dan  mendeteksi  kondisi  jantung. Penelitian  dilaksanakan  bulan  April  sampai  bulan  Juni  2017 di  Laboratorium  Teknik  Elektro  Universitas  Balikpapan. Penelitian  difokuskan  pada  Perancangan  Alat  Pengukur Denyut  Jantung.  Setelah  perancangan  alat  selesai,  dilakukan pengujian  tiap  blok  pada  alat  kemudian  dilanjutkan  dengan pengujian  keseluruhan  alat.  Hasil  yang  diperoleh  melalui pengujian keseluruhan alat antara pengukuran secara manual dengan  pengukuran  hasil  alat  didapatkan  nilai  rata-rata selisih  atau  error  secara  keseluruhan  sebesar  1,2%. Berdasarkan  nilai  rata-rata  selisih  atau  error  tersebut  dapat diambil kesimpulan bahwa alat pengukur denyut jantung yang telah dibuat dapat bekerja dengan tingkat akurasi pengukuran yang tepat.
Kata kunci: Denyut Jantung, Arduino Uno Atmega 328, LCD, Pulse Sensor.
Keywords:  Heartbeat,  Arduino  Uno  Atmega  328,
I. PENDAHULUAN

## LCD, Pulse Sensor.

## Latar Belakang
Intisari  -  Jantung  merupakan  salah  satu  organ  utama  pada tubuh  manusia.  Denyut  jantung  manusia  normal  berkisar antara  60-100  denyut  per  menit.Salah  satu  cara  untuk mengetahui  kondisi  jantung  seseorang  adalah  dengan  cara menghitung  frekuensi  denyut  jantung.  Untuk  mengetahui frekuensi denyut jantung tersebut kita bisa menghitung dengan cara manual yaitu dengan meletakkan ujung jari telunjuk dan jari  tengah  pada  pangkal  ibu  jari  dipergelangan  tangan, lipatan  belakang  lutut,  lipatan  paha,  atau  sisi  batang tenggorokan.  Hitung  denyut  jantung  selama  15  detik.  Hasil yang didapatkan di kalikan 4, maka didapatkan jumlah denyut jantung per menit. Pada perancangan alat ini diharapkan
Jantung  merupakan  salah  satu  organ  utama  pada tubuh manusia. Fungsi utama dari jantung yaitu memompakan darah keseluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Denyut jantung  adalah  jumlah  waktu  yang  dibutuhkan  oleh  denyut jantung  per  satuan  waktu,  secara  umum  direpresentasikan sebagai  BPM  ( beats  per  minute ).  Denyut  jantung  manusia normal  berkisar  antara  60-100  denyut  per  menit.  Denyut jantung ini merupakan parameter untuk menunjukkan kondisi jantung.
Salah  satu  cara  untuk  mengetahui  kondisi  jantung seseorang  adalah  dengan  cara  menghitung  frekuensi  denyut jantung. Untuk mengetahui frekuensi denyut jantung tersebut
Anwar Fattah  : Perancangan Alat Pengukur....
ISSN 2528 – 6498
kita  bisa  menghitung  dengan  cara  manual  yaitu  dengan meletakkan dan tekan ujung jari telunjuk dan jari tengah pada pangkal ibu jari dipergelangan tangan, lipatan belakang lutut, lipatan  paha,  atau  cekungan  leher  depan  atau  sisi  batang tenggorokan.  Hitung  denyut  jantung  selama  15  detik.  Hasil yang didapatkan di kalikan 4, maka didapatkan jumlah denyut jantung per menit. Dengan cara tersebut kita bisa menghitung sendiri  jumlah  denyut  jantung  namun  diperlukan  perhitungan secara  teliti  dalam  melakukan  pengukuran  tersebut  (Edward R. Laskowski, M.D, 2015).
Dari  kondisi  di  atas  timbulah  gagasan  untuk merancang  suatu  alat  yang  dapat  digunakan  dengan  mudah dan  membantu  mengukur  dan  memantau  denyut  jantung dengan  bantuan  sensor.  Sensor  yang  digunakan  adalah Pulse Sensor .  Hasil  dari  pengukuran Pulse  Sensor akan  dikontrol oleh mikrokontroler Arduino  Uno  Atmega  328,  kemudian hasil pengukuran akan ditampilkan pada LCD ( Liquid Crystal Display ).  Diharapkan  alat  ini  dapat  membantu  dan mempermudah  dalam  perhitungan  denyut  jantung  dengan tingkat  akurasi  pengukuran  yang  tepat  serta  mengetahui kondisi jantung.

## Batasan Masalah
Pada  penelitian  ini,  batasan  masalah  yang  akan dibahas adalah :
 Pengukur  Denyut  Jantung  Menggunakan Pulse  Sensor dan  LCD  Berbasis  Arduino  ini  menggunakan  Arduino Uno tipe Atmega 328.    Sensor yang digunakan adalah Pulse Sensor .    Output hasil pengukuran denyut jantung ditampilkan melalui layar LCD.    Output hasil pengukuran pada layar LCD hanya berupa angka dengan satuan BPM ( beats per minute ). 

## Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini :
 Merealisasikan rancangan Alat Pengukur Denyut Jantung Menggunakan Pulse  Sensor dan  LCD  Berbasis  Arduino Uno Atmega 328.    Mempermudah perhitungan denyut jantung dengan tingkat akurasi pengukuran yang tepat.    Mendeteksi kondisi jantung berdasarkan hasil perhitungan denyut jantung. 

## II.LANDASAN TEORI
Pada  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Galuh Wahyu  Wohingati  dan  Arkhan  Subari  (2013),  dalam  Jurnal “Alat  Pengukur  Detak  Jantung  Menggunakan Pulse  Sensor Berbasis  Arduino  Uno  R3  yang  Diintegrasikan  dengan Bluetooth ”.  Penelitian  ini  menggunakan Arduino  Uno  R3 merupakan otak dalam alat ini. Pulse sensor akan mendeteksi detak  jantung  pada  manusia  dan  kemudian  data  itu  diproses oleh  Arduino  Uno  R3.  Ketika  proses  perhitungan  detak jantung telah selesai, data kemudian dikomunikasikan secara
serial  dan  dikirimkan  melalui Bluetooth menuju Smartphone Android .
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Budi  Nugroho (2016),  dalam  Skripsi  “Prototipe  Sistem  Pengukur  Detak Jantung  Menggunakan Smartphone Berbasis  Arduino  Pada Rumah  Sakit  Sari  Asih”.  Penelitian  ini  dibuat  menggunakan Heartbeat  Sensor dengan  Arduino  sebagai  pengolah  lalu ditampilkan  pada smartphone  android berupa  angka  melalui komunikasi Bluetooth .
Dari cara kerja alat peneliti sebelumnya, maka dibuat suatu  alat  pengukur  denyut  jantung  menggunakan Pulse Sensor dan LCD berbasis Arduino Uno Atmega 328. Pada alat ini,  nilai  denyut  jantung  akan  langsung  ditampilkan  melalui LCD  ( Liquid  Crystal  Display ),  sehingga  tidak  membutuhkan smartphone seperti  penelitian  sebelumnya.  Dan  juga  terdapat LED ( Light Emitting Diode ) sebagai indikator denyut jantung, LED  nantinya  akan  berkedip  mengikuti  frekuensi  denyut jantung kita.

## III. METODE PENELITIAN Alat dan Bahan
Dalam melaksanakan perancangan dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut:
 Laptop atau Komputer 
 Arduino Uno Atmega 328 dan Kabel USB 
 Software Arduino IDE 
 LCD ( Liquid Crystal Display )   LED ( Light Emitting Diode )   Pulse Sensor 
 Potensiometer 
 Kabel Jumper   Akrilik 
 Baterai 9V 
 Kabel Power Jack 2,1mm 

## Metode Pengambilan Data
Metode  yang  digunakan  penulis  dalam  melakukan pengambilan data adalah dengan cara melakukan pengamatan langsung  pada  denyut  jantung  bagi  orang  yang  akan  menjadi sample pengambilan data.
Sebagai bahan pendukung dalam melakukan penelitian,  penulis  juga  melakukan  pengambilan  data  dari berbagai  macam  buku  dan  jurnal  yang  terkait  dengan penelitian ini.
Diagram Alir Cara Kerja Alat  Potensiometer  LCD  LED
MULAI Pulse Sensor Menghitung Gambar Skematik Rangkaian Alat Gambar skematik rangkaian alat ini dapat dilihat pada gambar 3. Denyut Jantung
LED Menyala Mengikuti Denyut Jantung Proses Input dan Output Data pada Arduino Uno ARDUINO UNO R3 T E CH -AP K AREF | c o m .b lo g s p o t.a p k -t e c h n o PB5/SCK 13 12 PB4/MISO RESET 11 ~ PB3/MOSI/OC2A 10 ~ PB2/SS/OC1B 9 ~ PB1/OC1A 8 PB0/ICP1/CLKO AT M E G A3 2 8 P -PU A N A L O G (~ P W
M)D IG IT A L PD7/AIN1 7 6 A0 ~ PD6/AIN0 PC0/ADC0 5 A1 ~ PD5/T1 PC1/ADC1 4 A2 PD4/T0/XCK PC2/ADC2 3 A3 IN ~ PD3/INT1 PC3/ADC3 2 A4 PD2/INT0 PC4/ADC4/SDA 1 A5 TX PD1/TXD 112 1 0 PC5/ADC5/SCL RX PD0/RXD ARDUINO UNO R3 POTENTIOMETER 10K 10.0K  DESC="TRIMPOT10.0K O D1 LED-GREEN LCD1 1 VSS 2 VDD 3 VEE 4 RS 5 RW 6 E 7 D0 8 D1 9 D2 10 D3 11 D4 12 D5 13 D6 14 D7 LM016L Output Data Ditampilkan melalui LCD

## SELESAI

## Gambar 1. Diagram Alir Cara Kerja Alat

## Blok Diagram Perancangan Alat
Blok  diagram  dari  alat  pengukur  denyut  jantung yaitu :
Pulse

## Sensor
Arduino Uno
Potensio
LCD Atmega 328

## LED
Gambar 2 Blok Diagram Alat
Dari blok diagram tersebut dapat dilihat beberapa bagian utama diantaranya:
 Arduino Uno Atmega 328 
 Pulse Sensor 
Anwar Fattah  : Perancangan Alat Pengukur....
Gambar 3 Gambar Skematik Rangkaian
Arduino Uno Atmega 328 akan mengontrol kinerja Pulse Sensor dan LCD. Berikut konfigurasi pin nya yaitu : 1. Menghubungkan Pulse Sensor ke Arduino Uno R3
 + ke +5V 
  - ke GND 
  S ke A0   2. Menghubungkan LCD ke Arduino Uno R3 :
 VSS ke GND    VDD ke +5V 
  RS ke Pin 12 
  RW ke GND 
  E ke Pin 11 
  D4 ke Pin 5 
  D5 ke Pin 4    D6 ke Pin 3 
  D7 ke Pin 2    A ke +5V  
 K ke GND 
 3. Menyambungkan 10K Potensiometer ke LCD :
 GND ke GND    Data ke v0 
  VCC ke +5V   4. Menyambungkan LED ke Arduino :
 LED1 (Merah, blinkPin) ke Pin 13 

## Prinsip Kerja Alat
Prinsip  kerja  dari  alat  yaitu  dengan  menghubungkan baterai 9V ke Arduino dengan menggunakan kabel power jack 2,1mm.  Setelah  itu,  tempelkan  jari  pada Pulse  Sensor , Pulse Sensor akan  mendeteksi  dan  menghitung  denyut  jantung  dan kemudian  data  tersebut  akan  diproses  oleh  Arduino  Uno Atmega 328. Ketika proses perhitungan denyut jantung, LED akan  berkedip  sesuai  dengan  frekuensi  denyut  jantung. Kemudian hasil data yang diproses oleh Arduino Uno Atmega 328  akan  langsung  ditampilkan  pada  LCD.  Hasil  data  yang ditampilkan  tersebut  berupa  angka  dalam  satuan  BPM  ( beats per minute ).

## IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Alat
Setelah  perancangan  alat  selesai,  penulis  akan melakukan  beberapa  pengujian  dan  analisa  pada  alat. Pengujian  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  perancangan alat  yang  telah  dilakukan  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Setiap blok pada alat diuji dan dianalisa.

## Pengujian pada Arduino Uno Atmega 328
Pengujian  pada  Arduino  yang  dilakukan  adalah pengujian  terhadap  port  yang  pakai  dengan  menggunakan multimeter. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah port  yang  digunakan  pada  modul  Arduino  berfungsi  dengan baik  atau  tidak.  Digram  blok  pengujian  port  pada  modul Arduino ini dilakukan seperti pada gambar 4.2
Berikut ini merupakan hasil pengukuran tegangan pada port  modul  Arduino  yang  digunakan  dan  dapat  dilihat  pada Tabel 4.2
Tabel 1 Pengukuran pada Port Modul Arduino Port Modul Tegangan (Volt) Arduino Pin 2 5,1V Pin 3 5,1V Pin 4 5,1V Pin 5 5,1V Pin 11 5,1V Pin 12 (Ground) 0V Pin 13 5,1V Pin 5v 5,1V Pin Ground 0V
Pada pengukuran tegangan port modul Arduino didapatkan tegangan pada Pin 2,3,4,5,11 dan 13 sebesar 5.1
volt,  tegangan  pada  Pin  12  sebesar  0  volt  (karena dihubungkan  dengan  Ground),  tegangan  pada  Pin  5  volt sebesar  5.1  volt  dan  Pin  Ground  sebesar  0  volt.  Dari  hasil diatas  menunjukan  bahwa  port  yang  diukur  pada  papan arduino dapat berfungsi dengan baik dan tidak rusak.

## Pengujian Pulse Sensor
Pengujian  pada Pulse  Sensor ini  menggunakan aplikasi Arduino IDE ( Integrated Development Environment ). Pengujian  dengan  menggunakan  Arduino  IDE  ini  bertujuan untuk mengetahui output data dari Pulse Sensor .
Gambar 4.Tampilan Output Data Pulse Sensor melalui Serial Monitor
Gambar 4. merupakan output data dari Pulse Sensor menggunakan serial monitor pada aplikasi Arduino IDE yaitu dengan  cara  menempelkan Pulse  Sensor pada  jari.  Dari pengukuran  tersebut  didapatkan  nilai  denyut  jantung  dengan satuan  BPM  ( beats  per  minute ).  Perubahan  keluaran  nilai BPM  akan  selalu  berubah-ubah  dipengaruhi  oleh  besarnya frekuensi pada denyut jantung.

## Pengujian pada LCD (Liquid Crystal Display)
Prosedur Pengujian :
 Setelah  kita  mengetahui  bahwa Pulse  Sensor bisa mendeteksi denyut jantung maka data yang di dapat pada serial monitor dapat kita tampilkan pada LCD.    Untuk  program  yang  digunakan  sama  seperti  yang digunakan  pada  pengujian  sebelumnya  dan  yang  harus dilakukan  untuk  bisa  menampilkan  data  ke  LCD  adalah dengan menghubungkan pin – pin yang ada pada LCD ke Arduino Uno Atmega 328.    Setelah terhubung semua maka output data dari serial monitor langsung ditampilkan pada layar LCD. 
Anwar Fattah  : Perancangan Alat Pengukur....
 Langkah  selanjutnya  adalah  menempelkan Pulse  Sensor pada  jari,  jika  sensor  mendeteksi  denyut  jantung, output data dari Pulse  Sensor berupa  nilai  BPM  ( beats  per minute )  akan  langsung  ditampilkan  pada  LCD  seperti pada gambar.6. 
Gambar 6 Tampilan pada LCD ( Liquid Crystal Display )
Dari  Gambar  6  menunjukkan  bahwa  LCD  ( Liquid Crystal Display ) dapat berfungsi dengan baik.
Setelah selesai melakukan pengujian setiap blok pada alat,  langkah  selanjutnya  adalah  menguji  keseluruhan  alat. Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bekerja  atau tidaknya  alat  yang  telah  dibuat.  Dalam  pengujian  ini,  penulis menggunakan  dua metode  dalam  pengujian sebagai perbandingan dalam pengukuran denyut jantung. Dua metode tersebut  yaitu  pengukuran  secara  manual  dan  pengukuran hasil alat.
Pengukuran  secara  manual  yaitu  pengukuran  denyut jantung  dengan  cara  melihat  dan  menghitung  jumlah  kedipan pada  indikator  LED.  Perhitungan  ini  dilakukan  selama  satu menit  karena  satuan  yang  digunakan  berupa  BPM  ( beats  per minute) . Pengukuran menggunakan hasil alat yaitu pengukuran  denyut  jantung  yang  hasil  pengukurannya  dapat dilihat langsung pada layar indikator LCD.
Gambar 7 Tampilan Alat Pengukur Denyut Jantung

## Gambar 8 Tampilan Layar LCD Alat Pengukur Denyut Jantung

## Tabel 2 Hasil Pengujian Alat
No. Sample Hasil Pengukuran Manual Hasil Pengukuran Error dalam 1 menit Alat 68 68 0 1 Sample 1
68 67 1 Rata – rata selisih ( Error ) 0,5% 88 90 2 2 Sample 2 84 85 1 Rata – rata selisih ( Error )  1,5% 88 88 0 3 Sample 3 92 91 1 Rata – rata selisih ( Error )  0,5% 72 70 2 4 Sample 4 72 69 3 Rata – rata selisih ( Error )  2,5% 64 66 2 5 Sample 5 64 64 0 Rata – rata selisih ( Error ) 1%

## Grafik Hasil Pengujian Alat
100
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sample 1Sample 2Sample 3Sample 4Sample 5

## Hasil Pengukuran Manual dalam 1
menit   Hasil Pengukuran Alat
Gambar 9 Grafik Hasil Pengujian Alat
Dari  hasil  pengujian  diatas,  dapat  dihitung  rata-rata selisih/ error hasil  pengukuran  antara  pengukuran  secara manual  dengan  pengukuran  hasil  alat  yang  dapat  kita  lihat pada Tabel 3
Tabel 3 Rata-Rata Selisih/ Error Secara Keseluruhan Sample Rata-Rata Selisih (Error) Sample 1 0,5% Sample 2 1,5% Sample 3 0,5% Sample 4 2,5% Sample 5 1% Rata-rata selisih secara 1,2% keseluruhan
Dari  Tabel  3  terlihat  bahwa  rata-rata  selisih/ error pengukuran  denyut  jantung  secara  keseluruhan  yaitu  1,2%. Selisih  pengukuran  denyut  jantung  secara  keseluruhan  yang relatif  kecil  tersebut  menunjukkan  bahwa  alat  yang  telah dibuat  bisa  dikatakan  berfungsi  dengan  baik  sebagai  alat pengukur denyut jantung.

## Pengambilan Data
Pengambilan  Data  yang  dimaksud  penulis  adalah mengambil  data  dari  10  orang  yang  bersedia  untuk  diambil hasil denyut jantungnya. 10 orang tersebut terdiri dari 5 orang
pria  dan  5  orang  wanita  dengan  variasi  umur  yang  berbeda- beda.
Tujuan dilakukannya pengambilan data ini hanya untuk mengetahui  alat  buatan  penulis  dapat  berfungsi  dengan  baik. Dibawah  ini  merupakan  rincian  dari  10  orang  yang  akan diambil hasil denyut jantungnya.
a. 5 orang yang terdiri dari 2 orang pria dan 3 orang wanita dengan umur 21 sampai 26 tahun.
b. 2 orang yang terdiri dari 1 orang pria berumur 32 tahun dan 1 orang wanita dengan umur 34 tahun.
c. 3  orang  yang  terdiri  dari  2  orang  pria  masing-masing berumur 47 dan 55 tahun dan 1 orang wanita berumur 54 tahun.
Selanjutnya  untuk  melihat  hasil  pengambilan  data denyut jantung yang telah dilakukan, dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Pengambilan Data Um N ur Jenis Juml Kondisi Nama (Ta Kelami  ah o Jantung hu n BPM n) (1 ) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Kurang Anjar 22 Pria 82 Baik Dibawah 2 Rata- Agung 26 Pria 80 Rata 3 Kasiyanto 32 Pria 64 Baik Diatas 4 Antung Rata- Amir 47 Pria 68 Rata 5 Suhada Rata- Salam 55 Pria 74 Rata Dibawah 6 Ratna Rata- Permata 21 Wanita 81 Rata Fitdiana Dibawah 7 Rurie Rata- Hutamy 25 Wanita 80 Rata 8 Nur Kurang Aryani 26 Wanita 88 Baik 9 Hendrawa Rata- ti 34 Wanita 76 Rata 10 Kurang Fitriyani 54 Wanita 84 Baik
Pada tabel diatas, terdapat kolom jumlah BPM ( beats per  minute ) dan  kondisi  jantung.  Jumlah  BPM  diperoleh  dari hasil  pengukuran  dengan  alat  yang  dibuat  dan  untuk mendapatkan kondisi jantung, penulis menggunakan Top End Sport Resting Heart Rate dengan mengklasifikasikan variable umur dan jumlah BPM yang didapatkan pada masing-masing jenis kelamin. Dibawah ini merupakan pembahasan dari tabel 4.
 Anjar,  jenis  kelamin  pria  berumur  22  tahun  dengan  jumlah BPM 82, dapat disimpulkan untuk kondisi jantungnya kurang baik.
 Agung,  jenis  kelamin  pria  berumur  26  tahun  dengan  jumlah BPM 80, dapat disimpulkan untuk kondisi jantungnya berada dibawah rata-rata.
 Kasiyanto, jenis kelamin pria berumur 32 tahun dengan  jumlah BPM 64, dapat disimpulkan untuk kondisi jantungnya baik.
 Antung  Amir,  jenis  kelamin  pria  berumur  47  tahun dengan jumlah BPM 68, dapat disimpulkan untuk kondisi jantungnya berada diatas rata-rata. 
  Suhada  Salam,  jenis  kelamin  pria  berumur  55  tahun dengan jumlah BPM 74, dapat disimpulkan untuk kondisi jantungnya rata-rata atau average .    Ratna  Permatasari,  jenis  kelamin  wanita  berumur  21 tahun  dengan  jumlah  BPM  81,  dapat  disimpulkan  untuk kondisi jantungnya berada dibawah rata-rata.    Fitdiana Rurie Hutamy, jenis kelamin wanita berumur 25 tahun  dengan  jumlah  BPM  80,  dapat  disimpulkan  untuk kondisi jantungnya berada dibawah rata-rata.    Nur  Aryani,  jenis  kelamin  wanita  berumur  26  tahun dengan jumlah BPM 88, dapat disimpulkan untuk kondisi jantungnya kurang baik.    Hendrawati,  jenis  kelamin  wanita  berumur  34  tahun dengan jumlah BPM 76, dapat disimpulkan untuk kondisi jantungnya rata-rata atau average .    Fitriyani, jenis kelamin wanita berumur 54 tahun dengan  jumlah BPM 84, dapat disimpulkan untuk kondisi jantungnya kurang baik.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan perancangan alat, pengujian alat serta pengambilan  data  pada  alat  pengukur  denyut  jantung  yang telah dibuat,  maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :
1. Alat  pengukur  denyut  jantung  menggunakan Pulse Sensor dan  LCD  ( Liquid  Crystal  Display )  berbasis Arduino  Uno  Atmega  328  dapat  terealisasi  dan berfungsi  dengan  baik  walaupun  terdapat error bila dibandingkan dengan pengukuran secara manual.
2. Pada pengujian keseluruhan alat didapatkan rata-rata selisih/ error secara keseluruhan yaitu 1,2%. Berdasarkan  nilai error tersebut  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  alat  pengukur  denyut  jantung yang  telah  dibuat  dapat  bekerja  dengan  tingkat akurasi pengukuran yang tepat.
3. Penulis  dapat  mengklasifikasikan  kondisi  jantung dengan  menggunakan  variabel  umur,  jenis  kelamin dan nilai BPM ( beats per minute ) yang diperoleh dari alat.
R EFERENSI
[1] Galuh Wahyu Wohingati, Arkhan Subari, ”Alat Pengukur Denyut  Jantung  Menggunakan  Pulse  Sensor  Berbasis Arduino Uno R3 yang Diintegrasikan dengan Bluetooth”,
Jurnal , Vol. 17 No. 2, April 2013, hlm. 65.
[2] Nugroho,  Budi,  “Prototipe  Sistem  Pengukur  Detak Jantung  Menggunakan  Smartphone  Berbasis  Arduino Pada  Rumah  Sakit  Sari  Asih”, Skripsi ,  Juni  2015, Tangerang. STMIK Raharja
[3] Muhammad Syahwil. 2013. Panduan Mudah Simulasi dan Praktik Mikrokontroler Arduino. Yogyakarta : ANDI
[4] Arduino,2013,ArduinoUnoR3.http://www.http://arduino.c c/en/Main/Arduino  BoardUno/.  (diakses  pada  3  Mei 2017)
[5] Artanto,  Dian.  2012.  Interaksi  Arduino  dan  LabVIEW. Jakarta:  Elex  Media.  Komputindo.  Purwoko,  Ardianto Edi. 1987.
[6] Riyadi, 2009, “ Mengenal Macam Macam Sensor ” Gramedia Jakarta.
[7] Gitman, Yuri.
2013, Pulse Sensor. http://www.pulsesensor.com/ . (diakses pada 3 Mei 2017)
[8] Kho Dickson, 2017, Pengertian Fungsi Potensiometer. http://teknikelektronika.com/pengertian-fungsi- potensiometer/ (diakses pada 3 Mei 2017)
[9] Setiawan, Sulhan. 2006 “ Karakteristik LCD dan LED “. Andi Yogyakarta.
[10] Datasheet LCD 16x2 HD44780U. Hitachi Ltd. Jepang. Juli 1998.
[11] Edward R. Laskowski, M.D, 2010, What's a normal resting heart rate? . http://www.mayoclinic.org/healthy- lifestyle/fitness/expert-answers/heart-rate/faq-20057979 (diakses pada 3 Mei 2017)
[12] Anonim, 2013, Resting Heart Rate Table. http://www.topendsports.com/testing/heart-rate- resting-chart.htm (diakses pada 3 Mei 2017)
[13] Pearce, Evelyn Pearce, “Anatomy and Physiology for Paramedics”, Gramedia, 2007.
[14] Mybotic, 2016, Pulse Sensor With ArduinoTutorial.www.instructables.com/id/Pulse- Sensor-With-Arduino-Tutorial/ (diakses pada 3 Mei
2017)