Copyright © 2022, JPLP, e ISSN 2654-251X
Pengukuran Nilai Selisih Error Tegangan Keluaran Catu Daya DC dengan Menggunakan Multimeter Digital dan Multimeter Analog pada Praktikum Laboratorium Dasar Elektronika dan Rangkaian Listrik Jurusan Teknik Elektro Universitas Sriwijaya
Rachmat Firdaus Falka a , Yahya Bahar b
a Laboratorium Dasar Elektronika dan Rangkaian Listrik
b Laboratorium Material Industri Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Jl. Raya Prabumulih-Palembang KM.32
Kab. Ogan Ilir Indralaya
Corresponding Author : falkar888@gmail.com
Received: 27 th November 2021; Revised: 8 th January 2022; Accepted: 6 th June 2022;
Available online: 14 th June 2022; Published regularly: July 2022

## Abstract
The power  supply as a voltage source  with a DC  (Direct  Current) output voltage or direct current is often used for electronic equipment, both office equipment and household equipment (Imam  Saukani, 2020). In using the power supply, the output voltage is selected and high accuracy is required to obtain the output voltage that suits the user's  needs.  Often  times,  the  power  supply  used  in  the  practicum  does  not  produce  the  right  output  voltage.  The purpose  of  this  study  is  to  determine  the  value  of  the  difference  in  the  output  voltage  error  generated  after  first determining  the  voltage  value  to  be  used  at  no-load  using  a  digital  multimeter  and  an  analog  multimeter  as  a comparison. After measuring the output voltage of the power supply, the correct voltage value is obtained in each practicum,  measurements  made  at  the  same  time  can give definite  results  of  the  value  of  the  output  voltage of  the power supply, the relatively small difference in results ensures that the power supply is in good condition, the output voltage  of  the  power  supply  is  measured  using  the  measuring  instrument  with  repeated  measurements  7  (seven) times at each predetermined voltage and obtained a difference of 0.01V  – 0.02V. After taking measurements using digital and analog multimeters, it can be concluded that measurements made before the practicum by measuring the output  voltage  of  the  power  supply  can  help  get  the  correct  voltage  value  in  each  practicum,  measurements  by comparing measuring instruments at the same time can provide definite results of the resulting voltage value by the power  supply,  the  difference  in  the  results  obtained  is  relatively  small  so  as  to  ensure  that  the  power  supply  is  in good condition, the power supply can be used on loads or electronic equipment that requires a DC voltage source (Genta Subni Ananda Putra, et al, 2020). Practicum can be done well by measuring the output voltage of the power supply. This difference in output voltage results is  what  the author uses as research material for scientific writing which aims to find solutions to existing errors.
Keywords : Power Supply, Power Supply, DC Voltage

## Abstrak
Catu  daya  sebagai  sumber  tegangan  dengan  hasil  tegangan  keluaran  DC  (Direct  Current)  atau  arus searah  sering  dipergunakan  untuk  peralatan  elektronika  baik  peralatan  perkantoran  maupun  peralatan rumah  tangga  (Imam  Saukani,  2020).  Dalam  penggunaannya  catu  daya  dilakukan  pemilihan  tegangan keluaran dan diperlukan akurasi yang tinggi untuk mendapatkan tegangan keluaran yang sesuai dengan
kebutuhan  pemakai.  Sering  kali  pada  penggunaannya  catu  daya  yang  digunakan  pada  praktikum  tidak menghasilkan  tegangan  keluaran  yang  tepat.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  diperlukan  untuk mengetahui  besaran  nilai  selisih  error  tegangan  keluaran  yang  dihasilkan  setelah  terlebih  dahulu menentukan nilai tegangan yang akan digunakan pada saat tanpa beban dengan menggunakan alat ukur multimeter  digital  dan  multimeter  analog  sebagai  pembanding.  Setelah  diukur  tegangan  keluaran  catu daya  maka  didapatkan  nilai  tegangan  yang  benar  dalam  setiap  praktikum,  pengukuran  yang  dilakukan sekaligus dapat memberikan hasil pasti nilai tegangan keluaran catu daya, perbedaan hasil yang relative kecil  memastikan  bahwa  catu  daya  dalam  kondisi  baik,  tegangan  keluaran  catu  daya  yang  diukur menggunakan  alat  ukur  tersebut  dengan  pengulangan  pengukuran  sebanyak  7  (tujuh)  kali  pada  setiap tegangan  yang  sudah  ditentukan  dan  diperoleh  selisi  0,01V  –  0,02V. Setelah  dilakukan  pengukuran dengan  menggunakan  alat  ukur  multimeter  digital  dan  analog  dapat  disimpulkan  bahwa  Pengukuran yang  dilakukan  sebelum  praktikum  dengan  mengukur  tegangan  keluaran  catu  daya  dapat  membantu mendapatkan  nilai  tegangan  yang  benar  dalam  setiap  praktikum,  pengukuran  dengan  membandingkan alat  ukur  sekaligus  dapat  memberikan  hasil  pasti  nilai  tegangan  yang  dihasilkan  oleh  catu  daya, perbedaan hasil yang diperoleh relative kecil sehingga memastikan bahwa catu daya dalam kondisi baik, catu  daya  dapat  digunakan  pada  beban  atau  peralatan  elektronika  yang  memerlukan  sumber  tegangan DC  (Genta  Subni  Ananda  Putra,  dkk,  2020).  Praktikum  dapat  dilakukan  dengan  baik  menggunakan pengukuran  keluaran  tegangang  catu  daya.  Perbedaan  hasil  tegangan  keluaran inilah  yang  penulis gunakan sebagai bahan penelitian penulisan ilmiah yang bertujuan untuk mencari solusi dari kesalahan- kesalahan yang ada.
Kata kunci : Power Supply, Catu daya, Tegangan DC

## PENDAHULUAN
Laboratorium  merupakan  tempat  untuk  melakukan  praktikum  baik  percobaan,  riset  ataupun penelitian yang biasanya dilakukan baik dalam suatu ruang maupun diluar ruangan. Laboratorium terdiri dari  beberapa  peralatan  untuk  praktikum  yang  berada  didalamnya.  Fungsi  dan  penggunaan  serta karakteristik  dari  masing-masing  alat  tersebut  dapat  menghasilkan  suatu  nilai  ukur,  oleh  karena  itu dibutuhkannya  suatu  proses  pengukuran  antara  pada  alat  laboratorium  (Ahmad  Abu  Hamid,  2011). Salahsatunya catu daya merupakan perangkat penting di dalam suatu perangkat elektronik yang berfungsi untuk  menyediakan  arus  dan  tegangan,  catu  daya  merupakan  suatu  rangkaian  yang  mengubah  tegangan AC  ke  tegangan  DC. Intinya  catu  daya memiliki  konstruksi  rangkaian  terdiri  dari  trafo  (transformator), penyearah ( Diode Bridge ), dan penyaring tegangan filter (Ely P. Sitohang, dkk, 2018).
Namun pada praktiknya tegangan yang dihasilkan catu daya sering mengalami perbedaan sehingga pada  setiap  kali  melakukan  praktikum  dilakukan  pengecekan  menggunakan  alat  ukur  multimeter  digital dan  analog  sebagai  pembanding  untuk  mengukur  tegangan  yang  akan  digunakan,  Variasi  nilai  tegangan keluaran yang berbeda  dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan elektronik dalam waktu yang lama (Lancar  Siahaan,  2019).  Pada  penelitian  sebelumnya  catu  daya  yang  ada  di  laboratorium  Fisika  STAIN Batusangkar  dengan  melakukan  pengukuran  tegangan  yang  dipilih  pada  posisi  2  volt,  ternyata  hasilnya pengukuran tidak tepat (Bushra Hamid, dkk, 2016) Meskipun sesungguhnya tegangan yang diberikan ini tidak  hanya  sekedar  memberikan  daya  saja,  akan  tetapi  mendukung  stabilitas  kinerja  komponen  dengan menyalurkan  arus  listrik  yang  tepat.  Sebelum  melakukan  praktikum  dianjurkan  untuk  melakukan pengecekan terhadap peralatan yang akan dipergunakan, baik itu catu daya sebagai pemberi tegangan DC pada  praktikum  Dasar  Elektronika  dan  Rangkaian  Listrik  di  Jurusan  Teknik  Elektro  Fakultas  Teknik Universitas  Sriwijaya.  Selain  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi  alat  yang  akan  digunakan,  namun  hal terpenting  yaitu  untuk  menjaga  keselamatan  pada  saat  menggunakan  alat-alat  tersebut,  terlebih  lagi penggunaan  alat  yang  berhubungan  langsung  dengan  listrik.  Apabila  hal  tersebut  tidak  dilakukan  maka akan  menyebabkan  kerusakan-kerusakan  pada  alat,  dan  praktikan  serta  laboran  pun  dapat  mengalami
sengatan listrik atau tersetrum, bahkan sampai  menyebabkan terjadinya kebakaran akibat dari korsleting atau hubungan singkat pada koneksi listrik.
Dari  keresahan  yang  terjadi  penulis  menjadikan  artikel  penelitian  pengukuran  ini  yaitu  untuk mendapatkan  nilai  selisih  error  dari  pengukuran  keluaran  tegangan  catu  daya  DC  pada  setiap  kali praktikum.  Sehingga  kita  mengetahui  persis  bahwa  tegangan  yang  diberikan  kepada  suatu  komponen elektronik  atau  pun  peralatan  elektronik  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  komponen-komponen  terhadap tegangan yang diberikan oleh catu daya.

## BAHAN DAN METODE Bahan dan Alat Penelitian
Secara  umum rangkaian  catu daya terdiri atas komponen  dasar seperti; trafo, dioda dan Kapasitor (Ely P. Sitohang, dkk, 2018). Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran keluaran tegangan power supply dengan  menggunakan  alat  multimeter  analog  dan  multimeter  digital  di  Laboratorium  Dasar  Elektronika dan Rangkaian Listrik Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.
Rangkaian  transformator  yang  berfungsi  sebagai  pengubah  tegangan  AC  ke  tegangan  DC  yang kemudian  di  hubungkan  ke  rangkaian  regulator  yang  mengatur  tegangan  keluar  dari  sebuah  catu  daya, sehingga  mengharuskan  sebuah  power  supply  dapat  diatur  tegangan  keluaranya  agar  dapat  berfungsi sesuai dengan kebutuhan (Makasenggehe, Nolvensius Ch., 2012). Perangkat elektronika harusnya disuplai arus searah DC ( direct current ) yang stabil agar bekerja dengan baik, berdasarkan teknik regulasi terdapat dua jenis catu daya yang dapat digunakan untuk itu, yaitu:
1. Catu daya dengan regulasi linier ( linear regulated power supply )
2. Catu daya dengan regulasi switching ( switching regulated power supply ). (Rifaldi Yanis, dkk, 2013)
Catu daya analog biasanya masih menggunakan pemutar analog (potensio meter) untuk pemilihan tegangan,  sehingga  dibutuhkan  ketepatan  yang  jeli  untuk  memilih  tegangan  yang  keluar  sesuai  dengan yang diperlukan pengguna, akan tetapi harga power supply dengan tegangan yang dapat diubah (variabel) buatan  pabrik  harganya  mahal,  apalagi  dengan  system  kontrol  digital  dan  diciptakan  memiliki  respons lebih  cepat  untuk  kegiatan  belajar  praktikum  dilaborartorium.  pengguna  hanya  perlu  menekan  tombol pada  tombol  angka  pemilih  maka  tegangan  yang  dihasilkan  dari  power  supply  akan  sesuai  kebutuhan pengguna (Muhammad Evanly Nurlana, Agus Murnomo, 2019).
Pengujian ini dilakukan dengan menyiapkan tegangan tertentu yaitu 4,3v, 7v, 8v, 10v dan 12v yang kemudian  dihubungkan  pada  konektor  negatif  (-)  dan  positip  (+)  disesuaikan  dengan  kutub  tegangan keluaran  pada  catu  daya,  dalam  menghubungkan  kutub  harus  dipastikan  jangan  sampai  tertukar  karena dapat mengakibatkan hubungan singkat ( short circuit ). Selanjutnya dilakukan pengukuran sebanyak tujuh kali  pengulangan  dengan  menggunakan  multimeter  analog  dan  multimeter  digital.  Setelah  didapat  nilai tegangan  keluaran  catu  daya  dari  pengukuran  menggunakan  multimeter  digital  dan  multimeter  analog kemudian disesuaikan dengan tegangan keluaran pada panel catu daya. Apabila terdapat perbedaan maka selisih error inilah yang menjadi focus dari penulisan artikel ini. Diagram blok 1 dibawah ini menunjukan system kerja dari catu daya dari proses tegangan masuk dari sumber PLN sampai tegangan keluaran DC dari catu daya.
Gambar 1. Diagram Blok
Pada  gambar  1  menunjukkan  diagram  blok  yang  menggambarkan  alur  kerja  dari  catu  daya  yang merupakan  rangkaian  elektronik  yang  dapat  mengubah  tenganan  AC  ke  tegangan  DC  yang  banyak diperlukan pada peralatan elektronik (Farhan Yanasta Perdana, Edi Rakhman, 2017).
Gambar 2. Catu daya dan rangkaian (sumber: https://www.elektronikabersama.web.id/2012/06/rangkaian-power-supply-24-vdc-3- ampere.html)
Gambar  1  merupakan  gambar  catu  daya  DC  yang  digunakan  sebagai  alat  uji  coba  pengukuran tegangan keluaran dengan menggunakan multimeter digital dan multimeter analog. Pada gambar terdapat tampilan  tegangan  yang  sudah  di  atur  tegangannya  yang  kemudian  diukur  kembali  menggunakan multimeter digital dan multimeter analog guna mendapatkan kepastian nilai tegangan keluaran.
Gambar 3. Transformator/ Trafo
Gambar 4. Rangkaian penyearah gelombang
penuh DC catu daya
Tegangan
Sumber PLN Catu Daya/ Power Supply (inverter AC to DC) Tegangan keluaran DC
Gambar 5. Rangkaian Kapasitor sebagai Penyaring
Gambar 6. Rangkaian Dasar IC Regulator

## Transformator (Transformer/Trafo)
Trafo adalah komponen penting dalam sebuah konversi tegangan yang juga digunakan pada system tenaga  listrik,  Trafo  biasa  digunakan  untuk  mengubah  dan  meneruskan  besaran  listrik  AC  dari  suatu kerangkaian gandengan elektro magnetic sesuai prinsip induksi dengan besar frekuensi yang sama (Enny, 2016), Transformator terdiri dari tiga bagian penting yaitu:
1. Kumparan primer
2. Kumparan Sekunder
3. Inti trafo
Berdasarkan  prinsip  kerjanya  Trafo  Induksi  elektromagnetik  terdiri  dari  dua  bagian  utama  yang  berupa lilitan  yaitu  lilitan  Primer  dan  lilitan  Sekunder.  Lilitan  Primer  sebagai  Input  sedangkan  lilitan  sekunder sebagai Outputnya. Walaupun tegangan AC yang masuk ke trafor sudah diturunkan, namun keluaran dari Trafo masih berupa tegangan bolak-balik (AC) seperti pada gambar 3.

## Rectifier (Penyarah Gelombang)
Komponen  Elektronika  yang  ada  pada  catu  daya  selanjutnya  yaitu rectifier atau  penyearah gelombang  yang  bertugas  mengubah  tegangan  AC  menjadi  tegangan  DC  setelah  keluar  melalui  Trafo (Dionisius  Vidi  Nugraha,  dkk,  2014).  Komponen  tersebut  adalah Dioda.  ada  2  jenis  rangkaian  r ectifier pada  catu  daya  yaitu  Penyearah  Setengah  Gelombang  ( Half  Wave  Rectifier )  yang  hanya  terdiri  dari  1 komponen  Dioda  dan  Penyearah  Gelombang  Penuh  ( Full  Wave  Rectifier )  yang  terdiri  dari  2  atau  4 komponen  dioda  (Dyah  Retno  Palupi,  dkk,  2014).  Pada  penyearah  gelombang  penuh  sinyal  bolak-balik yang  disearahkan  adalah  setengah  periode  positif  dan  setengah  periode  negatif  dari  sinyal  masukan, bentuk gelombang-gelombang keluaran dari  penyearah gelombang penuh (Andi Rosman N. 2017), pada gambar 4 adalah serangkaian komponen yang terdiri dari empat diode.

## Kapasitor (Filter/ Penyaring)
Filter kapasitor dan induktor digunakan sebagai komponen utama, keduanya mempunyai sifat khas yang apabila digunakan bersamaan dengan tepat akan berfungsi menjadi filter atau penyaring yang baik. Kapasitor  mempunyai  kemampuan  untuk  menyimpan  muatan  listrik  (Q),  yang  dinyatakan  dalam Coulomb.  Kemampuan  kapasitor  untuk  menyimpan  muatan  inilah  disebut  dengan  kapasitansi  (C), satuannya ialah Farad (F). Reaktansi suatu kapasitor dengan nilai C Farad (Willy Pindra, dkk, 2020) dapat dilihat pada gambar 5.

## IC Regulator 78XX
Untuk mengetahui nilai besaran tegangan keluaran  pada IC seri 78XX dan 79XX dapat dilihat pada dua angka terakhir serinya. Contohnya IC 7824 adalah IC dengan tegangan positif yang tegangan output 24 V, sedangkan IC 7924 adalah IC dengan tegangan negatif yang tegangan output -24 V. IC Regulator juga dapat digunakan sebagai komponen pembatas tegangan yang akan dialirkan sesuai dengan kebutuhan (Ratna  Dewi,  Maylawati (2019).  Untuk  menghasilkan  Tegangan  DC  dan  Arus  yang  stabil,  diperlukan (pengatur  tegangan)  yang  berfungsi  agar  tegangan  Output  tidak  dipengaruhi  oleh  suhu,  arus  beban  dan
tegangan  masukan  yang  berasal Output  Filter . Voltage  regulator biasanya  merupakan  Dioda  Zener, Transistor atau IC. (Enny, 2016), dapat dilihat pada gambar 6 rangkaian dasar IC regulator.

## Alat Ukur Multimeter
Alat ukur  yang digunakan  adalah multimeter yang sering disebut dengan  multitester atau  dengan istilah  AVOmeter  memiliki  beberapa  bagian  penting  dengan  fungsi  sesuai  dengan  kegunaannya. Multimeter adalah alat ukur standar yang sering dipakai oleh para laboran, pratikan, dan bahkan peneliti (Martias, 2017). Ada dua jenis alat ukur multimeter yaitu:
1. Multimeter analog dan
2. Multimeter digital.
Meskipun  berbeda  namun  hasil  yang  diperolah  haruslah  sama,  keduanya  sering  digunakan  sebagai pembanding  nilai  kepastian  dari  masing-masing  komponen  atau  tegangan  dan  arus  yang  diukur.  Seperti contoh gambar 7

## Gambar 7. Multimeter analog dan digital

## Analisis Data
Hasil pengukuran yang dilakukan dengan mengukur langsung selanjutnya dianalisis dengan cara analisis  statistic deskriptif.  Statistik  deskriptif  yang  dimaksud  ialah  statistik  yang digunakan  untuk menganalisis  hasil  data  dengan  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  hasil  yang  telah terkumpul sebagaimana  mestinya  tanpa  ada  maksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum  atau generalisasi (Leni Masnidar Nasution, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian pengukuran alat catu daya pada laboratorium bertujuan untuk menguji kinerja catu daya yang telah dibuat, menggunakan alat ukur multimeter digital dan multimeter analog untuk melihat akurasi tegangan  keluaran  yang  dihasilkan,  serta  membandingkan  tegangan  keluaran  tersebut.  Hasil  pengujian akurasi  tegangan  keluaran  catu  daya  dalam  penelitian  ini  yaitu  uji  akurasi  tegangan  keluaran  catu  daya tanpa  beban  (Muhammad  Evanly  Nurlana,  Agus  Murnomo,  2019).  Pengujian  tegangan  keluaran  tanpa beban dari  hasil  pengamatan  dan  pengukuran  yang  dilakukan  didapatkan  hasil  bahwa  rata-rata  selisih antara tegangan set pada catu daya 4,3v, 7v, 8v, 10v dan 12v tegangan yang terbaca oleh multimeter (Vset - Vout) pada kondisi tanpa beban dengan tujuh kali pengulangan.
Tabel 1 . Hasil Uji Akurasi Tegangan Keluaran Power Supply DC
tanpa beban menggunakan multimeter analog. Pengulangan ke Tegangan Keluaran V(out) 4,3 volt 7 volt 8 volt 10 volt 12 volt 1 4,30 7,10 8,00 10,02 12,02 2 4,31 7,00 8,01 10,01 12,01 3 4,30 7,00 8,03 10,04 12,01 4 4,32 7,10 8,01 10,03 12,02 5 4,30 7,10 8,00 10,01 12,01 6 4,31 7,10 8,02 10,03 12,01 7 4,30 7,00 8,02 10,02 12,02 Rata-rata 4,31 7,06 8,01 10,02 12,01
Pada  tabel  1  dapat  dilihat  hasil  pengukuran  yang  diperoleh  dengan  selisih  nilai  antara  masing- masing  tegangan  yang  dipilih  sebesar  0,01v  –  0,02v.  dan  nilai  rata-rata  melalui  perhitungan  dengan perbedaan hasil antara sebesar 0,01v – 0,06v.
Tabel 2. Hasil Uji Akurasi Tegangan Keluaran Power Supply DC tanpa beban menggunakan multimeter Digital
Pengulangan ke Tegangan Keluaran V(out) 4,3 volt 7 volt 8 volt 10 volt 12 volt 1 4,31 7,02 8,01 10,00 12,04 2 4,31 7,00 8,00 10,02 12,02 3 4,32 7,01 8,00 10,00 12,03 4 4,32 7,02 8,02 10,03 12,05 5 4,30 7,00 8,02 10,00 12,02 6 4,31 7,00 8,02 10,00 12,02 7 4,30 7,02 8,01 10,00 12,04 Rata-rata 4,31 7,01 8,01 10,01 12,03
Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil pengukuran pada masing-masing tegangan dengan selisi nilai 0,01 –  0,04v,  dan  hasil  perhitungan  rata-rata  pada  tegangan  yang  dihasilkan  melalui  pengukuran  multimeter digital antara 0,01V sampai dengan 0,05V. Pengukuran yang telah dilakukan dan mendapatkan nilai selisi yang dirata-ratakan. Dan dapat diperlihatkan pada grafik seperti pada gambar 8.
Gambar 8. Grafik perbedaan nilai rata-rata yang dihasilkan oleh masing-masing pengukuran
Untuk  hasil  pengukuran  rata-rata  melalui  tabel  4  didapat  bahwa  tegangan  selisih  yang  dihasilkan melalui  pengukuran  multimeter  digital  antara  0,001V  sampai  dengan  0,05V.  Sehingga  hasil  dari  kedua alat ukur tersebut menunjukan bahwa tegangan keluaran dari catu daya sudah menunjukan kesesuai antara tegangan keluaran catu daya dengan pengukuran menggunakan kedua multimeter tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur multimeter digital dan analog dapat disimpulkan bahwa Pengukuran yang dilakukan sebelum praktikum dengan mengukur tegangan keluaran catu daya dapat membantu mendapatkan nilai tegangan yang benar dalam setiap praktikum, pengukuran dengan membandingkan alat ukur sekaligus dapat memberikan hasil pasti nilai tegangan yang dihasilkan oleh catu daya, Diperolehnya hasil perbedaan yang relative kecil sehingga memastikan bahwa catu daya dalam  kondisi  baik.  Praktikum  dapat  dilakukan  dengan  baik  menggunakan  pengukuran  keluaran tegangang catu daya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  saya  sampaikan  kepada  Kemendikbudristek  yang  telah  memberikan kesempatan kepada PLP untuk mengikuti kegiatan magang untuk PLP tahun 2021, Kepala Laboratorium Dasar  Elektronika  dan  Rangkaian  Listrik  Ketua  Jurusan  Teknik  Elektro  Fakultas  Teknik  Universitas Sriwijaya  atas  fasilitas  dan  peralatannya,  dan  kepada  seluruh  pengajar,  mentor  serta  fasilitator  program magang  di  Universitas  Diponegoro  Semarang  yang  telah  memberikan  bimbingan  dalam  penyusunan artikel jurnal.

## DAFTAR PUSTAKA
Imam Saukani, 2020. Pengujian Kinerja Catu Daya DC Type 7015, Integrated Lab Jurnal, Vol. 8. No. 1, tahun 2020, hal:17-24, ISSN: 2339-0905 (Print), ISSN: 2655-3643 (Online).
Ahmad  Abu  Hamid,  2011. Makalah  pengabdian  kepada  masyarakat,  sistem  manajemen  laboratorium mipa.  Makalah  diseminarkan  dalam  pendidikan  dan  pelatihan  manajemen  pengelolaan
4.31 7.06 8.01 10.02 12.01 4.31 7.01 8.01 10.01 12.03 0 2 4 6 8 10 12 14 -1 1 3 5 7 9 11 13 0 1 2 3 4 5 6 Te ga nga n ya ng Dipil ih Tegangan yang Dihasilkan Rata-Rata Hasil Pengukuran
Rata-rata Multimeter Analog
Rata-rata Multimeter Digital
laboratorium  IPA  SMP/MTS  bagi  pengelola  laboratorium,  Jurusan  Pendidikan  Fisika  FMIPA UNY.
Ely  P.  Sitohang,  Dringhuzen  J.  Mamahit,  Novi  S.  Tulung  ,  2018. Rancang  Bangun  Catu  daya  DC Menggunakan  Mikrokontroler  ATmega  8535,  Jurnal  Teknik  Elektro  dan  Komputer  Vol.  7  No.2, tahun 2018, hal: 135-142, ISSN : 2301-8402.
Lancar Siahaan, 2019. Jurnal Teknologi Energi dua, Volume VIII .
Bushra  Hamid,  dkk,  2016, Pengembangan  Catu  daya  Presisi  Display  Digital  Untuk  Praktikum  Fisika Listrik Dinamis, Jurnal Sains dan Teknologi Vol 8, no.2 tahun 2016,hal: 193-202, ISSN:2085-8019 (print), ISSN: 2580-278x (Online)
Makasenggehe,  Nolvensius  CH,  2012.  Erancangan power  supplay  digital  berbasis  mikrokontroler menggunakan keypad sebagai pemilih tegangan, Jurnal Teknik Elektro dan Komputer, Vol. 1, no. 1, tahun 2012, hal:1-6, ISSN: 2301-8402 (print), ISSN: 2685-368x (Online).
Muhammad  Evanly  Nurlana,  Agus  Murnomo.  2019. Pembuatan  Power  Supply  dengan  Tegangan Keluaran Variabel Menggunakan Keypad Berbasis Arduino Uno. Jurnal Edu lektrika Vol. 8. No. 2, tahun 2019, hal 53-59, ISSN:2252-7095 (Print), ISSN: 2723-5602 (Online).
Rifaldi  Yanis,  Dringhuzen  J. Mamahit,  Elia Kendek  Allo,  Sherwin  R.U.A.  Sompie.  2013, Perancangan Catu daya Berbasis Up-Down Binary Counter Dengan 32 Keluaran, E-Jurnal Teknik Elektro dan Komputer, Vol.2, No.1, Tahun 2013, hal: 1-12, ISSN:2301-8402(Print), ISSN:2685-368x(Online).
Farhan  Yanasta  Perdana,  Edi  Rakhman,  2017. Sistem  Monitoring  untuk  Catu  Daya  Berbasis  Aplikasi Mobile,  Industrial  Research  Workshop  and  Nationa  Seminar,  Vol.8,  Tahun  2017,  hal:  634-638, ISBN: 978-979-3541-55-6 Enny,  2016. Optimalisasi  Penggunaan  Alat  Praktikum  Power  Supply  Switching  dengan Menggunakan Topologi Half Bridge Konverter sebagai Alat Bantu
Praktikum Elektronika Analog. Ejournal Undip, Vol.12, No.1, Tahun 2018, hal: 1-8, ISSN: 1858- 2907 (Print), ISSN: 2549-9130(Online).
Dyah Retno Palupi, Rudy Yuwono, Ali Mustopa, 2014. Perancangan Dan Analisis Rangkaian Rectifier Pada  Rectenna  Menggunakan  Antena  Televisi , Jurnal  Mahasiswa  Teknik  Elektro  Universitas Brawijaya, Vol. 2, No. 6, tahun 2014, hal: 1-8.
Dionisius  Vidi  Nugraha,  dkk,  2014. Analisis  Inverter  Dual  Resonan  Sebagai  Catu  Daya  Lampu  LED, Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, Vol. 2, No. 4, tahun 2013, hal:967-974, ISSN: 2302-9927.
Andi Rosman N. 2017. Perancangan Power Supply 4.5 Dan 11.5 Volt
Menggunakan Rangkaian Regulator Zener Follower, Indonesian Jurnal of Fundamental  Sciences, Vol. 3, No.1, tahun 2017, hal: 55-59, ISSN: 2621-671x (Print), ISSN: 2621-6728 (Online).
Willy Pindra 1, Deddy Suryadi, Ayong Hiendro, 2020. Analisis DC Line Filter Pada Catu daya, Jurnal Teknik  Elektro  Universitas  Tanjun  Pura. Vol  2,  No  1,  tahun  2020,  hal:  1-8,  ISSN:  1858-1463 (Print), ISSN: 2580-6807 (Online).
Ratna Dewi, Maylawati. 2019. S imulasi Manuver Load Break Switch Three Ways Rumah Sakit Margono untuk  Supply  Pelanggan  Vip  dengan  Monitoring  Vt  Scada  Berbasis  Arduino  Mega  2560. Eprin.undip.ac.id, tahun 2019.
Martias,  2017. Penerapan  Dan  Penggunaan  Alat  Ukur  Multimeter  Pada  Pengukuran  Komponen Elektronika,  Konferensi  Ilmu  Sosial  dan  Teknologi,  Konferensi  Nasional  Ilmu  Sosial  dan Teknologi, Vol.1, No.1, tahun 2017, hal:222-226, ISBN:978-602-61242-0-3.
Leni Masnidar Nasution, 2017. Statistik Deskriptif, Jurnal Hikmah, Vol. 14, No.1, tahun 2017, hal: 49-55, ISSN:1829-8419