url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti

## PEMBUATAN PERANGKAT NEGATIVE PRESSURE ROOM PORTABLE UNTUK KLINIK CENTRAL MEDIKA CIWASTRA BANDUNG
Sutisna Abdul Rahman 1 , Roy Chaidir 2 , Dedy Sudarmadi 3 1,2 Fakultas Teknik, Universitas Langlangbuana
1 sutisnaar@gmail.com
2 roychaidir@gmail.com
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Langlangbuana
3 dedy.trowulan@gmail.com

## Abstract
The development and implementation of a negative pressure room portable in this community service are design to increase protection for medical personnel on the field or for the officer who has required having contact with a patient who has symptoms. This device functioned as an airflow regulator in the portable room and creates a negative pressure environment. It also supplies air from the room to the patient area by drawing air using air suction. The inhaled air  (including  the  air/droplets  exhaled  by  the  patient)  is  then  channelled  through  several stages, namely the HEPA filter, the ultraviolet channel, and the ozone channel before being released  into  the  room.  This activity  in  the  field  is expected  to  minimize  the  spread  through droplets or breaths from the patient. This implementation of this portable negative pressure room device happened to the Central Medika Clinic in Bandung.
Keywords: Covid 19,Negative Pressure Room, Portable

## Abstrak
Pembuatan  perangkat  negative  pressure  room  portable  yang  dibuat  pada  pengabdian  ini bertujuan  untuk  menambah  perlindungan  terhadap  petugas  medis  yang  sedang  bertugas terutama  pada  saat  petugas  diharuskan  berhubungan  dengan  pasien  yang  memiliki  gejala. Alat  ini  berfungsi  untuk  mengatur  arah  aliran  udara  untuk  menciptakan  lingkungan bertekanan negatif dan memasok udara dari ruangan ke area pasien dengan menarik udara menggunakan  penghisap  udara.  Udara  yang  terhisap  (termasuk  udara/tetesan  yang dihembuskan oleh pasien) kemudian disalurkan melewati beberapa tahap yaitu filter HEPA, saluran  ultra  violet  dan  saluran  ozon  sebelum  akhirnya  dilepaskan  ke  dalam  ruangan. Penggunaan  alat  ini  diharapkan  dapat  meminimalisasi  penyebaran  melalui  tetesan  atau hembusan nafas pasien. Pembuatan perangkat negative pressure room portable diaplikasikan pada Klinik Central Medika Bandung.  .
Kata kunci: Covid 19,Negative Pressure Room, Portable

## PENDAHULUAN
Naiknya angka penderita virus Covid 19 di  Indonesia  pada  umumnya  dan  daerah Bandung  pada  khususnya  mengakibatkan tingginya angka resiko keamanan bagi para pekerja yang berhubungan dengan pelayanan  masyarakat  termasuk  pelayanan kesehatan (Damarjati, 2020). Data dari CNN Indonesia pada 10 mei 2020, angka kematian penderita  Covid  19  di  dunia  mencapai 277.127  ribu  dari  4.001.437  kasus  di  195 negara (6.9%) (bir, 2020).
Pada bidang kesehatan pada khususnya,
terdapat  kondisi  dimana  petugas  kesehatan diharuskan untuk berinteraksi dengan pasien pada  setiap  sesi  pertemuan.  Untuk  itu dibutuhkan  fasilitas  berupa  alat  pelindung diri  (APD)  yang  memadai  bagi  setiap petugas  medis.  Saat  ini  secara  umum kebutuhan  APD  di  banyak  tempat  di Indonesia  masih  belum  tercukupi  terutama pada  fasilitas  medis  berskala  kecil  seperti puskesmas,  klinik  ataupun  dokter  praktek mandiri  (Aji  &  Persada,  2020).  Hal  ini menambah risiko keamanan kerja bagi para petugas  medis  sehingga  banyak  petugas
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
medis  yang  mengaku  takut  apabila  harus berinteraksi langsung dengan pasien terutama  pasien  yang  menunjukkan  gejala terinfeksi virus.
Masalah  lain  yang  timbul  dari  kondisi pandemik adalah adanya ketidak nyamanan dari para petugas  medis saat  sedang  berada di  ruang  tugas  dikarenakan  sifat  penularan dari  virus  corona  itu  sendiri.  Salah  satu media  penularan  virus  corona  adalah percikan  dari  nafas  penderita  atau  orang yang terinfeksi. Hal ini mengakibatkan virus tidak  menular  langsung  melalui  udara melainkan melalui transmisi cairan (droplets)  dan  permukaan  yang  tersentuh oleh  cairan  (Lu  et  al.,  2020).  Namun  data dari  CDC  (Centers  for  Disease  Salah  satu upaya menghentikan rantai penyebaran virus corona (Covid-19) adalah dengan
melakukan  isolasi  mandiri  bagi  orang  sakit yang terdiagnosa reaktif Covid-19 dan orang berpotensi menjadi carrier (Services, 2003 , Page  last  reviewed:  July  22,  2019). Permasalahan  ketika  seseorang  melakukan isolasi  mandiri  dalam  ruangan  isolasi  yang memiliki sirkulasi udara buruk, maka dapat menyebabkan  penyebaran  penyakit  kepada orang  yang  sehat,  oleh  karena  itu  udara  di dalam  ruangan  harus  bersirkulasi  dengan baik. Udara dari ruangan tidak boleh dengan sembarangan  disirkulasikan  karena  udara tidak  sehat  tersebut  dapat  menyebar  ke ruangan  lainnya  yang  seharusnya  steril. Udara  dalam  ruangan  isolasi  mandiri  harus mengalir  melalui  exhaust  grill  yang ditentukan  sebelumnya  dan  udara  harus diperhatikan  agar  tidak  bocor  dari  sela-sela pintu  maupun  jendela.  Ruangan  ini  disebut sebagai Ruangan Negative Pressure. Ruangan  Negative  Pressure  merupakan ruangan  yang  didesain  sedemikian  rupa sehingga tekanan udara di ruangan itu lebih rendah dibandingkan  dengan  tekanan  udara di  lingkungan  sekitarnya,  dengan  demikian maka  udara  pada  ruangan  tersebut  tidak dapat  keluar  ke  ruang  lain  melalui  bukaan atau  celah  pintu.  Hal  ini  untuk  mencegah penyebaran  bakteri  atau  virus.  Maka  untuk mencapai  hal  ini,  kapasitas  udara  yang keluar  dari  ruangan  itu  harus  lebih  besar dibandingkan  dengan  kapasitas  udara  yang
masuk  ke  dalam  ruangan.  Selain  itu,  udara yang keluar dari ruangan tersebut pun tidak boleh  dibuang  begitu  saja  ke  lingkungan teatpi  akan  dibuang  kembali  dengan mengalami  beberapa  proses  filtrasi  terlebih dahulu.  Proses  filtrasi  dapat  menggunakan HEPA  filter  dan  filter  karbon.  Tujuan  dari pemasangan HEPA filter tersebut agar virus, bakteri,  atau  partikel  jahat  lainnya  pada ruangan  tersebut  tidak  menyebar  ke lingkungan sekitar.
Control  and  Prefention)  menunjukan bahwa  droplets dalam  ukuran  kecil  mampu bertahan dalam udara bebas dan bersirkulasi di  udara  dalam  radius  >  1  meter.  Hal  ini mengakibatkan  secara  teoritis  penderita covid masih dapat menularkan virus kepada orang  yang  berada  di  sekitarnya  dalam waktu dan radius tertentu.
Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan  dan  menerapkan  salah  satu rancangan  produk  Jurusan  Teknik  Elektro Universitas Langlangbuana
untuk digunakan  pada  salah  satu  klinik  atau fasilitas  kesehatan  yang  ada  di  Bandung sehingga  dapat  membantu  pelaksanaan pelayanan kesehatan pada fasilitas tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan terdiri atas perancangan,  proses  pengerjaan,  pengujian dan implementasi di lapangan.

## METODE
Dari hasil hasil evaluasi yang dilakukan tim  pada  mitra  yaitu  klinik  central  medika ditemukan  beberapa  permasalahan  sebagai berikut :
a. Mitra  sudah  menerapkan  protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan harian pada klinik.
b. Mitra  belum  memiliki  perangkat pelindung kesehatan yang memadai untuk melindungi petugas kesehatan dalam menghadapi pandemi.
Berdasarkan  poin  tersebut  maka  klinik dapat dijadikan mitra untuk pembuatan alat negative  pressure  room  portable  sehingga dapat  membantu  petugas  medis  dalam pelaksanaan  kegiatan  terutama  selama pandemi masih berlangsung.
Pelaksanaan  kegiatan  ini  dilakukan melalui perancangan dan realisasi perangkat
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
portable negative pressure room yang dapat digunakan pada pasien di ruang pemeriksaan,  ruang  gawat  darurat  ataupun rawat  inap.  Adapun  urutan  kegiatan  yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Tahap perancangan, berisi pembelajaran  mengenai  materi  dan literatur, pemilihan komponen yang akan digunakan, pemesanan komponen.
b. Proses  pengerjaan  dan  perakitan, berisi  kegiatan  pengerjaan  produk oleh dosen dibantu mahasiswa.
c. Uji  coba,  berisi  kegiatan  uji  coba hasil  perakitan  berdasarkan  fungsi produk.
d. Instalasi, meliputi pembuatan manual pemakaian produk, kegiatan pengiriman produk, dan dokumentasi  pemakaian  produk pada mitra. Adapun  rancangan  dari  alat  dibuat terdiri dari beberapa bagian berikut:
1. HEPA Filter
HEPA ( High Efficiency Particulate Air ) adalah  jenis  filter  udara  mekanis  yang bekerja dengan menyaring debu, virus, bulu hewan,  dan  lainnya  yang  terdapat  dalam udara. HEPA Filter tersebut dapat membantu  menjaga  kemurnian  udara.
HEPA  filter  disebut  sebagai  penyaring partikel  yang  kuat,  dan  mampu  menyaring partikel  ukuran  0.1  mikron.  dalam  sistem HVAC (Heating Ventilating Air Conditioning),  udara  yang  ada  dalam  suatu ruangan  biasanya  akan  disaring  melalui prefilter  melalui  medium  filter,  baru kemudian disaring lagi melalui HEPA filter.
2. Generator Ozon
Generator  Ozon  adalah  alat  yg  dapat mengubah Oksigen (O2) menjadi Trioksigen (O3).  Dengan  sifat  bawaannya  tersebut, ozon  generator  dapat  menetralisir  dan mengurai  CO,  Ammonium,  Sulfat,  Metana serta berbagai macam unsur berbahaya lain. Sehingga beberapa bidang industri kemudian  memanfaatkan  daya  oksidasi ini.Manfaat lain yang tak kalah penting dari generator  ozon  adalah  kemampuannya membunuh  kuman,  bakteri  dan  virus. Kemampuan inilah yang kemudian
membuat  generator  ozon  juga  banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan medis.
Sekarang  ini  generator  ozon  banyak digunakan untuk pencegahan virus covid19. Aplikasi dan penggunaan generator ozon ini bukan  langsung  dipaparkan  pada  manusia, melainkan  untuk  mensterilisasi  ruangan  yg kemudian  dipakai  untuk  beraktivitas  pada manusia.  Pada  pencegahan  covid  19, generator ozon ini dapat ddigunakan dengan mensterilisasi  ruangan,  terutama  ruangan publik yg banyak digunakan oleh kebanyakan orang sehingga besar kemungkinan dapat menekan angka meningkatnya penularan antar manusia.Selain itu generator ozon merupakan  disinfektan  terbaik  karena  tidak berupa cairan dan tidak meninggalkan residu melainkan berupa gas yg jangkauannya bisa lebih luas.
3. Lampu UV
Sinar  Ultra-Violet  (UV)  tidak  terlihat
oleh mata manusia dan dibagi menjadi UV- A,  UV-B,  dan  UV-C.  UV-C  ditemukan dalam  kisaran  100-280  nm.  UV-C  dapaat membasmi kuman (germicidal)
dimaksimalkan pada 265 nm dengan reduksi di kedua sisi. Lampu UV-C tekanan rendah memiliki emisi utama pada 254 nm di mana aksi pada DNA adalah 85% dari nilai puncak dan 80% pada kurva IES. Akibatnya, lampu UV-C  sterilisasi  sangat  efektif  dalam memecah DNA mikroorganisme. Ini berarti mereka  tidak  dapat  mereplikasi  dan menyebabkan  penyakit.  Resistensi  efektif mikroorganisme  terhadap  sinar  UV  sangat bervariasi.  Selain  itu,  lingkungan  dari mikroorganisme
tertentu sangat
mempengaruhi dosis radiasi yang diperlukan untuk melawannya.
Adapun cara kerja kerja neative pressure adalah dengan menghisap udara kotor yang berada di ruang pasien tersebut, lalu udara di alirkan ke tabung Sterilisasi. pada sterilisasi tahap pertama, udasra di sterilisasi menggunakan  sinar  uvc,  lalu  di  filter menggunakan  hepa  filter  dengan  ukuran kepadatan  sebesar  0,1  micron.  Setelah sterilisasi tahap pertama, lalu udara dialirkan ke proses sterilisasi tahap 2. pada sterilisasi tahap  2  udara  disterilisasi  menggunakan
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
ozon, setelah di sterilisasi dengan ozon udara kembali  difilter  menggunakan  hepafilter dengan ukuran kepadatan berkisar 1 micron, sebelum  udara  akhirnya  keluar  dari  ruang tersebut.
Negative  pressure  adalah  teknik  isolasi yang digunakan untuk mencegah kontaminasi silang dari pasien satu ke pasien lainnya. untuk menghasilkan tekanan negative  pada  suatu  ruangan,  digunakalah ventilasi dengan tambahan exhaust fan. Lalu udara yang dihisap oleh exhaust fan, dialiri ke  tabung    filtrasi.  Dimana  tabung  tersebut berfungsi untuk menyaring bacteri dan virus lalu  mendeaktifkannya  sebelum  udara  di aliri keluar ruangan tersebut.
4. Proses Filtrasi dan pendeaktifan menggunakan UVC
Pada  tabung  filtrasi  ada  2  tahap  filtrasi dan  pendeaktifan  bakteri  atau  virus,  tahap pertama  udara  yg  mengalir  disaring menggunakan hepa filter dengan ukuran 0.1 micron  dan  di  deaktifkan  menggunakan sinar  UVC.  Namun  pada  tahap  2  udara disaring  menggunakan  hepa  filter  dengan ukuran  1  micron  dan  di  deaktifkan menggunakan ozonisasi. Serangkaian proses diatas ini merupakan proses untuk mencegah penularan kepasien lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengabdian  masyarakat  ini  diadakan untuk  membantu  kegiatan  kesehatan  pada klinik  centra  Medika  Ciwastra  Bandung. Kegiatan  ini  dilakukan  pada  tanggal  30 Desember 2020 oleh tim pelaksana.
Gambar1. Klinik Centra Medika Ciwastra Bandung
Gambar 2. Tim pelaksana dan Dokter saat serah terima
Pada  gambar  3  dapat  dilihat  blok diagram  kinarja  alat  secara  umum  dimana alur  udara  kotor  yang  ada  disekitar  passien di  sterilisasi  dengan  UVC  dan  dilakukan tahap sterilisasi agar udara menjadi bersih.
Gambar3. Blok kerja Alat
Adapun  hasil  realisasi  dari  perangkat yang dibuat dapat dilihat pada gambar 4.
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
Gambar 4. Realisasi alat dan hasil pemasangan pada mitra
Pada  gambar  4  terlihat  bahwa  alat dipasang  pada  tempat  tidur  pemeriksaan pasien sesuai permintaan mitra pada fasilitas dokter umum. Pada prakteknya alat ini dapat dpindahkan  dan  digunakan  dengan  kondisi lain, misalnya dengan kondisi pasien dalam keadaan duduk.

## KESIMPULAN
Pada  kegiatan  ini  tim  pelaksana  kegiatan pengabdian masyarakat telah melakukan pemasangan  atau  instalasi  1  unit  alat negative  pressure  room  portable  pada klinik  central  medika  Bandung  pada tanggal  30  Desember  2020  dan  telah mendapat respon yang baik dari mitra.

## REFERENSI
Aji,  M.R.  &  Persada,  S.,  2020. idi-sebut- tenaga-medis-di-puskesmas-masih- kekurangan-apd .  [Online]  Available at: https://nasional.tempo.co/read/1333855 /idi-sebut-tenaga-medis-di-puskesmas- masih-kekurangan-apd [Accessed  11 May 2020]. bir, 2020. https://www.cnnindonesia.comangka- kematian-akibat-corona-tembus-277- ribu-kasus-di-dunia . [Online] Available at: https://www.cnnindonesia.com/internas ional/20200510074559-134- 501705/angka-kematian-akibat-corona- tembus-277-ribu-kasus-di-dunia [Accessed 11 May 2020]. Damarjati,  D.,  2020. data-corona-terkait- indonesia-10-mei-2020-per-pukul- 1600-wib . [Online] Available at: https://news.detik.com/berita/d- 5009335/data-corona-terkait-indonesia- 10-mei-2020-per-pukul-1600-wib [Accessed 11 May 2020]. Lu,  J.  et  al.,  2020.  COVID-19  Outbreak Associated  with  Air  Conditioning  in Restaurant,  Guangzhou,  China,  2020. Emerging Infectious Desease Journal . Services, U.S.D.o.H.&.H.,  2003  ,  Page  last reviewed: July 22, 2019. Guidelines for
Environmental  Infection  Control  in Health-Care Facilities (2003) . [Online] Available at: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/g uidelines/environmental/background/air .html#c2c [Accessed 11 May 2020].