## PENENTUAN WAKTU TEMPUH KAPSUL HYDRAULIC RABBIT SYSTEM JALUR 2 (JBB 02) DI REAKTOR RSG-GAS
Sutrisno, Sunarko dan Elisabeth Ratnawati

## ABSTRAK
PENENTUAN  WAKTU TEMPUH KAPSUL HYDRAULIC RABBIT SYSTEM JALUR 2 (JBB 02)  DI  REAKTOR  RSG-GAS. Fasilitas  iradiasi Rabbit  System merupakan  fasilitas  iradiasi  yang digunakan  untuk  penelitian  aktivasi  neutron 1) .  Ada  dua  jenis Rabbit  System ,  yaitu  4  buah hydraulic rabbit system (JBB01-JBB04) dengan media pengiriman berupa air bebas mineral dan Rabbit System Pneumatik  (JBB  05) . Waktu  tempuh  pengiriman  dan  pemulangan  kapsul  pada  fasilitas hydraulic rabbit  system tergantung  dengan  besaran  laju  alir  yang  terpantau  pada  instrumen  pengukuran  aliran . pada saat ini waktu tempuh pengiriman kapsul dari isotope cell ke posisi iradiasi telah ditetapkan oleh bagian  keteknikan  sebesar  46  detik  ternyata  tidak  memenuhi  kebutuhan  operasional rabbit  system , Tujuan  dari  penulisan  makalah  ini  adalah  untuk  mengetahui  waktu  tempuh  kapsul  pada  fasilitas hydraulic rabbit RS 2, untuk mengetahui waktu tempuh tersebut perlu dilakukan pengamatan laju alir yang  variatif  dengan  membuka  katup  (JBB02  AA007),  sehingga  waktu  pengiriman  maupun pemulangan  kapsul  pada  fasilitas hydraulic  rabbit  system dapat  diketahui.  Dari  pengamatan  yang dilakukan  didapatkan  hasil  waktu  tempuh  pengiriman  kapsul polyethylene  (PE) dari isotope  cell ke posisi  iradiasi  sesuai  persamaan  grafik  Y=57,67  e -0,139.x ,  untuk  kapsul  Aluminium  (Al)  sesuai persamaan grafik Y= 68,178 e -0,189.x , sedangkan waktu tempuh pemulangan kapsul poly ethelene (PE) dari  posisi  iradiasi  ke isotope  cell sesuai  persamaan  grafik  Y=56,459  e -13.x ,  untuk  kapsul  Al  sesuai persamaan  grafik  Y=  65,51 e-183.x ,  sehingga  hasil  ini  dapat  digunakan  sebagai  acuan  untuk menentukan waktu tempuh yang diinginkan oleh operator.
Kata kunci: kapsul, rabbit system hidrolik

## ABSTRACT
DETERMINATION  OF  TRAVEL  TIME  CAPSULES  HYDRAULIC  RABBIT  SYSTEM CHANNEL 2     (JBB 02) AT THE G.A.SIWABESSY REACTOR . Rabbit System is an irradiation facilities used for research on neutron activation. There are two types of Rabbit Systems including 4 pieces  Rabbit  Hydraulic  Systems  (JBB01  -  JBB04)  and  Rabbit  Pneumatic  Systems  (JBB  05). Irradiation facility of hydraulic rabbit system is irradiation facility with media delivery in the form of capsules.  Travel  time  delivery  and  the  return  capsule  in  hydraulic  rabbit  system  facility  depends on the  magnitude  of  the  observed  flow  rate  on  flow  measurement  instruments  for  water  circulation.  To determine the travel time should be observed flow rates varied by opening the valve (JBB02 AA007), so  the  delivery  time  and  the  return  capsule  in  the  rabbit  facility  hydraulic  system  can  be  known. Observations made from the results obtained travel time capsule delivery poly ethylene ( PE ) of the isotope cell to irradiation position appropriate to the graph Y=57,67 e -0,139.x , for capsules Aluminum ( Al ) appropriate graph Y= 68,178 e -0,189.x , while the travel time of the return capsule  poly ethylene ( PE ) from the irradiation position to the  isotope cell appropriate graph Y=56,459 e -13.x , for capsules Al appropriate graph Y= 65,51 e-183.x this result can be used as a reference for determining the travel time desired by the operator .
Key words: capsule, hydraulic rabbit system

## PENDAHULUAN
Pusat  Reaktor  Serba  Guna  (PRSG) merupakan  struktur  organisasi  yang  mengemban tugas  mengelola  dan  mengoperasikan  reaktor RSG-GAS  dengan  selamat.  PRSG  juga  bertugas mempromosikan, mengelola dan mengembangkan  fasilitas  iradiasi  di  reaktor RSG-GAS. Fasilitas iradiasi Rabbit System
merupakan  fasilitas  iradiasi  yang  digunakan untuk  produksi  radioisotop  dan  penelitian analisis  aktivasi  neutron.  Ada  dua  jenis Rabbit System ,  yaitu Hydraulic  Rabbit System dan Pneumatic  Rabbit  System.  Hydraulic  Rabbit System menggunakan air sebagai media pengangkut kapsul iradiasi, sedangkan Pneumatic  Rabbit  System menggunakan  gas nitrogen. Di samping sebagai media pengangkut, air  dan  nitrogen  tersebut  berfungsi  sebagai pendingin  kapsul  selama  iradiasi  berlangsung. Fasilitas  iradiasi  tersebut  dapat  digunakan  untuk iradiasi  sampel  dengan  waktu  singkat  (beberapa detik) sampai waktu relatif panjang (4-6 jam).
Pada  saat  ini  waktu  tempuh  pengiriman kapsul  yang  telah  ditetapkan  oleh  bagian keteknikan  sebesar  46  detik  ternyata  tidak  bisa memenuhi  kebutuhan  operasional rabbit  system sehingga  pengukuran  waktu  tempuh  tersebut kapsul perlu dilakukan. Waktu tempuh pengiriman dan pemulangan kapsul pada fasilitas hydraulic  rabbit tergantung  dengan  besaran  laju alir  yang  terpantau  pada  instrumen  pengukuran aliran . Tujuan dari penulisan  makalah ini adalah untuk  mengetahui  waktu  tempuh  kapsul  pada fasilitas hydraulic rabbit RS 2. Untuk mengetahui  waktu  tempuh  pengiriman  dan pemulangan  kapsul  dilakukan  dengan  membuka katup JBB02 AA007 yaitu katup sebelum masuk pompa  (Gambar  1)  secara  bervariasi,  maka waktu  pengiriman  dan  pemulangan  kapsul melalui  rangkain hydraulic  rabbit  system dapat diketahui  sehingga  dapat  digunakan  sebagai acuan oleh operator.

## DESKRIPSI SISTEM
Fasilitas Iradiasi di Rabbit System 2)
Rabbit  system adalah  salah  satu  fasilitas iradiasi yang terletak di area reflektor Berrylium yang  digunakan  untuk  produksi  radioisotop  dan analisis  aktivasi  neutron.  Fasilitas Rabbit terdiri dari sistem hidrolik dan sistem pnumatik. Sistem hidrolik menggunakan  air  sebagai media pengangkut  kapsul  iradiasi,  sedangkan  pnumatik menggunakan  gas  nitrogen.  Reaktor  RSG-GAS memiliki  4  buah  sistem  hidrolik  dan  satu  sistem pnumatik.  Sistem  pnumatik  hanya  mempunyai satu  pipa  saluran  dengan  diameter  20  mm. Disamping  sebagai  media  pengangkut,  air  dan gas  nitrogen  berfungsi  juga  sebagai  pendingin kapsul  selama  iradiasi  berlangsung.  Isotop  yang mempunyai umur paruh pendek dapat menggunakan sistem
pnumatik dengan
kemampuan  melakukan  pengiriman  kapsul  lebih cepat  dari  pada  sistem  hidrolik.  Sistem  hidrolik dan pnumatik dapat dioperasikan secara bersama-sama  dalam  waktu  yang  bersamaan sehingga  dapat  mengiradiasi  beberapa  cuplikan sekaligus.
Sistem rabbit pada dasarnya terdiri atas:
- Stasiun iradiasi
- Tabung/pipa pengalir
- Stasiun pengiriman dan penerimaan
- Elektronik,  instrumentasi  dan  sistem control

## Stasiun Iradiasi
Masing-masing  stasiun  iradiasi rabbit system dipasang dalam elemen  grid teras reaktor yang  saling  terpisah.  Stasiun  iradiasi  dipasang dengan memakai suatu pasak berdiameter 30 mm pada ujung bawah stasiun iradiasi.
Suatu  penyangga  tetap  x,y,z  terdapat  di atas  elemen rabbit  system ,  memegang  posisi iradiasi.  Di  dalam  elemen rabbit  system ,  pipa pengirim  didinginkan  oleh  sistem  pendingin reaktor.    Di  samping  itu rabbit  system juga didinginkan oleh media pengangkut.

## Tabung/Pipa Pengalir
Dimulai  dari  posisi  teras,  pipa  pengirim dan  pipa  penerima  (berikut  jalur  penampil tekanan untuk rabbit system hidrolik) mula-mula naik  setinggi  +5300  mm  melalui  kolam  reaktor. Kemudian  mendatar  dengan  sudut  kemiringan kecil  (20°)  ke  tepi  kolam.  Selanjutnya  naik kembali secara vertikal (+10830 mm), menuju ke saluran sistem rabbit melalui suatu belokan.
Pada tepi kolam, seluruh pipa dijaga oleh peralatan  pemegang,  sebelah  bawah  sebagai penyangga x,y,z dan pada bagian atas penyangga x,y.  Di  antara  penyangga  tetap  dan  penyangga bagian  bawah  di  kolam  reaktor,  suatu spacer (pengatur  jarak)  menjaga  agar  pipa  tidak  saling berbenturan apabila terjadi goncangan.
Suatu shielding  bell baja  disediakan  di dekat tepi kolam reaktor dimana pipa keluar dari air  kolam.  Dua  peralatan  penyangga  berikutnya dipasang  pada  level  +13000mm.  Pipa  pengirim sistem  rabbit  hidrolik  melalui  belokan  –S  (leher angsa)  dari  lorong rabbit  system (level  +13000 mm)  ke  pipa  penetrasi  pada  persambungan lorong rabbit system level  +13000 mm  ke ruang 0627 pada level +8000 mm, dan pipa pengembali ke  pipa  penetrasi  melalui degasifying  box .
Pengukur  tingkat  air,  pengukur  tekanan,  dan pengukur suhu diletakkan dalam degasifying box . Pipa  dan degasifying box dalam  lorong  sistem rabbit  dilindungi  oleh  lempengan  baja.  Ujung akhir  pipa  pengiriman  terletak  di  stasiun Dispatching dan Receiving ,  pipa  penerima berakhir di katup persilangan di atas isotope cell .

## Stasiun pengiriman dan penerimaan
Stasiun  ini  berada  di isotope  cell terdiri dari  suatu  wadah  dengan drum yang  dapat diputar  sesuai  dengan  posisi  operasi  yang diinginkan. Drum diputar secara manual menggunakan manipulator.
Stasiun Dispatching and Receiving Hydraulic Rabbit system terdiri dari empat posisi :
1. Stasiun Sending/Receiving
2. Posisi Rabbit Drying
3. Posisi Charge/Discharge

## 4. Posisi Ventilation
Kapsul  rabbit  dapat  dikeluarkan  dari posisi charge/discharge baik  oleh  manipulator ataupun  dapat  turun  ke  bawah.  Perpindahan posisi  selanjutnya  oleh  operasi  pengungkit manipulator dimungkinkan dengan urutan operasi.
Elektronik, instrumentasi dan sistem control
Kelima  sistem  rabbit  dapat  dioperasikan secara independent dan bersama-sama (simultan).

## Hydraulic Rabbit system
Sistem  Pompa  (JBB02  AP01)  dipasang pada  satu  dinding  diruang  0626  diletakan  pada suatu  kerangka  baja  berikut  tangki.  Diruang  ini pula terdapat saluran air yang terpisah disambungkan ke masing-masing pompa. Kolom filter terdiri dari filter mekanis,penukar  ion  dan resin  traps, diletakan dibawah  pompa.  Penukar  ion  diselubungi  oleh timbal  setebal  50  mm.  Sekitar  4%  dari  aliran sirkuit  utama  mengalir  ke  kolam  filter.  Pipa tekanan  dan  pipa  penyedot  sistem  ini  dipasang dibawah  langit-langit  ruang  0626  dan  melalui dinding  berpelindung  baja,  masuk  ruang  0627. Ujung akhir pipa tekanan pada katup persilangan, sedangkan pipa penghisap disambungkan ke Delay Box .
Kegunaan Delay Box ialah untuk menjamin  air  dari  stasiun  iradiasi  mengalir melalui shielding  zone sekurang-kurang  nya  85 detik sebelum akhirnya dikeluarkan dari dinding berpelindung  ( shielding  wall) .  Arah  aliran  air diatur  oleh  empat  buah  katup  selenoid  yang disambungkan ke katup persilangan.
Alat  pengukur  laju  alir (flow  meter) hydrolic  rabbit  system  2 (JBB02)  dipasang  pada ruang  0626  setelah  pompa  JBB02  AP01  dan  di atas  katup  JBB02  AA012  seperti  terlihat  pada Gambar  1,  dan  rancangan  dasar hydrolic  rabbit system seperti terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rancangan dasar Hydrolic Rabbit system adalah sebagai berikut
Kuantitas 4 Sistem Dimensi Tabung Pengirim Diameter dalam sekitar 36 mm Media pengirim dan media pendingin Air Stasiun Dispatching dan Receiving Berikut saluran yang saling bersesuaian dan evakuasi rabbit kering Perlengkapan pengindikasian (Instrumen penampil) Indikator apakah rabbit terdapat di stasiun Dispatching dan Receiving indikator apakah rabbit dalam elemen penyumbat Material pipa pengalir Pipa pengirim dan pengembali di dalam dan di luar kolam AlMg3 Tekanan kerja Tekanan sekeliling Kecepatan pemindah Sekitar 0,6 m/detik Material rabbit Plastik Waktu tinggal minimum yang diatur dari indikator posisi “rabbit dalam posisi iradiasi” untuk melakukan perpindahan kembali 0,2 detik Kecepatan media pendingin dengan temperatur umpan 40°C antara rabbit dan pipa Min 0,6 m/detik Material iradiasi  Kimia Anorganik (KCl, KBr, dll)  Kimia Organik (Glycogen, Polystyrole, dll)  Fisika Eksperimen (Gd + Eu , dll)
 Biofisik (kelenjar tyroid iodine dll)  Oceanografi (Mn, Kerang, dll)  Fisika materi (Co, Ni, Cd, dll)  Makanan (biji tanaman, dll) Ukuran sampel Diameter 25 mm Panjang 70 mm Berat sampel Max 70 gram Ukuran rabbit Diameter luar 33 mm Panjang total 96 mm
Berat sampel + rabbit
Max 100 gram
Gambar 1. Alat pengukur laju alir (flow meter) hydraulic rabbit system 2 (JBB 02).

## TATA KERJA
Langkah-langkah  pengoperasian  fasilitas hydraulic rabbit system untuk  mengirim  kapsul menuju  ke  teras  reaktor  dan  sebaliknya  menuju ke isotope cell adalah sebagai berikut:
1. Hidupkan catu daya di panel GS001
2. Hidupkan lampu isotope cell ( Saklar GP 208 – 64 )
3. Buka tangan manipulator dari penguncinya
4. Nyalakan komputer yang digunakan sebagai operator
5. Masukan kapsul poly ethelene (PE) dengan bantuan tang panjang  ke dalam isotope cell 6. Atur waktu iradiasi (detik) sesuai dengan permintaan pemohon
7. Atur posisi drum ke posisi charging
8. Lalu masukan kapsul ke dalam drum
9. Atur posisi drum ke posisi sending/receiving, tunggu sampai tampilan monitor ” Rabbit in Drum”
10. Atur katup JBB02 AA007 (Gambar 1), sehingga laju alir terbaca 30 l/menit
11. Tempatkan ketiga pengamat pada tiga posisi sebagai berikut:
 Pengamat  1  sebagai  operator  yang mengoperasikan pengiradiasian kapsul dengan program komputer.
 Pengamat  2  sebagai  penghubung komunikasi antara pengamat 1 dengan
pengamat 3 dan juga  sebagai  pencatat waktu.
 Pengamat  3  sebagai  pengamat  dan pencatat waktu pengiriman dan pemulangan  kapsul  dari  drum  menuju teras reaktor dan  kembali lagi  menuju drum.
12. Saat  pengamat  1  hendak  mengirimkan kapsul  menuju  teras  dengan  program  di komputer,  pengamat  1  akan  memberikan aba-aba  kepada  pengamat  2  yang  akan diteruskan oleh pengamat 2 kepada pengamat 3.
13. Setelah pengamat 3 mendapat aba-aba maka seketika  itu  juga  pengamat  3  memulai perhitungan waktu pengiriman kapsul menuju teras reaktor.
14. Jika  kapsul  telah  tiba  di  teras  reaktor  maka akan  terdengar  suara  yang  cukup  nyaring (karena beda tekanan)  dan pengamat 3 akan menghentikan  penghitungan  waktu  untuk selanjutnya  diberitahukan  kepada  pengamat 2  guna  pencatatan  juga  kepada  pengamat  1 untuk menginformasikan dan
mengkoordinasikan.
15. Ketika  waktu  pengiradiasian  selesai  maka pengamat 3 bersiap kembali untuk mengaktifkan
penghitungan waktu pemulangan kapsul dari teras reaktor menuju drum.  Pengaktifan  penghitungan  dimulai
ketika  terdengar  suara  dentuman  beberapa saat setelah pompa jalur hidrolik mati.
16. Penghitungan  waktu  dihentikan  saat  kapsul telah  tiba  di  drum  dengan  petunjuk  berupa bunyi  yang  terdengar  nyaring  dari isotope cell .
17. Bunyi  yang  nyaring  (beda  tekanan)  di isotope  cell cukup  terdengar  jelas  oleh pengamat  2  maupun  pengamat  3.  Pengamat 3  akan  menyampaikan  waktu  yang  terukur kepada  pengamat  2  yang  akan  dicatatnya dan  diteruskan  kepada  pengamat  1  untuk informasi dan koordinasi.
Catatan :
 Lakukan  pengamatan  sebanyak  3 kali
 Kemudian  lakukan  pada  poin  10  - 17,  dengan  laju  alir  35  l/menit,  40 l/menit dan 45 l/menit dan dilakukan  pengamatan  sebanyak  3 kali.
18. Lakukan  untuk  kapsul  Al  seperti  poin  5- poin 17.
19. Setelah selesai matikan instrumen perangkat fasilitas Hot Cell .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pengoperasian  fasilitas hydraulic rabbit  system jalur  2  (JBB02)  waktu  tempuh pengiriman  kapsul  belum  diketahui  secara  pasti, akan  tetapi  bagian  keteknikan  telah  menetapkan waktu  pengiriman  kapsul  dari isotope  cell ke posisi iradiasi yaitu 46 detik, penetapan waktu ini berdasarkan perkiraan (asumsi). Hal ini menyebakan  waktu  tempuh  pengiriman  kapsul menuju posisi iradiasi tidak sesuai dengan waktu iradiasi,  sehingga  diperlukan  pengamatan  waktu tempuh  pengiriman  dan  pemulangan  kapsul dengan  membuka  katup  JBB02  AA007  yang bervariasi sesuai bukaan katup tersebut. Pengamatan  waktu  tempuh  pengiriman  maupun pemulangan  kapsul  dilakukan  dengan  laju  alir yang  bervariasi  yaitu  pada  30,  35,  40  dan  45 l/menit  harga  ini  mengacu  pada  prosedur pengoperasian rabbit  system yaitu  minimal  laju alir  sebesar  35  liter/menit 3) .  Pengukuran  waktu tempuh  dilakukan  sebanyak  3  kali  pengulangan pada  laju  alir  tertentu,  dari  pengukuran  yang dilakukan  telah  didapatkan  data  seperti  terlihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. Tabel 2. Data Hasil pengukuran waktu tempuh kapsul Poly Ethelene (PE) Laju alir (Liter/menit) T1 (detik) T2 (detik) T3 (detik) T(rata-rata) (detik) masuk keluar masuk
keluar masuk keluar masuk keluar 30 54 50 50,56 50,61 49,83 49,98 51,43 50,19 35 42,38 43,03 42,00 42,36 41,95 42,63 42,11 42,67 40 37,88 38,84 37,76 38,21 37,83 37,96 37,82 38,33 45 33,27 34,30 33,37 33,25 33,85 33,63 33,49 33,72 Tabel 3. Data Hasil pengukuran waktu tempuh kapsul Aluminium (Al) Laju alir (Liter/menit) T1 (detik) T2 (detik) T3 (detik) T(rata-rata) (detik) masuk keluar masuk
keluar masuk keluar masuk keluar 30 58,64 56,90 58,79 56,91 58,79 56,90 58,74 56,90 35 45,43 44,27 45,53 44,03 45,48 44,25 45,48 44,18 40 36,28 35,29 36,40 35,71 36,45 35,31 36,37 35,43 45 34,00 33,22 33,68 33,10 33,60 33,68 33,76 33,33
T (masuk) adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirim kapsul dari isotope cell ke posisi iradiasi  (waktu  tempuh  pengiriman),  dan  T keluar  adalah  waktu  yang  dibutuhkan  untuk mengirim  kapsul  dari  posisi  iradiasi  ke  posisi isotope  cell (waktu  tempuh  pemulangan). Sedangkan  T rata-rata (masuk)  adalah  waktu  rata- rata dari 3 kali pengukuran T masuk dan T rata-rata (keluar)  adalah  waktu  rata-rata  dari  3  kali pengukuran T keluar. Dari data tersebut,  T rata-rata (masuk)  untuk  kapsul  poly  ethylene  (PE)  dan T rata-rata (masuk)  kapsul  Aluminium  (Al)  dibuat grafik  waktu  tempuh  pengiriman  kapsul,  yaitu grafik Laju alir versus waktu tempuh kapsul T rata- rata (masuk) seperti terlihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Grafik Waktu Tempuh Pengiriman Kapsul
Gambar 3. Grafik Waktu Tempuh Pemulangan Kapsul
Dari Tabel 2 dan Tabel 3, T rata-rata (keluar) untuk  kapsul Poly  Ethylene  (PE) dan  T rata-rata (keluar)  kapsul  Aluminium  (Al)  dibuat  grafik waktu tempuh pemulangan kapsul yaitu Laju alir (l/menit)  versus  waktu  tempuh  kapsul  T rata-rata (keluar) seperti terlihat pada Gambar 3.
Dari  Gambar  2  terlihat  bahwa  pada  laju alir  yang  rendah  menunjukkan  waktu  tempuh pengiriman  kapsul  yang  relatif  lama  akan  tetapi semakin  besar  laju  alir  menunjukkan  waktu tempuh pengiriman yang semakin cepat sehingga dapat dibuat persamaan grafik dari program excel Y= 57,67 e -0,139.x dimana Y adalah waktu tempuh (detik)  dan  x  adalah  laju  alir  (l/menit). Sedangkan kapsul  Aluminium  mempunyai tren grafik  yang  sama  dengan  kapsul  PE  dengan persamaan  grafik  Y=  68,178  e -0,189.x .  Namun untuk kapsul PE dan Al terjadi perbedaan waktu tempuh  disaat  laju  alir  yang  rendah  tetapi  akan mendekati  sama  setelah  laju  alir  pada  45  l/mnt, perbedaan  waktu  tempuh  pengiriman  pada  saat laju  alir  rendah  dikarenakan  massa  kapsul  PE lebih ringan dibanding kapsul Al.
Dari  Gambar  3  terlihat  bahwa  pada  laju alir  yang  rendah  menunjukkan  waktu  tempuh pengiriman  kapsul  yang  relatif  lama  akan  tetapi semakin  besar  laju  alir  menunjukkan  waktu tempuh  pengiriman  yang  semakin  cepat  tren  ini sama  dengan  Gambar  2,  dari  grafik  tersebut dapat  dibuat  persamaan  Y=  56,459  e -0,13.x . Sedangkan kapsul  Aluminium  mempunyai tren grafik  yang  sama  dengan  kapsul  PE  dengan persamaan  Y=  65,51  e -0,183.x .  Namun  untuk kapsul  PE  dan  Al  terjadi  perbedaan  waktu tempuh  disaat  laju  alir  yang  rendah  tetapi  akan mendekati sama setelah laju alir pada 45 l/menit, perbedaan  waktu  tempuh  pengiriman  pada  saat laju  alir  rendah  dikarenakan  massa  kapsul  PE lebih ringan dibanding kapsul Al ini sama seperti Gambar 2.
Dari hasil pengamatan tersebut, penetapan waktu  tempuh  kapsul  dengan  asumsi  46  detik tidak dapat digunakan sebagai acuan operasional. Untuk  itu  penentuan  waktu  tempuh  pengiriman dan  pemulangan  kapsul  perlu  dikoreksi  dengan persamaan-persamaan  yang  diperoleh  seperti pada Gambar 2 dan Gambar 3.

## KESIMPULAN
Dari  pengukuran  yang  telah  dilakukan  dengan mengatur  laju  alir  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Penentuan  waktu  tempuh  pengiriman kapsul  yang  selama  ini  dilakukan dengan  menetapkan  waktu  46  detik adalah  kurang  tepat,  sehingga  perlu koreksi  dengan  pengukuran  yang  telah dilakukan.
2. Dari pengukuran yang dilakukan didapatkan hasil waktu tempuh
pengiriman  kapsul Poly  Ethylene (PE) dari isotope  cell ke  posisi  iradiasi dengan persamaan Y= 57,67.
e -0,139.x ,  untuk  kapsul  Alumunium  (Al) dengan  persamaan  Y=  68,178  e -0,189.x . Sedangkan  waktu  tempuh  pemulangan kapsul Poly  Ethylene (PE)  dari  posisi iradiasi ke isotope cell dengan persamaan  Y=  56,459  e -0,13.x ,  untuk kapsul Alumunium (Al) dengan persamaan Y=  56,459  e -0,13.x ,  sehingga  hasil  ini dapat  digunakan  sebagai  acuan  untuk menentukan waktu tempuh yang diinginkan oleh pengguna.

## DAFTAR PUSTAKA
1. IAEA,  Practical  Aspect  of  Operating  A
Neutron  Activation  Laboratory,  IAEA- TECDOC-564,Wina 1990 2. Anonymous, Interatom,”MPR-30 Rabbit System Facility ”  RSG-GA Siwabessy Serpong Tahun 1987 3. Juklak  Pengoperasian  Fasilitas  Iradiasi Rabbit  System  (JBB01-04),  No.ident: RSG.OR.03.03.41.10, Sub. Bidang
Pelayanan  Iradiasi  BOR  PRSG,  Tahun
2010