## JURNAL RADIOGRAFER INDONESIA, ISSN 2620-9950
PENGUKURAN LAJU PAPARAN RADIASI PADA RUANG PEMERIKSAAN MSCT 64 SLICE
Elisa Fitriani 1) , Gatot Murti Wibowo 2)
1 RSI Rembang, 2 Poltekkes Kemenkes Semarang
e-mail: elisafitriani59@gmail.com

## ABSTRACT
Background: Radiation  exposure  rate  measurements  have  been  done  on  the  MSCT  64  Slices  examination  room radiology  section  Dr.  Moewardi  Surakarta  Hospital  due  to  lack  of  repeat  measurement  after  replacement  of examination  door.  This  study  aims  to  determine  the  rate  of  radiation  exposure  and  radiation  safety  in  the examination  room  for  workers  and  public  refers  to  the  NCRP  report  no.  147  about  stuctural  shielding  design  for medical x-ray imaging facilities.
Methods: This  type  of  research  is  quantitative  research  with  survey  approach.  This  research  was  conducted  in March  2018.  Data  collection  was  done  by  observation,  documentation,  and  measure  the  radiation  exposure  in measurement points some places, which are controlled and uncontrolled areas. Data analysis was done descriptively by comparing data with NCRP report no.147.
Results: The  measurement  results  of  the  rate  of  radiation  exposure,  point  A  and  B  shows  the  leakage  of  radiation exposure. While  the point of C, D, E no leakage of radiation.
Conclusions: The  value  of  background  radiation  exposure  in  the  MSCT  64  Slices  examination  room  radiology section  Dr.  Moewardi  Surakarta  Hospital  exceeds  the  dose  rate  base  on  the  height  of  the  location  according  to UNSCEAR. Leakage of radiation  exposure  occuring at point  A  is  woorkes  door and point B front  door MSCT 64 Slices examination room not safe for workes and public because it exceeds the limit of radiation exposure rate value which allowed.
Keyword: Radiation Exposure Rate, Measurement

## P ENDAHULUAN
Pemeriksaan  radiodiagnostik  dengan  memanfaatkan sinar-X  dapat  mengakibatkan  efek  samping  bagi  tubuh manusia terutama bagi pasien yang menjalani pemeriksaan yang  secara  langsung  terkena  radiasi,  bagi  petugas  yang berinteraksi dengan sinar-X serta bagi masyarakat umum. Efek  samping  ini  terjadi  akibat  radiasi  yang  diserap  oleh tubuh dapat mengakibatkan sel-sel dalam tubuh rusak, sel- sel  yang rusak akan dapat menyebabkan gangguan fungsi sel  bahkan  kematian  sel  tersebut  sehingga  mengganggu kesehatan  tubuh  hingga  terjadi  kematian  sel  bagi seseorang.  Dengan  mengetahui  bahaya  sinar-X  dan bekerja dengan efektif untuk mengurangi bahaya tersebut, manusia  dapat  meminimalisir  kemungkinan  terjadinya efek  biologi  terhadap  jaringan.  Maka  dari  itu  dibuat tindakan proteksi radiasi (Sherer et al. 2006).
Mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  33  Tahun  2007  tentang  Keselamatan Radiasi  Pengion  dan  Keamanan  Sumber  Radioaktif  yang mengatur keselamatan radiasi terhadap pekerja, masyarakat,  dan  lingkungan  hidup,  keamanan  sumber radioaktif, dan inspeksi dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Pemegang  izin  untuk  memastikan  Nilai  Batas  Dosis
pekerja dan masyarakat tidak terlampaui, wajib melakukan pemantauan  paparan  radiasi  di  daerah  kerja  secara  terus menerus,  berkala  dan/atau  sewaktu-waktu  sesuai  dengan jenis sumber yang digunakan.
Menurut  Perka  Bapeten  Nomor  8  Tahun  2011 tentang  Keselamatan  Radiasi  dalam  Penggunaan  Pesawat Sinar-X  Radiologi  Diagnostik  dan  Intervensional  yang mengatur tentang persyaratan izin, persyaratan keselamatan  radiasi,  rekaman  dan  laporan  dalam penggunaan  pesawat  sinar-X,  dimana  dalam  persyaratan keselamatan  radiasi  salah  satunya  meliputi  verifikasi keselamatan  berupa  pemantauan  paparan  radiasi  sangat penting untuk dilakukan.
Pembangunan  instalasi  yang  dilengkapi  dengan sarana peralatan keselamatan kerja dan sarana pendukung lainnya yang sempurna merupakan hal penting yang perlu mendapatkan  perhatian  untuk  mencegah  terjadinya kecelakaan radiasi  yaitu  sesuai  dengan  perencanaan  yang telah  ditetapkan  sebelumnya.  Beberapa  hal  yang diperhatikan  dalam  pembangunan  instalasi  ruangan pesawat  sinar-x  sebelum  bangunan  didirikan antara  lain  : lokasi  bangunan,  letak  ruangan,  desain  ruangan,  tebal dinding maupun perisai pintu dan kaca (Alkhadi, 2000).

## JURNAL RADIOGRAFER INDONESIA, ISSN 2620-9950
Dalam  perka  Bapeten  No.  8  tahun  2001  disebutkan bahwa dinding ruangan untuk semua jenis pesawat sinar-x termasuk pesawat sinar-x CT Scan terbuat dari bata merah dengan ketebalan 25 cm  (dua puluh lima sentimeter) atau beton  dengan  kerapatan  jenis  2,2  gr/cm3  (dua  koma  dua per  sentimeter  kubik)  dengan  ketebalan  20  cm  (duapuluh sentimeter)  atau  setara  dengan  2  mm  (dua  milimeter) timah hitam (pb), dan pintu ruangan pesawat sinar-X harus dilapisi dengan timah hitam dengan ketebalan tertentu.
Instalasi  Radiologi  RSUD  Dr.  Moewardi  Surakarta memiliki  dua  ruangan  pemeriksaan  MSCT,  yaitu  ruang pemeriksaan  MSCT  64  Slice  dan  ruang  pemeriksaan MSCT  16  slice  yang  keduanya  di  desain  terpisah.  Ruang pemeriksaan  MSCT  64  Slice  berada  di  antara  ruang pendaftaran  dan  ruang  pemeriksaan  MRI,  dengan  ruang transit  dan  kamar  mandi  pasien  berada  di  depan  ruang pemeriksaan,  ruang  operator  MSCT  berada  disebelah kanan  ruang  pemeriksaan  dengan  di  batasi  dinding penyekat  dan  terdapat  pintu  yang  menghubungkan  ruang pemeriksaan  dengan  ruang  operator.  Telah  dilakukan pergantian fasilitas perisai radiasi yaitu berupa penggantian  pintu  menuju  ruang  operator  pada  ruang MSCT  64  slice  dengan  menggunakan  galvalum,  namun saat  penulis  mengobservasi  pada  pintu  ruangan  tersebut ternyata belum dilapisi dengan Pb.
Setelah  dilakukan  uji  paparan  radiasi  oleh  Bapeten pada tahun 2016, ditemukan adanya kebocoran pada pintu ruang    petugas  (operator),  dan  dilakukan  tindak  lanjut dengan  menambah  Perisai  Pb  sebagai  penahan  radiasi yang  mengarah  ke  pintu  operator.  Setelah  penambahan Perisai Pb tersebut  dilakukan pengukuran paparan radiasi oleh  petugas  proteksi  radiasi  internal,  namun  tidak dilakukan pemantauan paparan radiasi secara menyeluruh. Selain  itu,  juga  tidak  diketahui  nilai  laju  paparan  pada ruang  MSCT  64  Slice  yang  akan  dijadikan  sebagai  base line data setelah pengukuran dilakukan.
Berkenaan dengan hal yang dimaksud, penulis ingin mengkaji  lebih  dalam mengenai  pengukuran laju  paparan radiasi karena pengukuran laju paparan radiasi ini penting sebagai  persyaratan  keselamatan  radiasi  sesuai  dengan peraturan yang berlaku sehingga penulis mengambil judul “Pengukuran  Laju  Paparan  Radiasi  Pada  Ruang Pemeriksaan  Msct  64  Slices  Di  Instalasi  Radiologi  Rsud Dr. Moewardi Surakarta”

## Metode
Penelitian  ini  adalah penelitian kuantitatif  deskriptif dengan  pendekatan  survey  yaitu  dengan  menentukan beberapa  titik  pengukuran  yang  terbagi    pada  daerah terkontrol  dan  daerah  tidak  terkontrol.  Penentuan  titik berdasarkan  seberapa  sering  daerah  tersebut  dihuni  oleh pekerja radiasi atau masyarakat luas.
Metode  pengambilan  data  dilakukan  dengan  tiga tahap  yaitu  Observasi,  Pengukuran  dan  Dokumentasi. Observasi, yaitu peneliti mengamati secara langsung ruang pemeriksaan  MSCT  64  Slice  yang  meliputi  :  ukuran dinding,  ukuran  ruangan,  perisai  radiasi  berupa  tabir,
pintu, dan ruangan disekitar ruang pemeriksaan MSCT 64 Slice.  Pengukuran,  Peneliti  melakukan  pengukuran  laju paparan  radiasi  dengan  menggunakan  surveymeter Babyline di ruang pemeriksaan MSCT 64 Slice di Instalasi Radiologi  RSUD  dr.  Moewardi  Surakarta  pada titik  yang telah  ditentukan  yaitu  titik  di  depan  pintu  pemeriksaan, titik di balik pintu ruang operator, titik di ruang operator, titik  diruang  tunggu  atau  ruang  pemulihan,  dan  titik  di kamar  mandi  pasien.  Sedangkan  Dokumentasi,  Peneliti mengumpulkan  data-data  pendukung  yang  berhubungan dengan ruang pemeriksaan MSCT 64 Slice, cara pengujian dan hasil laju paparan radiasi di Instalasi Radiologi RSUD dr. Moewardi Surakarta
Pengolahan  data  dimulai  setelah  peneliti  melakukan pengukuran  di  sejumlah  titik  pada  daerah  terkontrol  dan tidak terkontrol yang telah ditentukan dengan menggunakan  surveymeter,  dengan  menggunakan  skala 10  µGy/jam  dan  faktor  kalibrasi  1,05.  Pengukuran dilakukan  tiga  kali  disetiap  titiknya  dengan  arah  sinar horizontal  dan  dilakukan  perhitungan  nilai  ukur sebenarnya,  kemudian  di  ambil  rata-rata  dari  setiap pengukuran  pada  titik-titiknya,  didapatkan  hasil  laju paparan radiasi. Setelah didapatkan hasil pengukuran laju paparan  kemudian  dikurangi  paparan  latar  untuk mendapatkan laju paparan radiasi sesungguhnya.
Kemudian  nilai  tersebut  dibagi  dengan  faktor okupansi  untuk  diperoleh  nilai  paparan  sesuai  daerah terkontrol  dan  tidak  terkontrol.  Sehingga  dapat  ditarik kesimpulan  dari  hasil  pengukuran  ada  atau  tidaknya kebocoran  radiasi  pada  ruang  pemeriksaan  tersebut  dan apabila  terjadi  kebocoran  masih  dalam  batas  aman  atau tidak.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  dilaksanakan  secara  langsung  oleh penulis  di  daerah  terkontrol  dan  daerah  tidak  terkontrol pada  ruang  pemeriksaan  MSCT  64  Slice  di  Instalasi Radiologi  RSUD  Dr.  Moewardi  Surakarta  dengan melakukan  pengukuran  laju  paparan  radiasi  sehingga didapatkan hasil pada tabel berikut :
Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Laju Paparan Radiasi Sesungguhnya dan  Laju  Dosis  Berdasarkan  Ketinggian  Suatu Tempat
DT : Daerah Terkontrol
DTT : Daerah Tidak Terkontrol

## JURNAL RADIOGRAFER INDONESIA, ISSN 2620-9950
Pengaturan  faktor  eksposi  yang  digunakan  adalah pada  pemeriksaan  CT-Scan  Thorax  dengan  kontras  yaitu menggunakan  120  kVp  dan  90  mAs.  Skala  dari surveymeter babyline yang digunakan adalah 10 µGy/jam dan  faktor  kalibrasi  1,02.  Pengukuran  radiasi  dilakukan disejoumlah titik pengukuran yang telah ditentukan.
Seanjutnya diperoleh laju paparan radiasi sebenarnya pada  saat  eksposi  dilakukan, pada  daerah terkontrol  yaitu pada  titik  A  didapatkan  nilai  laju  paparan  sebesar  4,86 µGy/jam  dan  pada  titik  C  yang  berada  diruang  operator diperoleh  nilai  laju  paparan  sebesar  0,04  µGy/jam. Seangkan  pada  daerah  tidak  terkontrol  yaitu  pada  titik  B yang berada di depan pintu pemeriksaan pasien diperoleh nilai laju paparan sebesar 3,36 µGy/jam, titik pengukuran D  yang  berada  di  ruang  pemulihan  diperoleh  nilai  laju paparan sebesar 0,06 µGy/jam, dan pada titik pengukuran E  yang  berada  di  ruang  cuci  tangan  pasien  nilai  laju paparan sebesar 0,20 µGy/jam.
Keamanan Paparan Radiasi pada Ruang Pemeriksaan MSCT  64  Slice  di  Instalasi  Radiologi  RSUD  Dr. Moewardi Surakarta.
Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Laju Paparan Radiasi Sesungguhnya dan  Laju  Dosis  Berdasarkan  Ketinggian  Suatu Tempat
DT : Daerah Terkontrol DTT : Daerah Tidak Terkontrol
Bedasarkan data diatas, diperoleh selisih pengukuran yaitu dengan mengurangkan hasil pengukuran sesungguhnya
dengan batas paparan yang direkomendasikan  menurut  (UNSCEAR,  2000).  Pada daerah  terkontrol  yaitu  titik  A  yang  berada  dibelakang pintu  operator  diperoleh  selisih  pengukuran  laju  paparan sebsesar  4,83  µGy/jam  dan  pada  titik  C  yang  berada  di ruang  operator  diperoleh  selisih  pengukuran  laju  paparan sebesar  0  µGy/jam.  Untuk  daerah  tidak  terkontrol  yaitu pada  titik    B  yang  berada  di  depan  pintu  pemeriksaan pasien  diperoleh  selisih  pengukuran  laju  paparan  sebesar 3,13  µGy/jam,  sedangkan  pada  titik  D  yang  berada  di ruang  pemulihan  dan  titik  E  yang  berada  di  ruang  cuci tangan  pasien  diperoleh  selisih  hasil  pengukuran  laju paparan sebesar 0 µGy/jam.
Untuk mengetahui berapa paparan yang terjadi pada titik-titik pengukuran, maka  dibagi dengan faktor hunian (T).  Faktor  hunian  menunjukkan  lamanya  seseorang berada  di  titik  tersebut.  Pengukuran  laju  paparan  radiasi yang  didapatkan  dalam  satuan  µGy/jam,  sedangkan laporan  NCRP  No.  147  (2004)  menggunakan  satuan mGy/jam,  maka  untuk  menyamakan  satuan  tersebut penulis  mengkonversi  satuan  hasil  ukur  dari  µGy/jam menjadi  mGy/jam  dengan  cara  membagi  dengan  10-3di bandingkan dengan Laju paparan yang di rekomendasikan dari NRCP No. 147 (2004)
Tabel  4.2  Hasil  pembagian  dengan  faktor  hunian  (T)  dan  hasil konversi  pengukuran  laju  papara  radiasi  dan Rekomendasi  Laju  Dosis  Maksimum  yang  di perbolehkan menurut NCRP
DT : Daerah Terkontrol DTT : Daerah tidak Terkontrol
Bedasarkan  data  diatas, menurut  laporan  NCRP  No. 147  (2004)  tentang  desain  struktur  pelindung  untuk fasilitas  kesehatan.  Menyebutkan  bahwa    laju  dosis  yang diperbolehkan  untuk  Daerah  Terkontrol  pada  titik  A  dan titik  C  adalah  sebesar  0,0025  mGy/jam  sedangkan  untuk Daerah    tidak  Terkontrol  pada  titik  B,  titik  D  dan  titik  E Laju Dosis yang di perbolehkan sebesar 0,005 mGy/jam.
Pada data diatas juga diperoleh hasil pembagian yang telah dikonversi menjadi mGy/jam. Pada daerah terkontrol yaitu  titik  A  yang  berada  di  belakang  pintu  operator menunjukkan  hasil  konversi  pengukuran  sebesar  0,03888 mGy/jam  dan  titik  C  yang  berada  di  ruang  operator menunjukkan  hasil  konversi  pengukuran  sebesar  0,00002 mGy/jam.  Pada  titik  B  yang  merupakan  daerah  tidak terkontrol  menunjukkan  hasil  konversi  pengukuran sebesar 0,02528 mGy/jam, sedangkan pada titik  D dan E yang  merupakan  daerah    tidak  terkontrol  menunjukkan hasil  konversi  pengukuran  yang  sama  yaitu  sebesar    0 mGy/jam
Observasi yang dilakukan penulis meliputi pengamatan langsung terhadap ukuran ruang pemeriksaan. Tujuannya  untuk  menentukan  titik-titik  dilakukannya pengukuran yang merujuk pada rekomendasi (UNSCEAR, 2000)  dan  untuk  menentukan  faktor  hunian  (T)  yang mengacu    pada  publikasi  laporan  NCRP  No.  147  (2004)

## JURNAL RADIOGRAFER INDONESIA, ISSN 2620-9950
tentang  desain  struktur  pelindung  untuk  fasilitas kesehatan, dan observasi terhadap unit pesawat sinar-X.
a. Hasil  Pengukuran  Laju  Paparan  Radiasi  Pada  Ruang Pemeriksaan MSCT 64 Slice
Laju  paparan  radiasi  pada  Ruang  Pemeriksaan MSCT 64 Slice di bedakan menjadi dua daerah, yakni Daerah  Terkontrol  dan  Daerah  tidak  Terkontrol. Daerah  Terkontrol  meliputi  titik  di  belakang  pintu operator  dan  pada  titik  diruang  operator,  sementara Daerah  tidak  Terkontrol  yaitu  titik  didepan  pintu pemeriksaan  pasien,  titik  di  ruang  pemulihan    atau ruang  tunggu  pasien  dan  titik  di  ruang  cuci  tangan pasien.
Semua titik yang berada pada lokasi pengambilan data  berada di ketinggian  93-95 m2  diatas permukaan laut. Menurut (UNSCEAR, 2000) paparan radiasi latar pada  ketinggian  tersebut  termasuk  salam  kategori  0 meter  diatas  permukaan  laut  dan  memiliki  paparan radiasi  sebesar  0,03  µSv/jam.  Untuk  membandingkan dengan  ketentuan  UNSCEAR,  maka  satuan  dari  hasil pengukuran  radiasi  latar  perlu  dikonversikan  dari  Gy menjadi  Sv,  karena  radiasi  yang  digunakan  adalah radiasi  Sinar-X,  dimana  sinar-X  memiliki  faktor kualitas 1 maka diperoleh konversi sebagai berikut :
1 rad = 1 cGy
1 rem = 1 cSv
1 rad = 1 rem = 1/100 J/kg
1/100 J/kg =1 cGy = 1 cSv …… (1)
Perhitungan di atas menujukkan bahwa satuan Gy dengan  Sv  memiliki  nilai  sama.  Sehingga  hasil pengukuran  radiasi  latar  tertinggi  sebesar  0,03 μGy/jam sama dengan 0,03 µSv/jam, dengan demikian nilai laju paparan pada beberapa titik pengukuran bisa dibandingkan dengan ketentuan UNSCEAR.
Paparan  radiasi  latar  (background)  menunjukkan paparan  alami  dimana  tidak  terjadi  tambahan  paparan radiasi  lainnya,  maka  jika  terdapat nilai  paparan  yang melebihi  nilai  paparan  radiasi  latar  maka  dapat disimpulkan jika terdapat radiasi tambahan pada lokasi tertentu.Terkait  dengan  lokasi  penelitian  pada  titik yang  berada  di  belakang  pintu  operator  terdapat shielding  barier  berupa Tabir  Pb  2mm diperoleh hasil pengukuran laju paparan radiasi sebesar 4,86µGy/jam. Sedangkan  pada  titik  di  depan  pintu  pemeriksaan pasien diperoleh hasil pengukuran laju paparan radiasi sebesar 3,16 µGy/jam.
Hasil  pengukuran  pada  kedua  titik  tersebut melampaui  batas  radiasi  latar  (background)  yang diperbolehkan  menurut  (UNSCEAR,  2000),  hal  ini menunjukkan  adanya  nilai  paparan  tambahan  di  luar radiasi  latar.  Sehingga  dapat  disimpulkan  pada  titik dibelakang  pintu  operator  dan  titik  di  depan  pintu pemeriksaan pasien terjadi kebocoran paparan radiasi.
Faktor  penyebab  kebocoran  yang  terjadi  pada titik  di  belakang  pintu  operator  dimungkinkan  terjadi karena  bagian  dari  pintu  tersebut  tidak  mengikuti rekomendasi  standar  pelindung  radiasi  yang  baku. Pada  bagian  pintu  tidak  terdapat  lapisan  Pb.  Pintu terbuat  dari  bahan  yang  masih  bisa  ditembus  radiasi yakni  bahan  galvalum.  Setelah  dipasang  Perisai  Pb sebagai  penahan  radiasi  yang  mengarah  ke  pintu namun  masih terdapat  kebocoran radias.  Hall tersebut di  mungkinkan  karena  masih  terdapat  celah  di  bawah tabir, dan posisi tabir yang kurang tepat sehingga tidak evektif dalam menahan radiasi yang mengarah ke pintu operator.
Sedangkan  faktor  kebocoran  kebocoran  yang terjadi  di  pintu  pemeriksaan  pasien  dimungkinkan karena  terdapat  celah  yang  berada  di  tengah  pintu tepatnya  dibagian  bawah,  meskipun  pengukuran dilakukan  1  m  diatas  permukaan  tanah  namun hamburan radiasi masih mencapai alat ukur surveymeter.
Selanjutnya  pada  titik  yang  berada  di  ruang operator    diperoleh  hasil  pengukuran  laju  paparan radiasi  sebesar  0,2µGy/jam,  pada  titik  di  ruang pemulihan  pasien  dan  pada  titik  di  ruang  cuci  tangan pasien diperoleh hasil pengukuran laju paparan radiasi dengan nilai yang sama yaitu 0 µGy/jam.
Hasil  pengukuran  pada  ketiga  titik  tersebut  tidak melampaui  batas  radiasi  latar  (background)  yang diperbolehkan  menurut  (UNSCEAR,  2000).  Sehingga dapat  disimpulkan  pada  titik  di  ruang  operator,  ruang pemulihan  pasien  dan  ruang  cuci  tangan  pasien  tidak terjadi kebocoran paparan radiasi.
b. Keamanan  Paparan  Radiasi  Pada  Ruang  Pemeriksaan MSCT 64 Slice
Untuk  mengetahui  keamanan  paparan radiasi  pada ruang  pemeriksaan  MSCT  64  Slice  yaitu  dengan mengetahui berapa paparan yang terjadi pada titik-titik pengukuran.  Selanjutnya  titik-titik  pengukuran  dibagi dengan  faktor  hunian  (T)  dan  di  konversi  menjadi mGy/jam.  Kemudian  dibandingkan  dengan  laporan NRCP  No.  147  (2004)  tentang  desain  struktur pelindung untuk fasilitas kesehatan.
Menurut  laporan  NRCP  No.  147  (2004),  untuk Daerah  Terkontrol  nilai  laju  paparan  radiasi  yang diperbolehkan dalam batas 0,0025 mGy/jam, sedangkan  untuk  Daerah  tidak  Terkontrol  nilai  laju paparan  radiasi  yang  diperbolehkan  dalam  batas 0,0005  mGy/jam.  Sehingga  jika  didapat  nilai  paparan radiasi yang melampaui dari batas tersebut maka dapat disimpulkan  pada  titik  tersebut  tidak  aman  bagi petugas dan masyarakat.
Pada  titik  yang  berada  dibelakang  pintu  ruang operator  termasuk  daerah  terkontrol  dimana  diperoleh hasil pengukuran sebesar 0,0388 mGy/jam. Sedangkan pada titik di depan pintu pemeriksaan pasien termasuk

## JURNAL RADIOGRAFER INDONESIA, ISSN 2620-9950
Daerah  tidak  Terkontrol  dimana  diperoleh  hasil pengukuran paparan sebesar 0,0252. mGy/jam.
Pada  kedua  titik  tersebut  diperoleh  nilai  laju paparan  yang  melebihi  standar  aman  menurut  NRCP No.  147  (2004).  Maka  dapat  disimpulkan  dari  hasil pengukuran  titik  dibalik  pintu  operator  dan  titik didepan pintu pemeriksaan, nilai paparan radiasi tidak aman bagi petugas dan masyarakat.
Sedangkan  pada  titik  di  ruang  operator  yang merupakan  Daerah  Terkontrol  dimana  diperoleh  hasil pengukuran  paparan  sebesar  0,0002  mGy/jam. Selanjutnya pada titik yang berada diruang pemulihan pasien  dan titik  di ruang  cuci  tangan  yang merupakan Daerah  tidak  Terkontrol  diperoleh  hasil  pengukuran sebesar 0 mGy/jam.
Pada  ketiga  titik  tersebut  diperoleh  nilai  laju paparan yang masih dalam batas standar aman menurut NRCP  No.  147  (2004).  Maka  dapat  disimpulkan  dari hasil  pengukuran  titik  di  ruang  operator,  ruang pemulihan  pasien,  dan  ruang  cuci  tangan  pasien  nilai paparan radiasi masih  dalam  batas  aman  bagi  petugas dan masyarakat.

## Simpulan
Hasil pengukuran laju paparan radiasi pada titik A yang  berada  di  belakang  pintu  operator  dan  titik  B  yang berada di depan pintu pemeriksaan menunjukkan nilai laju paparan  radiasi  yang  melebihi  nilai  paparan  latarnya,  hal ini  berarti  bahwa  masih  terjadi  kebocoran  pada  titik tersebut.  Kebocoran  radiasi  tertinggi  terjadi  pada  titik  A. Sedangkan  pada  titik  C  berada  di  ruang  operator,  titik  D yang berada di ruang pemulihan pasien dan titik E berada di  ruang  cuci  tangan  menunjukkan  nilai  laju  paparan radiasi  yang  tidak  melebihi  paparan  latar  tidak  terdapat kebocoran  paparan  radiasi.  Nilai  laju  paparan  latar (background)  di  ruang  pemeriksaan  MSCT  64  Slice melebihi laju dosis berdasarkan ketinggian lokasi menurut UNSCEAR  Berdasarkan  hasil  pengukuran  di  ruang pemeriksaan  MSCT  64  Slice  pada  titik  A  yaitu  di  balik pintu  operator  dan  titik  B  yang  berada  di  depan  pintu pemeriksaan  pasien  tidak  aman  bagi  petugas  dan masyarakat  karena  melebihi  batas  toleransi  paparan  yang diperbolehkan. Sedangkan pada titik b, titik d, dan titik c aman  bagi petugas dan masyarakat  karena tidak melebihi batas toleransi paparan yang diperbolehkan.

## Saran
Sarannya  adalah  Sebaiknya  dilakukan  perbaikan pada  pintu ruang  pemeriksaan  pasien,  sehingga  tidak ada celah  yang  mengakibatkan    kebocoran  paparan  radiasi. Sebaiknya  dilakukan  penggantian  pintu  operator  sesuai standar  kelayakan  fasilitas  kesehatan,  yaitu  pintu  dilapisi Pb dengan ketebalan 2mm.

## Daftar Pustaka
Akhadi, Mukhlis. 2000. Dasar – Dasar Proteksi Radiasi . PT. Rineka Cipta. Jakarta.
Batan.  2005. Pengenalan  Radiasi.  Pusdiklat  Batan . www.batan.go.id diakses  pada  20  Januari  2018 pukul 18.00.
Batan.  2009 .  Prinsip  Dasar  Pengukuran  Radiasi . Pusdiklat  Batan. www.batan.go.id diakses  pada 19 Januari 2018 pukul 14.30.
Bapeten.  2011. Peraturan  Kepala  Badan  Tenaga  Nuklir Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Keselamatan Radiasi  Dalam  Penggunaan  Pesawat  sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional . Jakarta: Bapeten.
Bapeten.  2013. Peraturan  kepala  Badan  Pengawas Tenaga  Nuklir  Nomor  4  Tahun  2013  tentang Proteksi  dan  Keselamatan  Tenaga  Nuklir .
Jakarta: Bapeten. National Council on Radiation Protection an Measurements.  2004. Report  No.  147-  structural shielding  Design  for  Medical  X-ray  Imaging Facilities . Bethesda: NCRP. IAEA. Radiation Protection In Diagnostic And Interventional Radiology : http://www.rpop.iaea.org/rpop/rpop/content/Docu ment/TrainingRadiology/lectures/rpdir- l12_shielding.web  Diakses  pada  23  Januari  2018 pukul.10.58.
Rasad,  Sjahrir.  2009. Radiologi  Diagnostik  Edisi  Kedua . Jakarta: Balai Penerbit FK UI.
Sherer,  MAS,  Visconti,  PJ  &  Ritenour,  ER.  2006. Radiation  Protection  In  Medical  Radiography . Canada: Mosby. Inc.
United  Nations  Scientific  Committe  of  the  Effects  of Atomic  Radiation.  2008. Sources,Effects  and Risks  of  Ionizing  Radiation.  Volume  I.  United Nations  Scientific  Committe  on  the  Effects  of Atomic Radiation . New York (S): UNSCEAR.