## JURNAL MAHAJANA INFORMASI

## Penerapan Internet Of Things Untuk Memantau Aktivitas Jantung Berbasis Android
F Priyulida 1* , B Fona 2 , Eriansyah Putra 3 , Harold Situmorang 4
1,2,4 Program Studi Teknologi Elektromedis Fakultas Pedndidikan Vokasi Universitas Sari Mutiara Indonesia, Indonesia
3 Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains Dan Teknologi Institus Teknologi Dan Bisnis Indonesia
*Penulis Korespondensi : fpriyulida27@gmail.com
Article Info
Abstract : The monitoring system of the heart's electrical activity is the basis of the electrocardiograph (ECG) in monitoring the condition of the heart, the ECG  series  consists  of  biopotential  amplifiers  from  an  ECG  instrument which is the main component in this study, recording cardiac activity is still a burden for the medical world in the use and results of the expected output. From the results of research conducted on the heart rate graph (BPM) at the Medan Health Facility Security Center, the results of research were obtained using  the  MPS450  multiparameter  simulator,  where  when  changes  were made to the signal gradually changes in values at 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200,  220  had  a  distance  change  in  time  in  sending  and  receiving  data displayed  on  the  android  monitor  screen  (LCD).  The  results  issued  by android  are  graphic  displays  that  can  be  saved  in  the  form  of  images  in JPEG format periodically or real time so as to facilitate and reduce the use of. Received : 03 Juni 2023 Revised : 15 Juni 2023 Accepted : 20 Juni 2023 Abstrak  : Sistem  monitoring  aktivitas  listrik  jantung  menjadi  dasar elektrokardiograph  (EKG)  dalam  memantau    kondisi  jantung,  rangkaian EKG  terdiri  dari  penguat  biopotensial  dari  sebuah  instrument  EKG  yang menjadi komponen utama dalam penelitian ini, pencatatan aktifitas jantung masih  menjadi  beban  bagi  dunia  medis  dalam  penggunaan  dan  hasil  dari output  yang  diharapkan.  Dari    hasil    penelitian    yang  dilakukan  terhadap grafik heart  rate (BPM)  di Balai Pengamanan  Fasilitas Kesehatan Medan didapatkan  hasil  penelitian  menggunakan  multiparameter  simulator MPS450,  dimana  ketika  dilakukan      perubahan      pada      sinyal      secara bertahap perubahan nilai pada 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220 memiliki jarak  perubahan  waktu  pada  pengiriman  dan  penerimaan  data  yang ditampilkan  pada  layar  monitor  android  (LCD).  Hasil      yang  dikeluarkan oleh android merupakan tampilan grafik yang dapat disimpan dalam bentuk gambar  dalam  format  JPEG  secara  berkala  atau  real  time  sehingga memudahkan  dan  mengurangi  penggunaan  kertas  dalam  melakukan pencetakan  grafik  yg  ada  pada  EKG  pada  umumnya  yang  masih menggunakan kertas sebagai hasil output. . Keyword

## : Heart Monitoring

## PENDAHULUAN
Semakin  tinggi  perkembangan  teknologi, smartphone  menjadi  salah  satu  platform  yang bisa  digunakan  masyarakat  untuk  memantau segala sesuatu yang ada pada lingkungan dalam segala aspek melalui koneksi internet.  internet of  things  (IoT)  adalah  teknologi  yang  sedang berkembang  yang  dapat  menghubungkan jutaan objek pintar untuk tingkat lanjut, konsep
yang  muncul  di  mana  semua  alat  dan  layanan terhubung  satu  dengan  yang  lain  dengan mengumpulkan,  bertukar  dan  memproses  data untuk beradaptasi secara cepat [1].
Penggunaan  IoT  sudah  banyak.  IoT  yang diterapkan  pada  peralatan  rumah,  peralatan kesehatan,  kontrol  industri  dan  lingkungan domain  sosial  [2].  Alat  pencatat  aktifitas jantung sudah dikenal dengan nama
F Priyulida 1* , B Fona 2 , Eriansyah Putra 3 , Penerapan Internet Of Things Untuk Memantau Aktivitas Jantung Berbasis
Elektrokardiograf  (EKG)  penggunaan  EKG dalam medis terkadang sangat sulit penggunaan dan  SOP(standar    operasional    procedure) sehingga    tidak    banyak    orang    yang    mau datang  untuk  mengecek  dan  memeriksa bagaimana  keadaan  jantung  dan  ritme  irama jantung yang baik.
Telemedika (Telemedicine), adalah bidang ilmu yang menggunakan teknologi pada dunia elektro untuk pelayanan kesehatan jarak jauh.  Salah  satu  aplikasi  dalam  bidang telemedika adalah Telemonitoring atau pemantauan jarak jauh. Aplikasi telemonitoring dalam  penanggulannya  penyakit  jantung diantaranya adalah monitoring pencatat aktivitas detak jantung pasien berbasis android. Melihat  tingkat  kematian  pasien  penderita penyakit  jantung  yang  relatif  tinggi,  membuat proses  monitoring  bagi  pasien  penderita penyakit jantung sangat diperlukan.[3]
Penelitian  terkait  dalam  bidang  sistem monitoring  yang  telah  dilakukan,  Sistem pemantauan  penyakit  jantung  untuk  layana kesehatan  [4].  Sistem  pemantauan  pasien berbasis  IoT  [5],  Prototipe  sistem  pemantau kondisi kesehatan pasien berbasis web [6]. Pada  penelitian  ini  bertujuan  menerapkan internet  of  things  (IoT)  untuk  memonitoring aktifitas detak jantung  pada penderita penyakit jantung.  Dari  sekian  banyaknya  alat  alat kesehatan  salah  satunya  yang  sangat rutin dan sangat sering dipakai dalam diagnose penyakit adalah  EKG,  EKG  pada  umumnya  hanya dipakai  pada  rumah  sakit  saja  sehingga  dalam diagnose  penyakit  yang  diderita  oleh  pasien yang  mengidap  penyakit  jantung  tidak  bisa dikontrol  dengan  cepat,  oleh  sebab  itu  dalam penelitian  ini  membuat  modul  EKG  portable yang  dapat  digunakan  dalam  kehidupan sehari-hari  agar dapat mencatat aktifitas listrik jantung berbasis android.

## METODE
Metode  pada  penelitian  ini  menggunakan metodologi  pendekatan  dari  Cisco  system. Metode  ini  menggunakan  konsep  siklus hidup yang  selalu  berputar  dalam  tiap  tahapannya. Metode  ini  terdiri  dari  beberapa  tahap,  yaitu  :
Prepare, Plan, Design, Implement, Operate dan Optimize (PPDIOO).  Berikut pendekatan dari Cisco system dapat dilihat pada gambar 1.
.
Gambar 1. Metode PPDIOO[7].
1. Prepare
Merupakan  tahap  untuk  menganalisa sistem monitoring aktifitas pecatat jantung dengan survey untuk pengumpulan data. Pengambilan data ini dengan  cara  melakukan  observasi  dan wawancara.
2. Plan Merupakan tahap untuk mengidentifikasi dari  pengumpulan  data  dengan  pihak yang  terkait  dalam  memantau  aktifitas jantung.
3. Design Merupakan kegiatan untuk membuat desain arsitektur yang diimplementasikan pada dunia kesehatan.
4. Implement Merupakan tahap implementasi setelah design selesai . arsitektur dibangun sesuai dengan design.
5. Operate
Merupakan  tes  uji  fungsi  dari  akhir design.  Pada  tahap  ini  dilakukan pemeliharaan dan pemantauan sistem.
6. Optimize
Optimize  dilakukan  berdasarkan  pada manajemen  sistem  proaktif,  hal  ini bertujuan untuk mengidentifikasi
masalah yang takterduga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian
Setelah  pembuatan  alat  selesai  maka
F Priyulida 1* , B Fona 2 , Eriansyah Putra 3 , Penerapan Internet Of Things Untuk Memantau Aktivitas Jantung Berbasis
pengujian dapat dilakukan. Sebelum melakukan  pengujian,  alat  dipriksa  terlebih dahulu  untuk  mengetahui  apakah  alat  dapat berfungsi  dengan  baik.  Apabila  alat  sudah dites  dan  dapat  berfungsi  sesuai  dengan perencanaan, kemudian dilakukan pengukuran. Adapun hasil uji coba dapat dilihat pada table 1,  dan  adapun  bagian  yang  yang  akan  diukur antara   lain sebagai berikut :
a. Sinyal heart rate (BPM)
b. Waktu  Pengiriman  dan  Penerimaan data
c. perpindahan  Heart  Rate  (BPM)  pada sinyal
Table 1. Sinyal heart rate (BPM) No. Setting Pada Standar Gambar Pada Android
1 60
2 80 3 100 4 120
5 150 6 180 7 220
Tabel 2. Hasil Uji Coba Heart Rate (Bpm) Setting Pada Standar Terbaca Pada Android Ketidakpastian (U95,K=2) 60 60 ±0.1 80 80 ±0.1 100 100 ±0.1 120 120 ±0.1 150 150 ±0.1 180 180 ±0.1 200 200 ±0.1 220 220 ±0.1 1. Rentang waktu pengiriman & penerimaan data pada android
Rentang  waktu  pengiriman  data  ini dimaksudkan untuk mengetahui waktu
pengiriman  data  pada  android  dan  waktu penerimaan data yang di terima oleh android, sehingga  dapat  diketahui  kecepatan    aktifitas pengiriman  dan  penerimaan  data    pada
F Priyulida 1* , B Fona 2 , Eriansyah Putra 3 , Penerapan Internet Of Things Untuk Memantau Aktivitas Jantung Berbasis
andoroid android .
Tabel 3. Hasil Uji Coba Waktu Pengiriman &
Penerimaan Data Setting Waktu Pengiriman (WIB) Waktu Penerima an Waktu Selisi 60 12.24 12.24 ± 0.1detik 80 12.17 12.17 ± 0.1detik 120 12.19 12.19 ± 0.1detik 180 12.22 12.22 ± 0.1detik 2. Rentang perpindahan Heart Rate(BPM) pada sinyal Rentang  perpindahan  data  sinyal  pada heart rate (BPM) . Pada
sinyal 60,80,100,120,180,sehingga  dapat  diketahui perubahan  data  mulai  dari  60-80,  80-100, 100-120, 120-180, maka perbedaan dan rentan jarak perubahan data heart rate dapat diketahui.
Tabel 4. Hasil Uji Coba Perpindahan Sinyal Heart Rate (Bpm)
Setting Waktu Perpindahan (WIB) Waktu Perubahan (WIB) Waktu Selisi 60 12.25.08 12.01.20 12 detik 80 12.30.07 12.05.17 10 detik 100 12.34.14 12.34.22 8 detik 120 12.39.02 12.39.20 18 detik 180 12.44.17 12.44.30 13 detik
Dari    hasil    penelitian    yang  dilakukan terhadap        Grafik    heart    rate  (BPM)  di Laboratorium  Elektromedik  Universitas  Sari
Mutiara
didapatkan hasil penelitian menggunakan multiparameter simulator MPS450 , dimana ketika dilakukan   perubahan pada   sinyal   secara   bertahap perubahan nilai pada  60,  80,  100,  120,  150,  180,  200,  220 memiliki jarak perubahan waktu pada pengiriman  dan  penerimaan  data  yang ditampilkan pada layar monitor android (LCD).
Kecepatan      pengiriman  data  dapat  dihitung dalam satuan waktu dimana dalam menghitung perubahan  waktu  dicatat  berdasarkan  rentang waktu  secara  berkala  dan  real  time.  Gambar rancang alat ditunjukkan pada gambar 2.

## Gambar 2. Alat Simulator dan EKG Portable

## KESIMPULAN DAN SARAN
Aktifitas      Elektris      jantung      sangat dipengaruhi   oleh   aktifitas   tubuh, sehingga sinyal  yang  diterima  oleh  elektroda  terkadang mengikuti ritme irama jantung dan Grafik dari aktifitas  alat  ini  sangat  berpengaruh  besar dalam  diagnose  penyakit  dan  aktifitas  harian yang sedang dilakukan oleh pasien serta Jarak dan    rentang    perubahan    jarak    sinyal    heart rate    (BPM)    memiliki  response  yang  tidak terlalu cepat.

## DAFTAR PUSTAKA
1. R.  Piyare  and  S.  Ro  Lee,  Smart Home-Control  and  Monitoring  Sistem Using Smart Phone.2013
2. B. Latre, B. Braem, I. Moerman, C. Blondia, and P. Demeester, A surveyon wireless body area  networks,  Wireless  Netw.,  17(1),  pp.
1-18, 2011.i
3. Muhamad  Bahrul  Ulum,  Perancangan Sistem  Monitoring  Detak  Jantung  Bagi Penderita,  jurnal  komputasi  Vol  8  No.  1  ,
F Priyulida 1* , B Fona 2 , Eriansyah Putra 3 , Penerapan Internet Of Things Untuk Memantau Aktivitas Jantung Berbasis
2020
4. Z.  Li,  Chao;  Hu,  Xiangpei  ;  Lili,  “The IoT-based heart disease monitoring system for  pervasive  healthcare  service.pdf.”  pp.
2328–2334, 2017
5. J.  Gómez  and  B.  Oviedo,  “Patient Monitoring  System  Based  on  Internet  of Things,”  Procedia -Procedia Comput. Sci., vol. 83, no. June, pp. 90–97, 2016.
6. S.  Mulyono,  “Rancang  Bangun  Prototipe Sistem  Pemantau  Kondisi  Kesehatan Pasien  Berbasis  Web,”  vol.  2,  no.  2,  pp.
250–259, 2013.
7. C.  Systems,  “CREATING  BUSINESS
VALUE AND OPERATIONAL
EXCELLENCE,” pp. 1–10, 2010.