## MODEL PENDEKATAN ALAT UJI KEPADATAN RINGAN UNTUK TANAH DI LABORATORIUM

## Anwar Muda
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Email : anwarmuda@gmail.com

## ABSTRACT
The  study  is  motivated,  that  during  compaction  test  light  to  ground  in  the laboratory with standard equipment  ISO 1742: 2008. However, this equipment has not been done as a benchmark or model approaches that have the same standards with ISO 1742: 2008 with a margin of error of ≤ 5%. This study aims to determine whether the test equipment density of light to the ground in a laboratory with a model can be used as a  means  of  testing  the  density  of  light  to  the  ground  in  a  laboratory  with  the  same standards  as  ISO  1742:  2008  with  a  margin  of  error  of  ≤  5%  and  give  the  same assessment of the performance heap.
The  research  method  with  a  step  that  is  preparing  the  soil  samples  are  clay Palangkaraya  and  2  pieces  of  light  density  test  equipment  is  ISO  1742:  2008  and  the model. Then, the next step is to test the density of the two pieces of the tool.
The  results  showed  the  maximum  dry  weight  of  1,51  g  /  cm3  and  the  optimum water content and soil 25,74% including silt-loam with poor performance forecasts pile up  good  or  clay  with  a  pile  of  bad  performance  forecast  to  moderate.  While  the maximum density of clay based Model for 5, 10, and 15 collisions per layer and for 20 and 25 collisions per layer as much as 2 layers, obtained by bulk density maximum dry and  optimum moisture  content  with  a  margin  of  error  of  <5%  of  the  ISO  1742:  2008, but do not have the same ratings with ISO 1742: 2008 on the performance of the pile, so that the model has not been qualified as light density test equipment to the ground in a laboratory. For 30 collisions per layer as much as 2 layers, has a bulk density maximum dry and optimum moisture content with a margin of error of <5% of the ISO 1742: 2008 and  similar  assessments  to  ISO  1742:  2008  on  the  performance  of  the  pile,  then  the model  qualifies  as  test  equipment  light  density  to  the  ground  in  a  laboratory  and  have the same standards SNI1742: 2008.
Keywords: models, approaches, light density, soil

## 1. Pendahuluan
Pengujian  kepadatan  tanah  di  laboratorium  pada  umumnya  untuk  mendapatkan hubungan  berat  isi  kering  maksimum  (γd  maks)  dan  kadar  air  optimum  (w  opt). Pengujian  ini  umumnya  mengacu  pada  standar  Proctor  atau  SNI1742:2008  dimana tanah  yang  akan  digunakan  untuk  pemadatan  adalah  tanah  yang  lolos  saringan  no.4 dipadatkan  dalam  silinder mould dengan  diameter  cetakan  101,60  mm,  tinggi  cetakan 116,43  mm,  volume  cetakan  943  cm 3 dengan  alat  penumbuk  2,50  kg  dan  tinggi  jatuh
30,50  cm.  Tanah  ini  dipadatkan  dalam  tiga  lapisan  dengan  tiap  lapisan  ditumbuk sebanyak 25 kali. Dalam uji pemadatan ini diulang paling sedikit 5 kali dengan kadar air tiap  percobaan  divariasikan  kemudian  digambarkan  sebuah  grafik  hubungan  kadar  air dan  berat  volume  keringnya.  Grafik  ini  akan  memperlihatkan  nilai  kadar  air  terbaik untuk mencapai berat volume kering terbesar atau kepadatan maksimum.
Penelitian  dilatarbelakangi,  bahwa  selama  ini  pengujian  pemadatan  ringan  untuk tanah  di  laboratorium  dengan  peralatan  standar  SNI  1742:2008.  Namun  peralatan  ini belum  pernah  dilakukan  sebagai  pembanding  atau  model  pendekatan  yang  memiliki standar yang sama dengan SNI 1742:2008 dengan margin error ≤ 5%.
Pada  penelitian  ini  akan  dilakukan  pemadatan  tanah  dengan  Model  Pendekatan menggunakan contoh tanah lempung Palangkaraya. Model ini prinsipnya sama dengan SNI  1742:2008  yaitu  untuk  mendapatkan  kepadatan  tanah  di  laboratorium  dari hubungan  berat  isi  kering  maksimum  (γ d maks)  dan  kadar  air  optimum  (w opt ).  Model Pendekatan  menggunakan  sebuah mould diameter  7  cm  dan  tinggi mould 7.50  cm dengan volume cetakan 288,50 cm 3 . Kemudian, massa penumbuk 2 kg yang dijatuhkan dari ketinggian 25 cm sebanyak 2 lapis, dimana setiap lapis dipadatakan sebanyak 5, 10, 15,  20,  25  dan  30  tumbukan.  Dalam  uji  pemadatan  ini  diulang  minimal  5  kali  dengan kadar  air  divariasikan  dan  digambarkan  dalam  sebuah  grafik  yaitu  hubungan  berat  isi kering dan kadar air. Grafik  ini akan memperlihatkan nilai kadar air optimum (w opt ) dan berat kering maksimum (γ d maks).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  pada  penelitian  ini  diharapkan mendapatkan  hasil  yang  sama  dengan  SNI  1742:2008  atau margin  error ≤  5%.  Jika margin error ≤ 5% terhadap SNI 1742:2008 dan memiliki penilaian yang sama terhadap kinerja  timbunan,  maka  model  ini  memenuhi  syarat  sebagai  alat  uji  kepadatan  ringan untuk tanah di laboratorium dan memiliki standar yang sama dengan SNI1742:2008.

## 2. Kajian Pustaka
SNI  1742:2008  menyatakan  bahwa  contoh  tanah  yang  akan  digunakan  untuk pemadatan  di  laboratorium  adalah  tanah  yang  lolos  saringan  no.  4  (4.75  mm). Sedangkan  contoh  tanah  yang  digunakan  untuk  pemadatan  dengan  Model  Pendekatan Alat Uji Kepadatan Ringan Untuk Tanah di Laboratorium ini sama dengan contoh tanah SNI 1742:2008 yaitu tanah lolos saringan no. 4 (4.75 mm).
Berat  jenis  tanah  adalah  angka  perbandingan  antara  berat  butir  tanah  (γs)  dan berat  air suling  (γw) dengan isi  yang sama pada suhu 4 0 C. Pengujian ini dimaksudkan sebagai  acuan  dalam  pengujian  berat  jenis (specific  gravity) dengan  tujuan  untuk memperoleh  besaran  (angka)  berat  jenis  tanah  yang  akan  digunakan  selanjutnya  untuk penentuan  parameter  lainnya  seperti  sifat  tanah  (SNI  03-1964-1990),  seperti  pada persamaan 1
G s = w s   ………................... 1
Berat  jenis (G s ) tidak  berdimensi.  Secara  tipikal,  berat  jenis  berbagai  tanah berkisar antara 2,65 sampai 2,75. Berat jenis G s = 2,67 biasanya digunakan untuk tanah- tanah  tidak  berkohesi  atau  tanah  granular,  sedangkan  untuk  tanah-tanah  tidak  kohesif tidak  mengandung  bahan  organik Gs berkisar  diantara  2,68  sampai  2,72.  Nilai-nilai berat jenis dari berbagai jenis tanah diberikan dalam Tabel 1
Tabel 1  Berat jenis tanah (specific gravity)
Sumber : Hardiyatmo (2012)
Untuk  menentukan  hubungan  kadar  air  dengan  berat  volume  dan  untuk mengevaluasi  tanah  agar  memenuhi  persyaratan  kepadatan,  maka  umumnya  dilakukan uji  pemadatan.  Menurut  Proctor,  1933 (dalam  Hardiyatmo,  2012),  telah  mengamati bahwa ada hubungan  yang pasti antara kadar air dan berat  volume kering tanah padat. Untuk  berbagai  jenis  tanah  pada  umumnya,  terdapat  satu  nilai  kadar  air  optimum tertentu  untuk  mencapai  berat  volume  kering  maksimumnya.  Hubungan  berat  volume kering  (γd) dengan  berat  volume  basah (γb) dan  kadar  air  (w)  dinyatakan  dalam Persamaan 2.
w b d   1   …………………………2
Karateristik kepadatan tanah dapat dinilai dari pengujian standar di  laboratorium yang disebut standar Proctor . Prinsip pengujiaan menggunakan pemadat berupa silinder mould yang  mempunyai  volume    9,44  x  10 -4 m 3 .  Tanah  di  dalam mould dipadatkan dengan  penumbuk  yang  beratnya  2.50  kg  dengan  tinggi  jatuh  30,50  cm.  Tanah dipadatkan dalam tiga lapisan dengan tiap lapisan ditumbuk 25 kali. (Hardiyatmo, 2012)
Dalam ketentuan SNI 1742:2008 menyebutkan, bahwa cetakan harus terbuat dari logam berdinding teguh dilengkapi dengan leher sambung yang dibuat dari bahan yang sama  dengan  tinggi  kurang  lebih  60  mm.  Cetakan  dan  leher  sambung  harus  dipasang kuat.  Kemudian  cetakan  diameter  101,60  mm  mempunyai  kapasitas  943  cm 3 ±  8  cm 3 dengan  diameter  dalam  101,60  mm  ±  0,41  mm  dan  tinggi  116,43  mm  ±  0,13  mm dengan  penumbuk  dari  logam  dengan  massa  2,495  kg  ±  0,009  kg  dan  mempunyai permukaan berbentuk bundar dan rata, diameter 50,80 mm ± 0,25 mm, seperti Gambar 1 berikut :
Gambar 1. Alat Uji Kepadatan Ringan Untuk Tanah SNI 1742:2008)
Sedangkan  alat  uji  kepadatan  ringan  untuk  tanah  di  laboratorium  dengan  model bahwa  cetakan  berupa  silinder mould terbuat  dari  baja  dengan  leher  sambung  yang dibuat  dari  bahan  yang  sama  dengan  tinggi  kurang  lebih  6  cm.  Kemudian  cetakan diameter  dalam  7  cm  mempunyai  kapasitas  288,50  cm 3 dan  tinggi  7.50  cm  dengan penumbuk  dari  baja  dengan  massa  2.50  kg  dan  mempunyai  permukaan  berbentuk bundar dan rata, diameter  5 cm, seperti Gambar 2 berikut :
Penumbuk  Massa 2,50  kg
 Tinggi jatuh 30,50 cm  Diameter 5,08 cm Silinder mould  Diameter 10,16 cm  Tinggi 11,64 cm
Silinder perpanjangan
 Tinggi 6 cm
 Diameter 10,16 cm
Gambar 2. Alat Uji Kepadatan Ringan Dengan Model
Dalam  uji  pemadatan,  percobaan  di  ulang  paling  sedikit  5  kali  dengan  kadar  air tiap percobaan divariasikan. Kemudian, digambarkan sebuah grafik hubungan kadar air dan  berat  volume  keringnya.  Kurva  yang  dihasilkan  pada  Gambar  3.  dari  pengujian memperlihatkan  nilai  kadar  air  terbaik  (w  opt)  untuk  mencapai  berat  volume  kering terbesar atau kepadatan kering maksimum (γd maks).
Gambar 3.   Kurva hubungan kadar air dan berat volume kering Sumber : Hardiyatmo, 2012

## Penumbuk
 Massa 2 kg  Tinggi jatuh 25 cm  Diameter 5 cm Silinder mould  Diameter 7 cm  Tinggi 7.50 cm

## Silinder perpanjangan
 Tinggi 6 cm
 Diameter 7 cm
Kemungkinan  berat  volume  kering  maksimum  dinyatakan  sebagai  berat  volume kering  dengan  tanpa  rongga  udara (zero  air  void) atau  berat  volume  kering  saat  tanah menjadi jenuh (γzav) dapat dihitung pada Persamaan 3.
Gs w w Gs zav . 1 .     ……………………  3
Sedangkan SNI 1742:2008 menyatakan bahwa kadar air yang paling cocok untuk cara pemadatan tertentu yang menghasilkan kepadatan paling besar yang diperoleh dari kurva pemadatan. Kemudian dari pemadatan tersebut  kemungkinan udara dalam tanah akan keluar, maka tanah dalam kondisi jenuh air (kepadatan kering jenuh), tetapi dalam kondisi  ini  sulit  tercapai.  Sehingga,  kepadatan  kering  jenuh  merupakan  perbandingan antara massa kering tanah dan volume total pada kondisi jenuh air (rongga berisi udara nol)
Kemudian,  petunjuk  umum  pemilihan  berbagai  jenis  tanah  dengan  berat  volume kering  maksimum  dan  kadar  air  optimum  tanah  untuk  kinerja  timbunan  yang diharapkan Gregg (1960) seperti pada Tabel 2 berikut :
Tabel 2.  Petunjuk Umum Pemilihan Tanah Untuk Kinerja Timbunan
Sumber : Gregg, 1960
Penelitian sebelumnya antara lain :
a. Endang Widorowati H (2005)
Endang Widorowati Hartosukma (2005)  judul Perilaku Tanah Lempung Ekspansif Karangawen  Demak  Akibat  Penambahan  Semen  dan  Fly  Ash  Sebagai  Stabilizing Agents ,  menyatakan  bahwa  tanah  Karangawen  Demak  merupakan  tanah  yang  lolos saringan  no.  200  sebesar  90,50%  >  50%,  sehingga  tanah  ini  termasuk  kategori  tanah berbutir halus. Dari hasil uji kepadatan metode standar Proctor diperoleh berat volume kering maksimum (γd maks) 1,433 gr/cm 3 dan kadar air optimum (w opt) sebesar 27 %.
b. Ratna Yuniarti (2008)
Ratna Yuniarti (2008) judul Perbandingan Nilai Daya Dukung Tanah Dasar Badan Jalan  Yang  Distabilisasi  Semen  dan  Abu  Sekam  Padi menyatakan  bahwa  tanah  Awu Kecamatan  Penujak  Kabupaten  Lombok  Tengah  termasuk  termasuk  tanah  jenis lempung ekspansif dengan Indeks Plastisitas (PI) sebesar 84,10%. Kemudian dari hasil uji  pemadatan  standar  Proctor  didapatkan  nilai  berat  volume  kering  maksimum  (γd maks) sebesar 1,165 gr/cm 3 dan kadar air optimum (w opt) sebesar 37,5%.
c. Warsiti (2009)
Warsiti, (2009 ) judul Meningkatkan Nilai CBR dan Memperkecil Swelling Tanah Sub  Grade  Dengan  Metode  Stabilisasi  Tanah  dan  Kapur yang  dipublikasikan  dalam Jurnal  Wahana  TEKNIK  SIPIL  Vol.  14  No.  1,  April  2009  Jurusan  Teknik  Sipil Politeknik  Negeri  Semarang.  Dalam  penelitiannya  mengangkat  permasalahan  kualitas tanah  asli  dengan  jenis  lempung  berlanau.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa pengujian mekanis dengan metode standar mempunyai kepadatan kering maksimum (γd maks) 1,485 gr/cm 3 dan kadar air optimum (w opt) 24 %
d. Deny Setyadi (2010)
Deni  Setyadi  (2010)  judul Pengaruh  Penambahan  Tanah  Gadong  Pada Stabilisasi Tanah Lempung Tanon Dengan Semen (Studi Kasus Kerusakan Jalan Desa Jono,  Tanon,  Sragen) menyatakan  bahwa  tanah  Gadong  merupakan  tanah  lempung berlanau. dengan distribusi butiran sebagai berikut : kerikil ( gravel ) = 0%, pasir ( sand ) =  10%,  lanau  ( silt )  =  88%  dan  lempung  ( clay )  =  2%.  Dari  hasil  pengujian  standar Proctor bahwa tanah ini mempunyai berat kering maksimum  (γd maks) 1,09 gr/cm 3 dan kadar air optimum (w opt) sebesar 37%.
e. Anwar Muda (2011)
Anwar Muda (2011), judul Stabilisasi Tanah Lempung Bukit Rawi Menggunakan Pasir  dan  Semen .  Dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  tanah  di  Desa  Bukit  Rawi, Kabupaten Pulang Pisau, termasuk tanah jenis berbutir halus dengan lolos saringan no. 200  sebesar  71,42%.  Sedangkan  dari  hasil  pengujian  standar  Proctor  didapatkan kepadatan  kering  maksimum    (γd  maks)  1,415 gr/cm 3 dan  kadar  air  optimum  (w  opt) 26,60%

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  dillakukan  di  Laboratorium  Geoteknik  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya. Metode penelitian mengacu pada diagram alir seperti Gambar 4 berikut.
Dalam sebuah penelitian tidak selalu bisa diharapkan betul-betul benar yakin 100%. Karena  itu,  didalam  sebuah  penelitian  diperlukan  seberapa  dekat  hasil  dari  sampel dengan  hasil  kenyataannya (margin  error).  Margin  error adalah  tingkat  kesalahan sampel atas populasi yang ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Pada umumnya asumsi taraf kesalahan hasil penelitian sudah ditentukan batas kesalahan 5%, Kretjie  dan  Morgan  (www.  slideshare.net,  diakses  6/8/2014).  Pada  penelitian  ini  akan dilakukan  asumsi  taraf  hasil  penelitian  sampai  batas  0.05  atau  5%  saja.  Maksudnya hanya  ada  0,05   atau  5%  saja  kesalahan  karena  kebetulan  itu  terjadi.  Jadi,  ini menunjukkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan yakin 95% bahwa hasil penelitian itu benar.
4. Hasil Dan Pembahasan
a. Pengujian Sifat Fisik Tanah
Hasil  pengujian  sifat  fisik  tanah  Palangka  Raya  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.1 berikut.
Tabel 3. Sifat fisik tanah Palangkaraya
b. Pengujian Sifat Mekanik Tanah
Hasil  pengujian  sifat  mekanik  tanah  didasarkan  alat  uji  kepadatan  ringan  untuk tanah  di  laboratorium  SNI  1742:2008  dan  Model  Pendekatan  seperti  pada  Tabel  4., Gambar 5 dan 6  berikut :
Tabel 4.  Pengujian Kepadatan Alat Uji SNI 1742:2008 dan Model
1.28 1.38 1.42 1.45 1.46 1.50 1.51
1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 0 5 10 15 20 25 30 B e r a t Is i K e r in g ( g r a m /c m 3 ) Jumlah Tumbukan Grafik Berat Isi Kering Maksimum Model SNI 1742 :2008
Gambar 5.  Grafik Berat Isi Kering Maksimum SNI 1742:2008 dan Model
30.68 31.22 28.51 26.69 25.55 25.04 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.00 25.50 26.00 26.50 27.00 27.50 28.00 28.50 29.00 29.50 30.00 30.50 31.00 31.50 0 5 10 15 20 25 30 K a d a r A ir ( %) Jumlah Tumbukan Grafik Kadar Air Optimum Model SNI 1742:2008
Gambar 6.  Grafik Kadar Air Optimum SNI 1742:2008 dan Model a. Sifat Fisik Tanah
Berdasarkan  sifat  fisik  tanah  Palangka  Raya  pada  Tabel  3,  bahwa  dari  uji saringan,  tanah  ini  lolos  saringan  no.  200  rata-rata  sebesar  89,35%.  Menurut  system klasifikasi Unified (Hardiyatmo, 2012), bahwa tanah ini termasuk sebagai tanah berbutir halus  (lanau/lempung), karena tanah ini lolos ayakan saringan no. 200 lebih dari 50%. Sedangkan  klasifikasi  AASTHO  (Hardiyatmo,  2012),  bahwa  tanah  ini  termasuk  tanah berbutir halus (lanau/lempung), karena dari hasil pengujian, tanah ini lolos saringan no. 200 lebih dari 35%.
Sedangkan  dari  hasil  pengujian  berat  jenis,  bahwa  tanah  ini  memiliki  berat  jenis (Gs)  rata-rata  2,64.  Menurut  Hardiyatmo  (2012),  tanah  ini  mengandung  lanau anorganik/lempung organik, karena tanah yang mempunyai berat jenis (Gs) 2,62 - 2,68 termasuk jenis lanau anorganik dan juga termasuk jenis lempung organik, karena tanah ini mempunyai berat jenis (Gs) 2,58 – 2,65.
Dari  hasil  pengujian  batas  plastis,  tanah  ini  memiliki  batas  plastis  rata-rata  (Gs) rata-rata  26.15%.  Menurut  system  klasifikasi  AASTHO  (Hardiyatmo,  2012),  tanah  ini mengandung  lempung,  karena  tanah  yang  mempunyai  batas  plastis  kurang  dari  30% termasuk dalam kelompok A-7-6 yang memiliki jenis tanah berlempung.
b. Sifat Mekanik Tanah
Berdasarkan hasil  pengujian kepadatan ringan SNI 1742:2008 seperti pada Tabel 4, Gambar 5 dan Gambar 6, bahwa tanah lempung Palangka Raya mempunyai berat isi
kering  maksimum  (γd  maks)  1.51  gr/cm 3 dan  kadar  air  optimum  (w  opt)  25,74%. Sehingga, kepadatan tanah lempung maksimum dengan SNI 1742:2008 mencapai kadar air  optimum  (w  opt)  25,74%  menunjukkan  berat  kering  maksimum  (γd  maks)  1,51 gr/cm 3 .
Menurut    Gregg  (1960),  bahwa  tanah  Palangka  Raya  termasuk  lanau-lempung dengan  perkiraan  kinerja  timbunan  buruk  sampai  bagus,  karena  dari  hasil  pengujian tanah ini mempunyai berat volume kering maksimum (γd maks) 1,49 – 1,88 gr/cm 3 dan kadar  air  optimum  (w  opt)  10  –  30%.  Kemudian,  tanah  ini  juga  termasuk  lempung dengan  perkiraan  kinerja  timbunan  buruk  sampai  sedang,  karena  dari  hasil  pengujian tanah ini mempunyai berat volume kering maksimum (γd maks) 1,41 – 1,81 gr/cm 3 dan kadar air optimum (w opt) 15 – 30%.
Sedangkan  hasil  pengujian  kepadatan  ringan  untuk  tanah  dengan  model  seperti pada  Tabel  4,  Gambar  5  dan  Gambar  6,  bahwa  tanah  Palangka  Raya  dipadatkan  pada saat 5 tumbukan per lapis mempunyai berat isi kering maksimum (γd maks) 1,28 gr/cm 3 dan kadar air optimum (w opt) 30,68%. Hal ini menunjukkan, bahwa kepadatan dengan model terhadap SNI 1742:2008 terdapat tingkat keyakinan 84.77% ≤ 95% dan margin error 15.23% ≥ 5% terhadap berat isi kering maksimum (γd maks). Kemudian, tingkat keyakinan 119,19% ≥ 95% dan margin error -19,19% ≥ 5% terhadap kadar air optimum (w  opt).  Sehingga  model  belum  memenuhi  syarat  sebagai  alat  uji  kepadatan  ringan untuk tanah di laboratorium.
Menurut    Gregg  (1960),  tanah  ini  juga  tidak  termasuk  lanau  dan  lempung elastic/lempung  berlanau  elastic  dengan  perkiraan  kinerja  timbunan  tidak  memuaskan, karena  dari  hasil  pengujian  tanah  ini  mempunyai  berat  volume  kering  maksimum  (γd maks) di luar batasan 1,33 – 1,57 gr/cm 3 dan masih dalam batasan kadar air optimum (w opt) 20 – 35%.
Kemudian,  tanah  dipadatkan  saat  10  tumbukan  per  lapis  mempunyai  berat  isi kering maksimum (γd maks) 1,38 gr/cm 3 dan  kadar  air  optimum  (w  opt)  31,22%.  Hal ini  menunjukkan,  bahwa  kepadatan  dengan  model  terhadap  SNI  1742:2008  terdapat tingkat  keyakinan  91,39%  ≤  95%  dan margin  error 8,61%  ≥  5%  terhadap  berat  isi kering maksimum (γd maks). Kemudian, tingkat keyakinan 121,29% ≥ 95% dan margin error -21,29%  ≥  5%  terhadap  kadar  air  optimum  (w  opt).  Sehingga  model  belum memenuhi syarat sebagai alat uji kepadatan ringan untuk tanah di laboratorium.
Menurut  Gregg  (1960),  tanah  ini  termasuk  lanau  dan  lempung  elastic/lempung berlanau elastic dengan perkiraan kinerja timbunan tidak memuaskan, karena dari hasil pengujian tanah ini mempunyai berat volume kering maksimum (γd maks) 1,33 – 1,57 gr/cm 3 dan kadar air optimum (w opt) 20 – 35%.
Kemudian,  tanah  dipadatkan  saat  15  tumbukan  per  lapis  mempunyai  berat  isi kering maksimum (γd maks) 1,42 gr/cm 3 dan  kadar  air  optimum  (w  opt)  28,51%.  Hal ini  menunjukkan,  bahwa  kepadatan  dengan  model  terhadap  SNI  1742:2008  terdapat tingkat  keyakinan  94,04%  ≤  95%  dan margin  error 5,96%  ≥  5%  terhadap  berat  isi kering maksimum (γd maks). Kemudian, tingkat keyakinan 110,76% ≥ 95% dan margin error -10,76%  ≥  5%  terhadap  kadar  air  optimum  (w  opt).  Sehingga  model  belum memenuhi syarat sebagai alat uji kepadatan ringan untuk tanah di laboratorium.
Menurut  Gregg  (1960),  tanah  ini  termasuk  lempung  dengan  perkiraan  kinerja timbunan buruk sampai sedang, karena dari hasil pengujian tanah ini mempunyai berat volume kering maksimum (γd maks) 1,41 – 1,81 gr/cm 3 dan kadar air optimum (w opt) 15 – 30%.
Selanjutnya,  tanah  dipadatkan  saat  20  tumbukan  per  lapis  mempunyai  berat  isi kering maksimum (γd maks) 1,45 gr/cm 3 dan  kadar  air  optimum  (w  opt)  26,69%.  Hal ini  menunjukkan,  bahwa  kepadatan  dengan  model  terhadap  SNI  1742:2008  terdapat tingkat  keyakinan  96,03%  ≥  95%  dan margin  error 3,97%  ≤5%  terhadap  berat  isi kering  maksimum  (γd  maks).    Kemudian,  tingkat  keyakinan  103,69%  >  95%  dan margin  error -3,69%  <  5%  terhadap  kadar  air  optimum  (w  opt).  Sehingga,  model memenuhi syarat sebagai alat uji kepadatan ringan untuk tanah di laboratorium.
Menurut  Gregg  (1960),  tanah  ini  termasuk  lempung  dengan  perkiraan  kinerja timbunan buruk sampai sedang, karena dari hasil pengujian tanah ini mempunyai berat volume kering maksimum (γd maks) 1,41 – 1,81 gr/cm 3 dan kadar air optimum (w opt)
15  –  30%.  Walaupun  kepadatan  tanah  dengan margin  error ≤  5%,  namun  tidak memiliki  penilaian  yang  sama  dengan  SNI  1742:2008  untuk  kinerja  timbunan,  maka model  belum  memenuhi  syarat  sebagai  alat  uji  kepadatan  ringan  untuk  tanah  di laboratorium.
Selanjutnya,  tanah  dipadatkan  saat  25  tumbukan  per  lapis  mempunyai  berat  isi kering maksimum (γd maks) 1.46 gr/cm 3 dan  kadar  air  optimum  (w  opt)  25,55%.  Hal ini  menunjukkan,  bahwa  kepadatan  dengan  model  terhadap  SNI  1742:2008  terdapat
tingkat  keyakinan  96,69%  ≥  95%  dan margin  error 3,31%  ≤  5%  terhadap  berat  isi kering maksimum (γd maks). Kemudian, tingkat keyakinan 99,26% ≥ 95% dan margin error 0,74%  ≤  5%  terhadap  kadar  air  optimum  (w  opt).  Sehingga,  model  memenuhi sebagai alat uji kepadatan ringan untuk tanah di laboratorium.
Menurut  Gregg  (1960),  tanah  ini  termasuk  lempung  dengan  perkiraan  kinerja timbunan  buruk  sampai  sedang,  karena  hasil  pengujian  tanah  ini  mempunyai  berat  isi kering  maksimum  (γd  maks)  1,41  –  1,81  gr/cm 3 dan  kadar  air  optimum  (w  opt)  15  – 30%.  Walaupun  kepadatan  tanah  dengan margin  error ≤  5%,  namun  tidak  memiliki penilaian yang sama dengan SNI 1742:2008 untuk kinerja timbunan, maka model belum memenuhi syarat sebagai alat uji kepadatan ringan untuk tanah di laboratorium.
Selanjutnya,  tanah  dipadatkan  saat  30  tumbukan  per  lapis  mempunyai  berat  isi kering maksimum (γd maks) 1,50 gr/cm 3 dan  kadar  air  optimum  (w  opt)  25,04%.  Hal ini  menunjukkan,  bahwa  kepadatan  dengan  model  terhadap  SNI  1742:2008  terdapat tingkat  keyakinan  99,34%  ≥  95%  dan margin  error 0,66%  ≤  5%  terhadap  berat  isi kering maksimum (γd maks). Kemudian, tingkat keyakinan 97,28% ≥ 95% dan margin error 2,72%  ≤  5%  terhadap  kadar  air  optimum  (w  opt).  Sehingga,  model  memenuhi syarat sebagai alat uji kepadatan ringan untuk tanah di laboratorium.
Menurut  Gregg  (1960),  tanah  ini  termasuk  lanau-lempung  dengan  perkiraan kinerja timbunan buruk sampai bagus, karena dari hasil pengujian tanah ini mempunyai berat volume kering maksimum (γd maks) 1,49 – 1,88 gr/cm 3 dan kadar air optimum (w opt)  15  –  30%.  Kemudian,  tanah  ini  termasuk  lempung  dengan  perkiraan  kinerja timbunan buruk sampai sedang, karena dari hasil pengujian tanah ini mempunyai berat volume kering maksimum (γd maks) 1,41 – 1,81 gr/cm 3 dan kadar air optimum (w opt)
15 – 30%. Karena kepadatan tanah dengan margin error ≤ 5% dan memiliki penilaian yang  sama  dengan  SNI  1742:2008  terhadap  kinerja  timbunan,  maka  model  memenuhi syarat  sebagai  alat  uji  kepadatan  ringan  untuk  tanah  di  laboratorium  dan  memiliki standar yang sama dengan SNI 1742:2008.
5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberi kesimpulan antara lain :
1. Kepadatan  maksimum  tanah  lempung  Palangka  Raya  berdasarkan  SNI  1742:2008 diperoleh berat isi kering maksimum (γd maks) 1,51 gr/cm 3 dan kadar air optimum (w  opt)  25,74  %  dan  tanah  ini  termasuk  lanau-lempung  dengan  perkiraan  kinerja
timbunan  buruk  sampai  bagus  atau  lempung  dengan  perkiraan  kinerja  timbunan buruk sampai sedang.
2. Kepadatan  maksimum  tanah  lempung  Palangka  Raya  berdasarkan  Model  sebagai berikut :
a. Untuk  5,  10,  dan  15  tumbukan  per  lapis  sebanyak  2  lapis  mempunyai  berat  isi kering maksimum (γd maks) dan kadar air optimum (w opt) dengan margin error >  5%  terhadap  SNI  1742:2008  dan  tidak  memiliki  penilaian  yang  sama  dengan SNI  1742:2008  terhadap  kinerja  timbunan,  maka  model  belum  memenuhi  syarat sebagai alat uji kepadatan ringan untuk tanah di laboratorium.
b. Untuk 20 dan 25 tumbukan per lapis sebanyak 2 lapis, diperoleh berat isi kering maksimum (γd maks) dan kadar air optimum (w opt) dengan margin error < 5% terhadap  SNI  1742:2008,  namun  belum  memiliki  penilaian  yang  sama  dengan SNI  1742:2008  terhadap  kinerja  timbunan,  maka  model  belum  memenuhi  syarat sebagai alat uji kepadatan ringan untuk tanah di laboratorium.
c. Untuk  30  tumbukan  per  lapis  sebanyak  2  lapis,  mempunyai  berat  isi  kering maksimum (γd maks) dan kadar air optimum (w opt) dengan margin error ≤ 5% dan  memiliki  penilaian  yang  sama  dengan  SNI  1742:2008  terhadap  kinerja timbunan,  maka model memenuhi  syarat  sebagai  alat uji kepadatan ringan untuk tanah di laboratorium dan memiliki standar yang sama dengan SNI 1742:2008.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu disarankan sebagai berikut :
1. Model  Pendekatan  Alat  Uji  Kepadatan  Ringan  Untuk  Tanah  di  Laboratorium merupakan  salah  satu  alat  uji  kepadatan  tanah  di  laboratorium,  namun  perlu sosialisasi  di  kalangan  dosen,  mahasiswa,  instansi  pemerintah,  instansi  swasta  dan kalangan profesi sebagai bahan masukan serta koreksi terhadap alat ini.
2. Model Pendekatan Alat Uji Kepadatan Ringan Untuk Tanah di Laboratorium belum dapat dijadikan sebagai alat uji kepadatan tanah di laboratorium jika belum mendapat rekomendasi para ahli terhadap alat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Deni  Setyadi  (2010), Pengaruh  Penambahan  Tanah  Gadong  Pada  Stabilisasi  Tanah Lempung Tanon Dengan Semen (Studi Kasus Kerusakan Jalan Desa Jono, Tanon,
Sragen, Penelitian  Skripsi  Program Studi  Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Hardiyatmo,  H.C,  (2012), Mekanika  Tanah  1,  Edisi  Keenam ,  Gajah  Mada  University Press, Yogyakarta
Hartosukma  E.W  (2005), Perilaku  Tanah  Lempung  Ekspansif  Karangawen  Demak Akibat  Penambahan  Semen  dan  Fly  Ash  Sebagai  Stabilizing, Penelitian  Tesis Program Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang .
http://ivanfaisalrahman.hyperphp.com, Menghitung Margin Error, diakses 13 Desember 2015
http://unitedgank007.blogspot.co.id/2016/01/pemadatan-tanah.html
http://www.diskusilepas.com, Margin Error, diakses 13 Desember 2015
Kretjie dan Morgan (www. slideshare.net), diakses 6 Agustus 2014.
Muda,  A  (2011), Stabilisasi  Tanah  Lempung  Bukit  Rawi  Menggunakan  Pasir  dan Semen, Tesis,  Program  Studi  Magister  Teknik  Sipil  Universitas  Lambung Mangkurat, Banjarmasin
SNI 03-1966-1990, Metode Pengujian Batas Plastis Tanah
SNI 1742:2008, Pengujian Kepadatan Ringan Untuk Tanah
SNI 1964:2008, Cara Uji Berat Jenis Tanah
SNI  1965:2008, Cara  Uji  Penentuan  Kadar  Air  Untuk  Tanah  dan  Batuan  di Laboratorium
SNI 3423:2008, Cara Uji Analisis Ukuran Butir Tanah
Warsiti,  (2009 ) , Jurnal  Wahana  TEKNIK  SIPIL  Vol.  14  No.  1,  April  2009, Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang
Yuniarti, R (2008), Media Teknik Sipil , Jurusan Teknik Sipil, Universitas Mataram