## PERANCANGAN MONITORING TEMPERATUR DAN DENYUT JANTUNG DI INKUBATOR BAYI BERBASIS APLIKASI MOBILE DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BUDHI MULIA PEKANBARU
Fadhli Palaha 1 dan Zaini 2
1 Jurusan Teknik Elektro, Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru, Riau
2 Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Andalas , Padang
E-mail : fadhlyyy@yahoo.com

## Abstrak
Inkubator  bayi  merupakan  suatu  wadah  tertutup  yang  kehangatannya  dapat  diatur  dengan  cara  memanaskan  udara dengan temperatur tertentu. Untuk mempermudah memonitor keadaan temperature inkubator, diperlukan sebuah sis- tem  yang  dapat  memonitor    inkubator  tersebut  dari  jarak  jauh.  Tulisan  ini  merancang  sistem  monitoring  temperatur inkubator berbasis aplikasi mobile menggunakan beberapa sensor dan dilengkapi dengan aplikasi web dan database. Sistem alat ini mempunyai fungsi sebagai Tx (pengirim) dan sebagai Rx (penerima) yang masing-masing Tx dan Rx ini mempunyai bagian komponen sendiri. Untuk Tx mempunyai bagian komponen yaitu Pulse Sensor sebagai mengu- kur  detak  jantung  bayi,  DHT11  sebagai  mengukur  temperatur  di  inkubator,  modul  X-Bee  series  2  sebagai  pengirim data melalui jaringan nirkabel dan arduino uno sebagai pengolahan data analog atau data digital sedangkan alat untuk Rx yaitu modul X-Bee series 2 dan arduino uno. Dari pengujian  didapatkan hasil yang sangat memuaskan karena alat yang  dirancang  bekerja  dengan  baik  dan  mempunyai  kesalahan  dari  masing-masing  pembacaan  sensor  yaitu,  untuk pulse  sensor mempunyai  kesalahan  sebesar  ±  7,3  BPM  sedangkan  untuk  DHT  11  temperatur  ±  0,4  °C.  Sedangkan pembacaan data Xbee bisa dilihat melalui perangkat lunak yaitu ZiggBee Operator dan untuk hasil aplikasi tampilan web yang sudah diinput melalui database berupa grafik secara realtime .
Kata Kunci: Monitoring, inkubator, Pulse Sensor, Sensor DHT11, XBee2, Arduino Uno

## Abstract
Infant incubator is a closed container that its warmth can be regulated by heating the air with certain temperature. It is also a medical device that keeps the stability of a room temperature. In order to monitor the incubator temperature, there is a system that can monitor the incubator temperature by long distance monitoring. This research designed the monitoring system of incubator temperature based on mobile applications using multiple sensors and equipped with web  applications  and  databases.  The  system  has  a  function  as  a  research  tool  Tx  (sender)  and  the  Rx  (receiver)  in which each Tx and Rx has its own component parts. Tx has a component called Pulse Sensor functioned to measure the heart rate of baby, DHT11 to measure the temperature in the incubator, while Rx has the X-Bee module series 2 as the data sender over wireless networks, and arduino uno for processing the analog or digital data.The results of this study are satisfactory enough because the tools designed work well with the error of each of the sensor readings. The pulse sensor has an error of ± 7.3 BPM while DHT11 has ± 0.4 °C. Whereas the data reading of X-Bee can be moni- tored  by  using  ZiggBee  Operator  software  and  to  display  the  results  of  the  web  application  that  has  been  inputted through the database in the form of graphs in realtime.
Keywords : Monitoring, infant incubator, Pulse Sensor, DHT11, XBee2, Arduino Uno

## 1. Pendahuluan
Jaringan sensor memiliki potensi yang sangat ban- yak  untuk  mempengaruhi  aspek  peralatan  dalam perawatan  medis.  Dengan  perlengkapan  pasien wirelass sensor tanpa jaringan nirkabel yang dapat mengumpulkan  data  secara  real-time,  status  fisi- ologis  yang  rinci  sangat  dapat  disederhanakan. Inkubator  salah  satu  peralatan  medis  yang  akan digunakan dalam tulisan ini.
Untuk  memonitor  keadaan  inkubator,  diperlukan sebuah  sistem  yang  dapat  memonitor  inkubator jarak  jauh. Perancangan  Monitoring  Temperatur Inkubator    Bayi    Berbasis  Aplikasi  Mobile  Di Rumah Sakit  Ibu Dan Anak Budhi Mulya Pekan- baru  ini  dapat  memantau  temperatur  inkubator secara realtime dari    jarak  jauh  sehingga  dapat menguntungkan  dalam  pelayanan  rumah  sakit seperti,  tidak  perlu  repot - repot  untuk  pergi  ke ruangan  tempat  inkubator  bayi  untuk  memantau temperatur  setiap  inkubator .
Dalam  tulisan  ini  akan dibandingkan  dua teknologi  yang    muncul  untuk wireless jaringan sensor  Standar  IEEE  802.15.1  dan  802.15.4.  dan meninjau  fitur  utama  dari  Protokol  MAC  dide- finisikan oleh standar-standar tersebut, menggam- barkan  sistem  operasi,  dan  membandingkannya dari  segi  karakteristik  kinerja  suchas  (akses  dan end-to-end paket  penundaan),  pemanfaatan  band- width, dan skalabilitas untuk penyebaran jaringan yang besar.

## 2. Metode Penelitian
Inkubator Bayi

## Gambar 1. Inkubator Jenis GEA YP-90A
Inkubator  bayi  merupakan  suatu  wadah  tertutup yang kehangatannya dapat diatur dengan cara me- manaskan  udara  dengan  suhu  tertentu  dan  juga
salah  satu  alat  kesehatan  yang  berfungsi  untuk menjaga  suhu  sebuah  ruangan  supaya  suhu  tetap konstan/stabil.

## Sensor Suhu
Sensor adalah  sebuah  alat  yang  mampu  merubah besaran  fisik  seperti  gaya,  kecepatan  perputaran dan  penerangan  menjadi  besaran  listrik  yang  se- banding,  disebut  juga  alat  elektronik  yang  bisa mengubah  fenomena  alam  sekitar  menjadi  sinyal elektronik. Sensor  dapat  digunakan  sebagai  sum- ber input bagi  keseluruhan  sistem.  Jadi  sensor suhu yang akan digunakan untuk perancangan alat ini yaitu DHT 11.

## Gambar 2. Rangkaian Sensor DHT11

## Jantung
Jantung  adalah  salah satu organ tubuh yang pal- ing  vital    fungsinya  dibandingkan  dengan  organ tubuh  vital  lainnya.  Fungsi  utama  jantung  adalah sebagai single pompa  yang  memompakan  darah ke  seluruh    tubuh      untuk    kepentingan  metabo- lisme sel-sel demi kelangsungan hidup.

## Gambar 3.  Jantung
Denyut  jantung  yang  normal  yakni  60-100  kali setiap  menit,  sedang  denyut  jantung  lambat kurang dari 60 kali per menit dan yang cepat lebih dari  100  kali  per  menit.  Nadi adalah  denyut  nadi yang  teraba  pada  dinding  pembuluh  darah  arteri yang  berdasarkan  systol  dan  gystole  dari  jan- tung.Jumlah denyut nadi yang normal berdasarkan usia seseorang adalah :
Bayi baru lahir :140 kali per menit Umur di bawah 1 bulan : 110 kali per menit Umur 1 - 6 bulan:130 kali per menit Umur 6 - 12 bulan:115 kali per menit Umur 1 - 2 tahun:110 kali per menit Umur 2 - 6 tahun:105 kali per menit Umur 6 - 10 tahun : 95 kali per menit Umur 10 - 14 tahun : 85 kali per menit Umur 14 - 18 tahun : 82 kali per menit Umur di atas 18 tahun:60-100 kali per menit Usia Lanjut : 60 -70 kali per menit

## Sensor Pulsa (Pulse Sensor)
Pulsa  sensor  bekerja  dengan  cara  memanfaatkan cahaya.  Saat  sensor  ini  diletakkan  dipermukaan kulit,  sebagian  besar  cahaya  yang  diserap  atau dipantulkan oleh organ dan jaringan (kulit, tulang, otot,  darah),  namun  beberapa  cahaya  akan melewati jaringan tubuh jika mereka cukup tipis.

## Kit Arduino
Arduino adalah  pengendali  mikro single-board yang   bersifat open-source, diturunkan dari Wir- ing platform, dirancang untuk memudahkan peng- gunaan elektronik dalam berbagai bidang.

## Gambar 4. Board Mikrokontroler Arduino    Uno AVR ATMega 328
Sebuah    rangkaian  elektronik  berukuran  kecil  se- besar  kartu nama,  yang  dapat di program untuk membaca sensor mengendalikan akuator, dan juga berkomunikasi dengan komputer.

## Zigbee
ZigBee adalah  protokol  jaringan  nirkabel  yang ditargetkan  untuk  otomasi  dan  aplikasi remote control dengan  teknologi  data rate rendah, kon- sumsi daya rendah, dan harga murah. IEEE dan Aliansi ZigBee telah bekerja sama untuk
menentukan protocol  stack keseluruhan.  IEEE 802.15.4  berfokus  pada  spesifikasi  dari  dua lapisan  bawah  protocol  (lapisan  fisik  dan  lapisan MAC).

## Gambar 5. ZigBee Protocol Stack

## XBee
XBee merupakan modul yang memungkinkan Ar- duino    untuk    berkomunikasi  secara wireless menggunakan   protocol ZigBee.   ZigBee ber- operasi pada spesifikasi IEEE 802.15.4 radio fisik dan  beroperasi  pada band berlisensi   termasuk 2.4 GHz, 900 MHz dan 868 MHz. Modul ini me- mungkinkan  komunikasi wireless dalam  jang- kauan    hingga    30  meter    (dalam      ruangan)  atau 100 meter (luar ruangan).

## Gambar 6.  Modul XBee.
Pada  dasarnya, XBee merupakan    komunikasi  se- rial.  Akan  tetapi,  apabila  mode  API  digunakan, dibutuhkan pemaketan data RF.
Gambar 7. Diagram Data Flow Internal.

## XCTU
X-CTU merupakan perangkat lunak yang diguna- kan untuk mengonfigurasi dan menguji radio mo- dem MaxStream. Pemberian  alamat  pada  XBee dilakukan  melalui  X-CTU.  X-CTU  juga  dapat mengkonfigurasi XBee menjadi coordinator atau- pun menjadi end device. Antarmuka X-CTU.

## Aplikasi Mobile
Mobile dapat  diartikan  sebagai  perpindahan  yang mudah dari satu tempat ke tempat yang lain, mis- alnya  telepon mobile berarti  bahwa  terminal  tele- pon yang dapat berpindah dengan mudah dari satu tempat  ke  tempat  lain  tanpa  terjadi  pemutusan atau terputusnya komunikasi.

## Pemrograman Mobile
Pemograman mobile sebagai  bentuk  tampilan hasil  output  akan  ditampilkan  secara  realtime melalui  mysql  sebagai  tempat  penyimpanan databasenya  yang  nantinya  berbentuk web, kemudian  modul-modul  layanan mobile yang sudah didapatkan sebelumnya.

## 2.1 Perancangan Sistem Alat
Perancangan  sistem  alat  ini  dibuat  untuk  mem- berikan  suatu  gambaran  atau  informasi  tentang monitoring  temperatur  inkubator  bayi  berbasis aplikasi  mobile  di  rumah  sakit  ibu  dan  anak pekanbaru yang si usernya bisa melihat dari web- sitenya.
Gambar 8. Flow  Chart Perancangan  Alat Monitoring

## 2.2 Rancangan Perangkat lunak
Berikut  adalah  beberapa  kebutuhan  spesifikasi perangkat  lunak  yang  menunjang  dalam  pembua- tan    aplikasi  monitoring  menggunakan wireless sensor,  di  antaranya  yaitu  Arduino library, X- CTU, ZiggBee Operator, Microsoft Visual studio, Adobe  Dreamweaver,  Xampp server, MySQL Server, Phpmyadmin.

## 2.3 Rancangan Konfigurasi Sistem
Langkah  awal  dalam  pembuatan  sistem  ini  ialah konfigurasi dari beberapa hardware.

## Rancangan Konfigurasi Rangkaian
Hardware yang  akan  dipakai  ada  ada  dua  jenis yaitu  sebagai transmiter dan receiver.  Masing- masing hardware di instalasi dengan bentuk yang berbeda.  Gambar  3.2  dibawah  ini  merupakan rangkaian  dari  instalasi hardware sebagai trans- miter.
Gambar 9.  Rancangan Instalasi pada Transmiter Wireless Sensor
Gambar 10.  Rancangan Instalasi pada Receiver Wireless Sensor
Rancangan Konfigurasi XBee Program  X-CTU  merupakan software untuk pengkonfigurasian semua perangkat XBee supaya
25
ZiggBee LAN Komputer RS 232 Ethernet TCP/IP DSSS
berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Pada  tahap  ini perangkat  XBee  akan  dikonfigurasikan  meng- gunakan  mode  AT.  Untuk  komunikasi  yang  baik maka,  masing-masing  XBee  di  konfigurasi  men- jadi Coordinator dan Router/End device.

## Gambar 11. Rancangan Hasil Konfigurasi XBee Coordinator AT
Untuk  selanjutnya  masing-masing  XBee  yang telah  dikonfigurasi  dihubungkan  ke  masing- masing arduino. “ Zigbee Coordinator AT ” sebagai penerima  atau receiver dan  “ Zigbee  Router  AT ” sebagai pengirim atau transmitter.

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Untuk  memudahkan  penelitian  monitoring  dan pembacaan  sensor  ini,  maka  ditampilkan  dalam bentuk  sebuah website sederhana  yang  terhubung dengan mysql. Sistem yang dirancang kemudian di
uji-cobakan  pada  ruangan  Rumah  Sakit  Ibu  dan Anak Budhi Mulia Pekanbaru. Analisis Penelitian ini adalah penguraian dari suatu sistem yang utuh ke  dalam  bagian-bagian  komponennya  dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan.

## 3.1  Pengujian dan Kalibrasi Sensor
Tahap awal dalam melakukan pengujian sistem ini adalah  dengan  membandingkan  hasil  pembacaan sensor dengan alat ukur suhu dan denyut jantung. Alat  ukur  yang  digunakan  untuk  mengukur  tem- peratur yaitu termometer digital dan alat ukur de- nyut jantung adalah ECG (Elektrocardiograpy).
Gambar 12. Proses Pengujian
Dari  hasil  pengujian  dari  pengukuran  didapatkan hasil sebagai berikut.
Inkubator Temperatur Alat Ukur (°C) Temperatur DHT11 (°C) Kesalahan (°C) ECG (BPM) Pulse Sensor (BPM) Inkubator 1 26 26 0 154 154 Inkubator 2 28 28 0 143 144 Inkubator 3 30 30 0 144 146 Inkubator 4 30 29 1 135 138 Inkubator 5 30 29 1 135 148 Rata-rata kesalahan Alat Ukur Temperatur DHT11 0,4 - - Rata-rata  kesalahan Alat Ukur BPM 7,3
Tabel 1. Hasil Pengukuran Temperatur dan Denyut Jantung

## 3.2  Pengaruh  Jarak  Terhadap  Pengiriman Data
Pada  pengujian ini  dilakukan  beberapa  kondisi yaitu dengan penghalang (line of sight) dan tanpa penghalang  (in  line  sight).  Pengujian  ini  diamati menggunakan  software  X-CTU  untuk  membaca hasil konfigurasi Xbee yang didapat.

## Gambar 13. Hasil Pembacaan data di XCTU
Untuk  pengujian  pertama  dilakukan  dengan meletakkan XBee pengirim didalam ruangan bayi dan penerima dengan jarak yang berbeda. Berikut ini  hasil  yang  didapatkan  dari  pengujian  berbagai macam penghalang dengan variasi jarak.

## Tabel 2. Pengiriman Data Kerja Xbee dengan Bermacam Penghalang
Untuk  pengujian  kedua,  dilakukan  hal  sama dengan  pengujian  pertama  hanya  saja  pada pengujian  kedua  ini  penerima  dan  pengirim diletakkan  pada  luar rumah  sakit  yang  tidak memiliki penghalang atau line in sight.

## Tabel 3. Pengiriman Unjuk Kerja Xbee In Line
Sight

## 3.3. Pengaruh Waktu Penerimaan
Untuk  mengukur  kualitas  waktu  dari  penerimaan data maka dilakukan dengan beberapa percobaan. Untuk  percobaan  pertama  dengan  menggunakan variasi delay yang diberikan pada arduino dengan jarak yang sama yaitu 15 meter.

## Tabel 4.  Tabel Pengiriman XBee Berdasarkan
Delay yang diberikan
Jarak (m) Kondisi dengan Ber- macam Penghalang Keterangan Temperatur Denyut Jantung 5 28 138 Terkirim 10 29 134 Terkirim 15 32 133 Terkirim 25 32 130 Terkirim 25,8 - - Tidak Terkirim Jarak (m) Kondisi Tanpa Pengha- lang (In Line sight) Keterangan Temperatur (°C) Denyut Jantung 10 26 136 Terkirim 20 28 146 Terkirim 30 29 140 Terkirim 70 32 138 Terkirim 80 32 136 Terkirim 90 32 136 Terkirim 100 32 129 Terkirim 120 32 132 Terkirim 130 32 128 Terkirim 140 32 128 Tekirim 190 32 122 Terkirim 200 32 124 Terkirim 210 32 126 Terkirim 220 32 127 Terkirim 222 - - Tidak Terkirim Delay (Sekon) Waktu Penerimaan (Sekon) 2 1.98 4 4.01 6 5.00 8 8.02 10 9.95 15 11.68
Untuk  pengujian  kedua,  dilakukan  dengan menggunakan variasi jarak terhadap pengirim dan penerima.

## Tabel 5. Waktu Pengiriman Berdasarkan Variasi Jarak

## 3.4 Pengujian Fungsional dengan Mengguna- kan Web Interface
Pengujian  sistem  ini  dilakukan  dengan  cara menguji fungsional sistem monitioring temperatur dan denyut jantung berbasis mobile.
Tabel 6. Hasil Pengujian Web Interface Sistem

## 3.5.  Analisa Pengujian dan Kalibrasi Sensor
Pengujian  ini,  dilakukan  untuk  pengkalibrasian alat  ukur  dengan  sistem  monitoring temperatur dan  denyut  jantung  yang  telah  dibuat.    Alat  ukur untuk  temperatur  menggunakan  termometer  digi- tal dan untuk denyut jantung  menggunakan ECG. Percobaan ini dilakukan dibeberapa inkubator ber- beda.
Dari  data  diperoleh temperatur  yang  terukur DHT11  mendekati  temperatur yang terukur den- gan  thermometer.  Rata-rata  kesalahan  pada  pen- gukuran dari temperatur adalah ±1 °C. Hal ini se- suai  dengan  dengan  spesifikasi  sensor  DHT11 yaitu error pembacaan untuk temperatur yaitu ±2 °C.  Selanjutnya,  perbandingan  alat  ukur  ECG dengan  pengukuran  denyut  jantung  pada  Pulse Sensor.  Pada  percobaan  didapatkan  rata-rata  ke- salahan  untuk  pulse  sensor  sebesar  ±  7,3  BPM. Hal  ini  tidak  berpengaruh  terlalu  besar  pada  pen- gukuran.  Kesalahan  pembacaan  atau error dapat diminimalisir  dengan  tidak  memindahkan  letak dari pengirim atau transmitter.

## 3.6  Analisa  Pengaruh  Jarak  terhadap  Peneri- maan Data
Pengujian dilakukan dengan melakukan pengiriman  data  dari transmitter ke receiver dengan menguji daya pancar modul XBee, dengan memberikan  variasi  jarak  antara  keduanya. Pengujian  pengiriman  data  berkondisi  garis  lurus dan pengirim dalam keadaan statis.Untuk percobaan  pertama,  dilakukan  didalam  ruangan rumah sakit yang mempunyai banyak penghalang. Dari  hasil  didapatkan  jarak  5  m  sampai  25,8  m data  masih  bisa  terkirim.  Hal  ini  disebabkan  oleh banyaknya penghalang yang ada diantara ruangan rumah sakit tersebut, sehingga data yang dikirim- kan terpantul atau dibelokkan dan data tidak dapat diterima  dengan  baik  oleh receiver.  Inilah  salah satu  penyebab  terganggunya  sistem  komunikasi pada sistem wireless.
Pengujian  selanjutnya,  dilakukan  diluar  ruangan dengan keadaan tanpa penghalang. Dari hasil yang didapatkan jarak 10 m sampai dengan 221  m data masih  terkirim.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak adanya  pantulan  dan  redaman  yang  disebabkan oleh  penghalang,  sehingga  dengan  jarak  221  data masih bisa diterima dengan baik oleh receiver.
Jarak (m) Waktu Penerimaan 5 1.98 10 2.18 15 3.13 20 3.93 25 4.65 No Test Factor Hasil Keterangan 1 Program pembacaan  port serial dengan interface √ Berhasil membaca hasil data  pengukuran dari port serial 2 Koneksi ke database √ Program pembacaan port berhasil menyimpan  data pengukuran ke database 3 Menampilkan hasil  pembacaan sensor  ke web interface secara real time √ Aplikasi web Interface berhasil menampilkan hasil  pembacaan dari  sensor    yang disimpan dan ditampilkan database melalui grafik 4 Menampilkan hasil  pembacaan sensor sebelumnya √ Aplikasi web interface berhasil menampilkan pembacaan sensor sebelum waktu yang sebenarnya

## 3.7 Analisa Pengaruh Waktu Penerimaan
Pada  pengujian  pertama,  dilakukan  dengan melakukan variasi delay dengan jarak yang sama. Jadi,  pengaruh  diberikan delay berbeda  tidak mempengaruhi  dari  kualitas  pengiriman  dan penerimaan data.
Pada pengujian kedua, dilakukan dengan melakukan  variasi  jarak  dengan delay pada pengiriman  sama.  Didapatkan  hasil  semakin  jauh jarak  antara transmitter dan receiver maka semakin  lama  waktu  pengiriman.  Hal  ini dipengaruhi  oleh  adanya  redaman,  pantulan  dan loss yang  ada  pada  udara.  Sehingga,  data  yang dikirimkan  memiliki delay waktu  atau  tidak terkirim  sama  sekali.  Berikut  grafik  dari  variasi jarak terhadap waktu penerimaan.

## Gambar 14. Grafik Jarak vs Waktu Penerimaan Data
Pada  gambar  dapat  diambil  kesimpulan,  bahwa semakin  jauh  jarak  antara transmitter dan receiver,  maka  semakin  lama  waktu  yang dibutuhkan  dibutuhkan  oleh receiver menerima data.

## 3.8  Analisa  Pembacaan  Frame  API  di  Ziggbee Operator
Untuk hasil pembacaan API dengan ZiggBee Op- erator dapat dilihat pada gambar dibawah ini, un- tuk pembacaan berbentuk HEX dan data disimpan dalam  bentuk file  log oleh  perangkat  lunak  Zigg- Bee Operator ini.

## Gambar 15.  Hasil Pembacaan ZiggBee Untuk Transmit Data
Setiap  paket  pengiriman  data  pembacaan  frame Api  di  ziggbee  operator  dalam  penelitian  ini  dia- wali  dengan 7E.  Berikutnya    diikuti          dengan panjang  data  byte 00 yang  dikirim  dalam  paket terhitung  setelah  panjang byte.  Byte berikut  men- yatakan  jumlah  register 0E kemudian  dilanjutkan dengan byte berikut  yang  menyatakan  pengisian data/paket  data  yaitu 10 -01. Byte yang  menyata- kan 00  00  00  00  00  00 FF  FF sebagai  Serial Number  address untuk  64bits  dan FF  FE men- yatakan  untuk  serial number  network  address. Selanjutnya byte 00 menyatakan  jauh  pengiriman data dan byte 00 terakhir  menyatakan status pen- giriman paket data
Berikut  paket  penerimaan  data  pembacaan  frame API  yang  menyatakan rec dengan byte 48 di  ap- likasi ziggbee ini menyatakan paket data itu bagus atau tidak bagus. Untuk byte terakhir menyatakan pembacaan  sensor  dalam  penelitian  ini  dengan byte 45 41  42 yang  berbunyi  kesalahan  data  atau yang dimaksud dengan kesalahan pembacaan data sensor.

## 3.9  Analisa  Pengujian  Fungsional Web  Inter- face
Dari  hasil  pengujian  fungsional  dari  sistem  ini memperlihatkan  bahwa  sistem  monitoring tem- peratur  dan  denyut  jantung  pada  ruangan  bayi yang  dibangun,  telah  berfungsi  sesuai  harapan. Hal  ini  dibuktikan  dengan  pembacaan  temperatur dan  denyut      jantung  dengan  penilain  dan  respon atau tanggapan dari pasien anak dan para perawat yang menangani anak .

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian  yang  telah  dilakukan,  da- pat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil pengujian  perancangan  alat  ukur  tem- peratur  dan  denyut  jantung  menunjukkan bahwa  temperatur  yang  terukur  oleh  DHT11 mempunyai  kesalahan  rata-rata  pada  suhu ±0.4 °C  sedangkan denyut jantung yang teru- kur  terdapat  kesalahan  rata-rata  ±7,3  BPM dari pengukuran alat ukur sebenarnya.
2. Jarak jangkauan pengiriman data modul Xbee seri  2  dalam  kondisi  penerima  didalam ruangan mampu mencapai jarak 25,8 meter.
3. Pada  kondisi in  line  sight dimana  antara pengirim  dan  penerima  tidak  ada  halangan dan jarak pengiriman data semakin bertambah, pada jangkauan 221 meter.
4. Pengaruh  jarak  terhadap  waktu  penerimaan data  adalah  berbanding  lurus.  Semakin  jauh jarak  antara transmiter dan receiver,  maka semakin lama waktu penerimaan data.
5. Hasil  pembaacaan  sensor  dapat  disimpan pada database dan  dapat  ditampilkan  dengan grafik melalui web interface secara real time.

## Daftar Acuan
[1] Anon.  2012. “ Suhu  dan  Temperatur ”.
(elib.unikom.ac.id/download.php?id=92218 diakses  pada  30  November  2013  pukul 23.53)
[2] DHT11 Humidity  &  Temperature  Sensor
http://www.micro4you.com/ files/sensor/ DHT11.pdf diakses pada 20 November 2013 pukul 22.42
[3] Fadilla  Zennifa,  Fitrilina,  Husnil  Kamil. 2013 “Prototipe  Alat  Deteksi  Dini  Dan Mandiri Penyakit Jantung Menggunakan Sis- tem  Pakar  Vcirs,  Arduino  Dan  Handphone Android” Tugas  Akhir  Mahasiswa  Univer- sitas Andalas Teknik Elektro 2013
[4] Faishol  Fathu  Riza.  Iwan  Setiawan,  Su- mardi “Perancangan  Sistem  Pengendali Suhu  Dan  Memonitoring  Kelembaban  Ber- basis  Atmega8535  Pada  Plant  Inkubator”. http://eprints.undip.ac.id/25518/1/
ML2F305208.pdf diakses  pada  tanggal  10 oktober 2013 pukul 15:05
[5] Hendrit  Garaudy,  Sumardi,  Darjat,
‘‘Perancangan  Sistem  Monitoring  Kelemba- ban Dan Temperatur Menggunakan Komuni-
kasi Zigbee 2,4
GHz”. http:// eprints.undip.ac.id/25317/1/ ML2F002584.pdf diakses pada 19 November
2013 pukul 15.37
[6] Joel.  2012. Anatomy  of  The  DIY  Heart  Rate Monitor.
[7] MIŠICM.RIDHO APRIYADI 2012 .
“ Miniatur  Pemantau  Suhu  Inkubator  Bayi Berbasis  Mikrokontroler  ATMega  8535  Dan Jaringan Nirkabel ”. http://

## Tabel 7. Kesimpulan Penilaian dan Respon.
No Keterangan Kesimpulan Penilaian Dan Respon Aplikasi Web (Internet) Penilaian Pasien Keterangan Pasien Penilaian Perawat Keterangan Perawat 1 Hasil  tampilan pembacaan suhu OK Buat tampilan berbentuk digital  dan  juga  tampil- kan  bentuk  dari  anak seperti  idetitasnya,  wa- jah  anak  dll  yang  di  in- cubator OK Buat tampilan menu lain- nya  seperti  pengaturan indicator alarm, dan tam- pilan berbentuk Digital 2 Hasil  tampilan pembacaan Denyut jan- tung OK SDA OK SDA 3 Bentuk  tampi- lan aplikasi Web (Internet) OK Di  perbanyak  menu  ap- likasi OK Tampilannya  simple  dan sederhana
repository.gunadarma.ac.id/ bitstream/123456789/5383/1/JURNAL.pdf. Diakses pada tanggal 11 oktober 2013 pukul 15:11
[8] Nalwan,  Andi.  2012 .  “ Teknik  rancang  ban- gun  robot,  tingkat  dasar ”,.Yogyakarta  :  CV.
Andi Offset, p. 34,38,39,45,59.
[9] Puput  Dani  Prasetyo  Adi,  Muhammad Niswar dan Amil A. Ilham. 2012 . “ Kinerja
Jaringan  Sensor  Nirkabel Ieee  802.15.4  Un- tuk  Monitoring  Denyut  Nadi  Pasien ”.  Pasca Unhas ( http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/ ca757a6b3db4161c93f076134fcaa1dc.pdf diakses  pada  30  November  2013  pada  pukul 23.20)
[10] Roni  Wijaya, F.  Dalu  Setiaji,  Daniel  San- toso 2013 “Inkubator  Bayi  Berbasis  Mik- rokontroler Dilengkapi Sistem Telemetri Me- lalui  Jaringan  RS  485” .  Techné  Jurnal Ilmiah  Elektroteknika  Vol.12  No.1  April
2013 Hal 75 –
90. http://
www.jurnaltechne.org/ archives/2013121/201312107-ds.pdf diakses pada tanggal 10 oktober 2013 pukul 14:43
[11] S.R.  Vijayalakshmi*and  S.  Muruganand 2012” Real-time  monitoring  of  ubiquitous wireless  ECG  sensor  node  for  medical  care using ZigBee ”. International Journal of Elec- tronics. Vol. 99, No. 1, January 2012, 79 – 89
[12] VOJISLAV  B.  MIŠICand  JELENA  2007
“ A Comparison of Two IEEE 802.15.x Proto- cols  for  Use  in  Sensor  Networks ”  interna- tional  Journal  of  Distributed  Sensor  Net- works,  3:  87 – 104,  2007.  ISSN:  1550-1329
print/1550-1477
online.
DOI:
10.1080/15501320601069515
[13] Winardi.2012. “Mengenal Teknologi Zigbee
Sebagai  Standar  Pengiriman  Data  Secara Wireless”. ( http://comp-eng.binus.ac.id/ files/2012/06/Mengenal-Teknologi-ZigBee- Sebagai-Standart-Pengiriman-Data-Secara- Wireless-Winardi.pdf diakses  pada  12  No- vember 2013 pukul 22.08)