## RANCANG BANGUN ALAT PENGUJIAN FOCUS FILM DISTANCE (FFD)
DESIGN OF FOCUS FILM DISTANCE (FFD) TESTING TOOLS
Andrey Nino Kurniawan Health Polytechnics of Semarang-Indonesia e-mail : andreynino_jtrr@poltekkes-smg.ac.id
Background : Focus film distance (FFD) settings may affect the quality of radiograph, such as: density of the film, contrast, the intensity of x-ray radiation, detail and distortion of the image of the object, so that should be done  appropriately. However,  in practice,  focus  markers  are  often  not  given,  lost  or  covered  by  accessories  in  x-ray  tubes,  so  the  technologist  difficulties  in determining  the  location  of  the  focal  point. It  will  make  the  technologist  in  the  measurement of  FFD  done  by  measuring  the approximate location of the focal point to the receptors. And yet there is a special tool that can be used to measure the accuracy of the settings of the FFD.
Methods : The research will focus on the design of FFD measurement tools using acrylic materials, copper wire and small iron balls. Research methods is experimental with trial and error design, tool architecture will be done some test functions, include: Test of acrillic material (radiograph image), copper wire alignment test, test of steady ball of iron ball, FFD measure test. Evaluation is done by comparing wire image measurement with mathematical calculation using magnification formula.
Results : The results of this research is the formation of FFD testing tool that is made has dimensions of 18 cm x 10 cm x 20 cm using acrillic material wich inside the part there is wire measuring 2 cm, 10 cm, and 16 cm and two iron balls are mutually perpendicular. The function test of the device is obtained as follows: the test of acrilic material in the radiographic image has been able to distinguish the acrylic material with wire and iron ball so as not to interfere with the measurement of the length of the wire image; copper wire alignment test found that the position of each wire mounted on plate A is aligned and is 20 cm from the bottom of the tool; the steady iron ball deformity test on plate A and plate B is straight-forward
Conclusion: the FFD testing tool can already be used to determine the position of the focal point of the x-ray tube.
Keyword : focus film distance, the FFD testing tool

## PENDAHULUAN
Focus-to-Film Distance(FFD) merupakan salah satu dari faktor  primer  yang  digunakan  dalam  pemeriksaan  radiografi. Focus-to-Film Distance (FFD) adalah jarak standar antara titik emisi  sinar-x  yang  ada  di  tabung  sinar-x  (focal  spot)  dan image  reseptor  (Charlton,  2003).Pengaturan  FFD  dapat mempengaruhi  kualitas  radiograf,  seperti  :  densitas  film, kontras,  intensitas  radiasi  sinar-x,  detail  dan  distorsi  citra objek  ehingga  pengaturan  FFD  harus  dapat  dilakukan  secara tepat.  Dan  dalam  hal  pelaksanaan  uji  kesesuaian  pesawat sinar-x  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  29  Tahun  2008  tentang  Perizinan Pemanfaatan  Sumber  Radiasi  Pengion  dan  Bahan  Nuklir  dan Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Tenaga  Nuklir  Nomor  9 Tahun 2011 tentang uji kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik  dan  Intervensional  bahwa  dalam  pengujian keandalan  suatu  pesawat  dilakukan  dengan  cara  pengukuran keluaran  tabung  sinar  x  dengan  alat  detektor  pada  jarak tertentu.
Pengukur  FFD  pada  suatu  model  pesawat  sinar-x sangatlah  bermacam,  baik  secara  elektronik  maupun  manual menggunakan  meteran.  Penggunaan  pesawat  sinar-x  yang
tidak  hati-hati  dapat  dimungkinkan  menyebabkan  kerusakkan pada  alat  ukur  FFD.  Lokasi  titik  fokus  pada  tabung  sinar-x biasanya dapat ditentukan dengan cara melihat tandadi rumah tabung  sinar-x  berupa  titik  lubang  dan  atau  penanda  sticker. Namun  dalam  praktiknya  penanda  fokus  sering  tidak  diberi, hilang  atau  tertutup  oleh  asesoris  pada  tabung  sinar-x, sehingga petugas kesulitan dalam menentukan lokasi dari titik fokus  tersebut  dan  melakukan  pengukuran  FFD  secara  kira- kira.  Dan  belum  adanya  suatu  alat  khusus  yang  dapat digunakan  untuk  mengukur  ketepatan  penentuan  lokasi  titik fokus dan pengaturan FFD.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  diperlukan  suatu  solusi yang  dapat  digunakan  untuk  memecahkan  masalah  tersebut adalah  dengan  merancang  sebuah  alat  yang  dapat  digunakan untuk menentukan titik fokus dan FFD secara tepat.

## METODE
Metode  penelitian  pada  penelitian  ini  adalah  rancang bangun suatu alat dengan metode trial and error. Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

## Perancangan Alat
Perancangan  alat  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu membuat sketsa setiap bagian alat pengukur FFD yaitu kawat
tembaga,  plat  acrillik  dan  letak  dari  bola  besi  kecil  yang digunakan.  Kawat  tembaga  yang  digunakan  adalah  diameter kawat 0,5 mm yang ditanam pada plat acrilik, panjang kawat : 2 cm sebanyak 2 (dua) buah, 10 cm sebanyak 1 (satu) buah, dan 16 cm sebanyak 1 (satu)  buah. Plat acrilic. Plat acrilik yang digunakan berukuran 18 cm x 10 cm  x  1,22  cm  sebanyak  4  (empat)  buah  yang  kemudian dirangkai  menjadi sebuah kotak.  Penempatan kawat tembaga dan bola besi pada plat acrilic diletakkan secara vertikal tegak lurus.

## Uji Fungsi
Uji  fungsi  dilakukan  untuk  menilai  fungsi-fungsi rancang bangun. Poin-poin uji fungsi alat meliputi:

## Uji bahan acrillic (citra radiograf)
Uji  bahan  acrilik  dengan  cara  mengeksposi  dengan sinar-x dan pengaturan FFD sejauh 100 cm, kemudian dinilai apakah  bahan  tersebut  memiliki  gambaran  yang  homogen dann tidak mengganggu citra kawat tembaga.

## Uji kesejajaran kawat tembaga
Uji  kesejajaran  kawat  tembaga  dilakukan  dengan  cara mengukur  kesejajaran  letak  kawat  yang  tertanam  pada  plat acrilik  dengan  menggunakan  penggaris,  yaitu  :  ujung-ujung kawat dan pertengahan kawat untuk tiap sisi plat acrilik Uji ketegaklurusan bola besi
Uji  ketegaklurusan  bola  besi  dilakukan  dengan  cara mengukur  kesejajaran  letak  kawat  yang  tertanam  pada  plat acrilik  dengan  menggunakan  penggaris,  yaitu  tiap  sisi  plat acrilik.

## Uji alat pengukur FFD
Uji alat pengukur FFD dengan cara mengeksposi dengan sinar-x dan pengaturan FFD sejauh 100 cm, kemudian dinilai hasil citra kawat tembaga pada radiograf sudah sesuai dengan perhitungan  yang  telah  dilakukan  menggunakan  rumus magnifikasi seperti pada table 1.
Tabel 1. Hasil perhitungan panjang citra kawat menggunakan rumus magnifikasi.
PANJANG KAWAT FOD FFD PANJANG CITRA 5 80 100 6,25 5 130 150 5,77 5 160 180 5,63 5 180 200 5,56 10 80 100 12,50 10 130 150 11,54 10 160 180 11,25 10 180 200 11,11 16 80 100 20,00 16 130 150 18,46 16 160 180 18,00 16 180 200 17,78

## HASIL
Hasil  pada  penelitian  ini  adalah  terciptanya  suatu  alat pengujian FFD yang terdiri dari 4 sisi yaitu, 2 sisi penyangga
dengan  dimen  si  tinggi    21  cm  x  10  cm,  sisi  atas  berbentuk segi  delapan  dengan  panjang  18  cm  x  10  cm  dan  terdapat beberapa ukuran kawat sebagai panduan ukur FFD yang diatur seperti pada gambar 1.

## Gambar  1. Alat pengujian FFD

## Gambar  2. Hasil uji fungsi alat pengujian FFD
Untuk  uji  fungsi  alat  tampak  pada  gambar  2  bahwa bahan  acrilik,  kawat  dan  bola  besi  sudah  dapat  dibedakan dengan  jelas,  sehingga  pada  hasil  citra  dapat  dengan  mudah dilakukan  pengukuran  dengan  mengunakan  tool  pengukuran yang  ada  pada  workstasion  CR.  Hasil  percobaan  pertama dengan  menentukan  suatu  titik  pada  tabung  sinar-x  dan mengukur  FFD  sejauh  100  cm  didapatkan  hasil  pengukuran sebagai berikut :
Tabel 2. Hasil percobaan pertama, perhitungan panjang citra kawat 10 cm menggunakan tool CR unit
Posisi Alat FOD FFD Panjang Citra Kawat Vertikal 80 cm 100 cm 12,57 cm Horisontal 80cm 100 cm 12,60 cm Rata-rata 12,585 cm Tabel 3. Hasil percobaan pertama, perhitungan panjang citra kawat 16 cm menggunakan tool CR unit Posisi Alat FOD FFD Panjang Citra Kawat Vertikal 80 cm 100 cm 20,11 cm Horisontal 80cm 100 cm 20,11 cm Rata-rata 20,11 cm
Hasil  rata  –  rata  pada  kawat  10  cm  dimasukkan  dalam rumus magnisikasi didapatkan FFD sejauh 97,37 cm, sehingga masih terjadi kekurangan jarak sebesar 2, 63 cm.  Hasil rata – rata pada kawat 16 cm dimasukkan dalam rumus magnisikasi didapatkan  FFD  sejauh  97,86  cm,  sehingga  masih  terjadi kekurangan jarak sebesar 2,14 cm
Hasil  percobaan  kedua  dengan  menyesuaikan  letak titik fokus  pada  tabung  sinar-x  berdasarkan  hasil  percobaan pertama  dengan  cara  menambahkan  jarak  sejauh  2  cm  dari posisi  percobaan  pertama  sehingga  didapatkan  hasil  sebagai berikut :
Tabel 4. Hasil percobaan pertama, perhitungan panjang citra kawat 10 cm menggunakan tool CR unit Posisi Alat FOD FFD Panjang Citra Kawat Vertikal 80 cm 100 cm 12,52 cm Horisontal 80cm 100 cm 12,49 cm Rata-rata 12,505 cm Tabel 5. Hasil percobaan pertama, perhitungan panjang citra kawat 16 cm menggunakan tool CR unit Posisi Alat FOD FFD Panjang Citra Kawat Vertikal 80 cm 100 cm 20,00 cm Horisontal 80cm 100 cm 20,03 cm Rata-rata 20,01 cm
Hasil  rata  –  rata  pada  kawat  10  cm  dimasukkan  dalam rumus magnisikasi didapatkan FFD sejauh 99,84 cm, sehingga masih  terjadi  kekurangan  jarak  sebesar  0,16  cm.  Hasil  rata  – rata pada kawat 16 cm dimasukkan dalam rumus magnisikasi didapatkan  FFD  sejauh  99,80  cm,  sehingga  masih  terjadi kekurangan jarak sebesar 0,20 cm

## DISKUSI
Untuk  mengetahui  uji  fungsi  alat  pengujian  FFD  maka dilakukan penyinaran sinar-x pada alat tersebut.
Uji bahan acrillic (citra radiograf)
Uji  bahan  acrillic  didapatkan  hasil  citra  seperti  pada gambar  2.  Struktur  plat  A  dan  plat  B  tercitra  saling superposisi,  dimana  plat  A  mengalami  pembesaran  bentuk dibandingkan  dengan  plat  B  yang  berada  pada  dasar  alat. Densitas  plat  A  dab  plat  B  dapat  dibedakan  satu  sama  lain, sedangkan plat pengangga tampak lebih opague karena secara geometris  yang  tegak  akan  memiliki  ketebalan  yang  sama dengan  tinggi  alat.  Densitas  antara  bahan  acrillic,  kawat tembaga,  dan  bola  besi  juga  sudah  dapat  dibedakan  secara jelas.

## Uji kesejajaran kawat tembaga
Plat  acrillic  yang  digunakan  sebagai  tempat  dudukan kawat  pada  alat  pengujian  ini  dilakukan  pengukuran  dan posisi  paralel  antara  kawat  10  dan  16  cm  menggunakan
penggaris  besi.  Kesejajaran  pengujian  kawat  tembaga dilakukan  dengan  cara  melakukan  penyinaran  pada  alat pengujian  FFD  yang  diposisi  secara  beda  yaitu  vertikal  dan horisontal.  Pada  percobaan  pertama  untuk  kawat  10  cm didapatkan  panjang  citra  kawat  dengan  selesih  0,03  cm  dan untuk kawat 16 cm sama panjang, sedangkan pada percobaan kedua  didapatkan  untuk  kawat  10  cm  dan  16  cm  didapatkan panjang  citra  kawat  dengan  selisih  yang  sama  yaitu  0,03  cm. sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pemasangan  posisi  kawat tembaga pada alat pengujian FFD adalah sejajar dengan kaset.

## Uji ketegaklurusan bola besi
Ketegaklurusan  dari  kedua  bola  besi  dilakukan  dengan pembuatan  potongan  lembar  acrillic  secara  presisi  sebagai bahan  pembentuk  alat  penguji,  hal  ini  dapat  dilihat  pada gambar  6  dimana  plat  acrillic  pembentuk  alat  penguji  tidak terlalu  banyak  mengalami  distorsi  atau  kelainan  geometri bentuk.  Pada  hasil  citra  pada  gambar  2  tampak  bahwa  kedua bola besi saling superposisi, hal ini menandakan bahwa posisi keduanya sudah saling tegak lurus.

## Uji alat pengujian FFD
Prinsip  kerja  alat  ini  adalah  berdasarkan  dengan pembesaran  suatu  benda  akibat  adanya  jarak  antara  reseptor citra,  objek  dan  sumber  sinar-x  seperti  pada  rumus magnifikasi (1). Secara harafiah fokus merupakan titik dimana terjadinya  sinar-x  atau  tumbukkan  elektron  pada  anoda  yang terjadi  pada  tabung  insersi,  dan  pada  umumnya  diberi  tanda pada sisi rumah tabung yang dapat dilihat.
Uji alat ini dilakukan dengan dilakukan penyinaran pada alat  pengujian  FFD  kemudian  hasil  citra  kawat  dilakukan pengukuran  dengan  mengunakan  tool  pengukuran  yang  ada pada workstasion CR seperti pada gambar 3.
Hasil citra kawat yang telah diukur dimasukkan kedalam rumus  magnifikasi juga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Bushong, 2001):
M = ukuran  pada  radiograf ukuran   sebenarnya = FFD FOD
Ukuran sebenarnya = ukuran pada radiograf × FFD FOD

## Gambar 3. Pengukuran citra kawat
Percobaan  pertama  pada  panjang  kawat  10  cm didapatkan citra kawat sepanjang 12,585 cm, apabila dihitung maka  akan  didapatkan  jarak  FFD  sebesar  97,37  cm  dngan selisih jarak sebesar 2,63 cm. Untuk kawat 16 cm didapatkan
citra kawat 20,11 cm, apabila dihitung  maka akan didapatkan jarak  FFD  sebesar  97,86  cm  dngan  selisih  jarak  sebesar  2,14 cm. Sehingga pada percobaan pertama ini didapatkan rata-rata FFD  yang  didapatkan  adalah  97,62  cm  dan  kurang  2,38  cm untuk pengaturan FFD sejauh 100 cm.
Percobaan  kedua  dilakukan  dengan  cara  menambah jarak  sejauh  2  cm  daripada  posisi  semula  pada  percobaan pertama,  penambahan  jarak  ini  masih  dalam  batasan  wajar artinya  masih  pada  area  tabung  sinar-x.  Percobaan  kedua  ini didapatkan hasil panjang kawat 10 cm didapatkan citra kawat sepanjang  12,51  cm,  apabila  dihitung  maka  akan  didapatkan jarak  FFD  sebesar  99,84  cm  dngan  selisih  jarak  sebesar  0,16 cm.  Untuk  kawat  16  cm  didapatkan  citra  kawat  20,01  cm, apabila  dihitung  maka  akan  didapatkan  jarak  FFD  sebesar 99,80 cm dngan selisih jarak sebesar 0,20 cm. Sehingga pada percobaan  kedua  didapatkan  rata-rata  FFD  yang  didapatkan adalah  99,82  cm  dan  kurang  0,18  cm  untuk  pengaturan  FFD sejauh 100 cm.
Berdasarkan  kedua  percobaan  diatas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  alat  pengujian  FFD  ini  dapat  berfungsi untuk  menentukan  titik  fokus  pada  tabung  sinar-x.  Namun dalam  penelitian  ini  pengujian  alat  ini  baru  dilakukan  pada satu jenis pesawat sinar-x sehingga  masih perlu dilakukan uji coba pengujian pada pesawat sinar-x lainnya.

## SIMPULAN
Alat  pengujian  FFD  yang  dibuat  memiliki  dimensi  18 cm  x  10  cm  x  20  cm  menggunakan  bahan  acrillik  yang didalam bagiannya terdapat kawat berukuran 2 cm, 10 cm, dan 16 cm serta dua buah bola besi yang saling tegak lurus
Hasil uji fungsi dari rancangan alat pengujian FFD yang dibuat sudah dapat digunakaan untuk  menentukan posisi titik fokus pada tabung sinar-x sesungguhnya dan begitu juga jarak dari FFD.

## DAFTAR PUSTAKA
Bushong,  Steward  C.  2001.  Radiologic  Science  for  Technologists  Physics, Biology,  and  Protection  Seventh  Edition.  CV.  Mosby  Company  : USA.
Carlton,  Adler.  2003.  Radiologic  Sciences  and  Patient  Care.  3th    Editions. USA.
Carlton,  Richard  R.  2001.  Prinsiple  of  Radiographic  Imaging  an  Art  and  A Science. 3rd Editions. Thomson Learning : New York.
Chesney,  D.  N  and  Chesney  O.  Muriel.  1989.  Radiographic  Imaging.  5th Editions. Blackwell Scientific Publication : Oxford London
Currie, Thomas S. 1984. Introdustion to the physics of Diagnostic Radiology.
Lea and Febiger : Phyladelphia.
Jenskins, David. 1980. Radiographic Photography and Imaging Processes. An Aspen Publication : Maryland.
Robert, Derrick P, and Nigel L. Smith. 1980. Radiographic Imaging.Churchill livingstone : USA.