J URNAL F ISIKA DAN A PLIKASINYA V OLUME 15, N OMOR 1, 2019
Rancang Bangun Sensor Kelembaman Udara menggunakan Plastic Optical Fiber (POF) dengan cladding TiO 2 -SiO 2 dan Data Transmisi
Febrielviyanti, 1, ∗ Harmadi, 1, † Dahyunir Dahlan, 1 dan Yetria Rilda 2
1 Jurusan Fisika, FMIPA-Universitas Andalas Padang, Jl. Limau Manis, Padang, 25163
2 Jurusan Kimia, FMIPA-Universitas Andalas Padang, Jl. Limau Manis, Padang, 25163
Intisari
Serat optik merupakan media transmisi berupa kabel yang terbuat dari kaca atau plastik digunakan untuk men- transmisikan sinyal cahaya dari satu titik ke titik lainnya. Prinsip kerja serat optik memanfaatkan prinsip pe- mantulan sempurna dengan memanfaatkan perbedaan indeks bias antara core dan cladding . Serat optik dapat dijadikan sensor dengan menggunakan sistem instrumentasi yang terdiri dari input, proses, dan output. Input atau masukan menggunakan laser dioda, dimana spektrumnya sangat sempit sehingga cocok dijadikan sum- ber. Proses pentransmisian data menggunakan serat optik sebagai pandu gelombang. Perekaman data transmisi kelembaban udara menggunakan Arduino Uno dan Ethernet Shield. Output dihasilkan berupa tegangan kelu- aran yang di tampilkan pada LCD atau PC. Panjang pengupasan terbaik yaitu 2 cm dengan lapisan TiO 2 -SiO 2 sebagai pengganti cladding , dimana menunjukkan nilai R 2 = 0,982. Rata-rata error yang diperoleh dari rancan- gan alat kelembaban udara sebesar 3,06%. Hal ini menunjukkan ketidak sesuaian antara pembacaan alat yang dirancang dengan alat ukur standarnya, karena sensor yang dirancang tersebut masih sangat rentan terhadap kesalahan sistematik.

## Abstract
The optical fiber is a transmission medium in the form of a cable made of glass or plastic used to transmit light signals from one point to another. The working principle of optical fibers utilizes the principle of perfect reflection by utilizing the refractive index difference between the core and cladding. The optical fiber can be used as a sensor by using an instrumentation system consisting of input, process, and output. Input or input uses a diode laser, where the spectrum is very narrow so it is suitable to be used as a source. The data transmission process uses optical fiber as a waveguide. Data recording transmits humidity using Arduino Uno and Ethernet Shield. The output is in the form of output voltage displayed on the LCD or PC. The best stripping length is 2 cm with TiO 2 -SiO 2 coating as a substitute for cladding, which shows the value of R 2 = 0.982. The average error obtained from the design of air humidity devices was 3.06%. This shows the incompatibility between reading a tool designed with a standard measuring instrument because the sensor designed is still very vulnerable to systematic errors.
Keywords: optical fiber; TiO 2 -SiO 2 ; instrumentation system; air humidity http://dx.doi.org/10.12962/j24604682.v15i1.4358 2460-4682 c Departemen Fisika, Fakultas Sains-ITS

## I. PENDAHULUAN
Kabel serat optik adalah sebuah kabel yang berbahan kaca atau plastik murni yang mempunyai kecepatan transfer data yang lebih cepat dari pada kabel konvensional (kabel bi- asa). Serat optik biasanya digunakan pada jaringan-jaringan yang membutuhkan sinyal-sinyal transfer data yang lebih ken- cang dan cepat seperti untuk kebutuhan internet, LAN, WAN
∗ Electronic address: fheby.febrielviyanti@gmail.com
† Electronic address: harmadimsi@gmail.com
dan MAN. Karena memberikan dampak yang lebih pada ke- cepatan dan bandwith. Serat optik ini menggunakan cahaya dari laser dioda merah sebagai sumber untuk mentransfer data yang dilewatinya. Prinsip kerja dari serat optik ini meman- faatkan prinsip pemantulan sempurna dengan memanfaatkan perbedaan indeks bias antara core dan cladding . Serat op- tik juga dapat dijadikan sensor dengan menggunakan sistem instrumentasi. Salah saatu sensor yang ingin dikembangkan menggunakan serat optik adalah sensor kelembaban udara. Serat optik yang digunakan untuk sensor kelembaban udara berjenis plastik, serat optik plastik telah banyak digunakan dalam aplikasi pengindraan optik karena fleksibilitas, keta- han terhadap dampak dan getaran, kebal terhadap interferensi
Gambar 1: Skema sistem sensor serat optik.
elektromagnetik, dan kopling cahaya yang sangat baik dari sumber cahaya ke serat optik [1, 2].
Sensor plastic optical fiber (POF) digunakan untuk mende- teksi tekanan, suhu, dan kelembaban [3, 4]. Kelembaban merupakan sesuatu yang sangat umum dan terus berubah sesuai keadaan lingkungan, pengukuran dan pengendalian kelembaban yang diperlukan dalam berbagai area seperti ru- angan ber-AC, pemantauan kesehatan struktural, jasa mete- orologi, industri pengolahan kimia dan makanan, kertas dan produksi tekstil, proses pembuatan semikonduktor [3].
Sensor kelembaban menggunakan serat optik sebagai pandu gelombang mempunyai beberapa kelebihan seperti daya tahan, desain miniatur, kemungkinan dapat bekerja di lingkungan yang mudah terbakar pada suhu dan rentang tekanan yang tinggi, dan kekekalan elektromagnetik [5, 6]. Oleh sebab itu pemilihan serat optik sebagai pandu gelom- bang untuk sensor kelembaban sangat tepat dan bahan TiO 2 - SiO 2 digunakan sebagai bahan pengganti cladding . Penggu- naan serat optik polimer dan bahan TiO 2 -SiO 2 inilah yang menjadi keunggulannya. TiO 2 -SiO 2 dipilih sebagai pengganti cladding dari serat optik tipe FD 620 10, karena jika TiO 2 dan SiO 2 dikomposit maka akan tercipta sifat unggul yang baik sebagai penyerap air dengan menggunakan serat optik berba- han polimer.
Penggunaan POF sebagai pandu gelombang juga mempu- nyai keunggulan dalam proses fabrikasi relatif mudah dan da- pat digunakan pada suhu rendah, sifat bias rangkap rendah, dan kekuatan mekaniknya bagus [7, 8]. Biaya produksi pun menjadi lebih murah dan mudah di temukan, selain itu bahan yang digunakan sebagai pengganti cladding pun mudah dida- pat dan murah. Hal tersebut membuat rancangan alat sensor kelembaban ini lebih unggul.
Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang sen- sor kelembaban menggunakan serat optik dengan mengganti cladding aslinya dengan bahan-bahan yang memiliki sifat hidrofilik. Maddu dkk melakukan karakterisasi terhadap sensor serat optik dengan mengganti cladding asli menggu- nakan lapisan gelatin. Hasil menunjukkan bahwa probe sen- sor kelembaban serat optik dapat merespon kelembaban dari 42% RH hingga 99% RH dengan respon terbaik pada rentang kelembaban 60%RH hingga 72%RH dengan panjang pengu- pasan 3 cm [9]. Zhang dkk juga menguji respon film gelatin sebagai sensor kelembaban dan didapatkan bahwa rentang penginderaan yang besar yaitu 9-94% RH dengan waktu re-
Gambar 2: Sistem sensor serat optik evanescent.
spon sekitar 70 ms dan memiliki sensitivitas yang baik dengan variasi pengupasan 1,8 cm [10].
Berdasarkan uraian di atas, penelitian untuk aplikasi alat ukur kelembaban udara berbasis mikrokontroler ATMega328 menggunakan serat optik dengan cladding yang diganti lapisan TiO 2 - SiO 2 . Hasil pengukuran yang berupa sinyal analog akan dirubah menjadi sinyal digital oleh arduino UNO yang didalamnya terdapat mikrokontroler ATMega328 dan ADC ( Analog to Digital Converter ) internal lalu ditampilkan pada LCD ( Liquid Crystal Display ) atau PC, pentransmisi data menggunakan etherned shield .

## II. METODOLOGI
Sistem sensor serat optik pada mekanismenya memodulasi gelombang cahaya dari suatu sumber seperti LED, laser dioda atau yang lainnya. Skema sistem sensor serat optik seperti terlihat pada Gambar 1.
Sumber cahaya yang di pancarkan pada salah satu ujung serat optik menuju daerah transduser atau modulasi cahaya, kemudian di teruskan ke ujung lain serat optik dimana ter- dapat detektor cahaya. Keluaran dari detektor akan dita- mpilkan melalui penampil elektronik seperti LCD atau PC [11]. Berdasarkan kondisi tempat proses modulasinya, sistem sensor serat optik dibedakan atas sensor intrinsik dan sensor ekstrinsik, tetapi dalam penelitian ini sistem sensor yang di- gunakan adalah sistem sensor evanescent . Sistem sensor evanescent adalah sensor yang memandu ca- haya ke lingkungan luar akibat cladding serat optik dilepas, jika cahaya dipandu ke lingkungan luar, maka akan terjadi rugi akibat pelemahan intensitas. Efek pelemahan intensitas inilah yang dimanfaatkan untuk melakukan sensing lingkun- gan luar. Cladding bisa dilepas sehingga inti langsung berin- teraksi dengan lingkungan luar dan secara otomatis fungsi in- deks bias cladding digantikan oleh indeks bias udara [12]. Penelitian ini menggunakan TiO 2 -SiO 2 sebagai pengganti cladding pada serat optik. Sistem sensor serat optik evanes- cent dapat dilihat pada Gambar 2 [11].

## Sistem instrumentasi
Sistem instrumentasi terdiri dari sejumlah komponen yang
Gambar 3: Diagram blok sistem instrumentasi.
secara bersama-sama digunakan untuk melakukan suatu pen- gukuran dan pengontrolan. Elemen-elemen sistem instrumen- tasi ditunjukkan oleh Gambar 3.
Masukan sensor diterima berupa sinyal atau rangsangan. Rangsangan akan memberikan besaran fisis terhadap sensor, kemudian sensor yang menerima rangsangan berupa besaran fisis akan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sinyal dari be- saran fisis perlu dikondisikan terlebih dahulu oleh pengkon- disi sinyal sebelum diproses lebih lanjut. Jika pemprosesan sinyal dilakukan secara digital maka sinyal listrik yang umum- nya bertipe analog ini harus diubah dulu ke bentuk digital de- ngan menggunakan ADC ( Analog Digital Converter ) sebelum diproses oleh mikrokontroler. Tampilan merupakan keluaran sistem instrumentasi untuk menampilkan sinyal yang telah diproses [13].

## Perancangan skematik bentuk fisik alat keseluruhan
Sistem pengukuran kelembaban menggunakan sistem sensor serat optik dengan metode evanescent . Serat optik melakukan pengindraan dengan cara memodifikasi cladding serat optik, yaitu dengan cara mengupas cladding asli serat optik dan melapisinya dengan TiO 2 -SiO 2 sebagai pengganti cladding .
Variasi pengupasan dibuat dalam penelitian ini untuk mengetahui pada panjang pengupasan mana tingkat sensiti- fitas yang lebih baik. Maddu dkk. mengupas cladding sepa- njang 3 cm dan Zhang dkk mengupasnya sepanjang 1,8 cm, maka pada penelitian ini akan dilakukan variasi panjang pen- gelupasan cladding sebesar 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, dan 5 cm [9, 10]. Berdasarkan karakterisasi yang telah dilakukan dari 5 variasi panjang pengupasan, hasil terbaik yang diperoleh be- rada pada panjang pengupasan 2 cm. Oleh sebab itu panjang 2 cm digunakan sebagai panjang pengupasan yang digunakan pada alat ukur yang di rancaang. Lapisan TiO 2 -SiO 2 seba- gai pengganti cladding menggunakan takaran perbandingan 1:2. Penelitian yang telah dilakukan tersebut hanya sebatas pembuatan dan karakterisasi sensor maka selanjutnya sensor tersebut akan digunakan pada alat ukur yang dirancang.
Secara keseluruhan desain alat ukur kelembaban udara da- pat dilihat pada Gambar 4. Alat ukur kelembaban dirancang dengan sensor serat optik sebagai pengindra. Sensor serat optik dikarakterisasi dengan melihat tegangan keluaran. Per- tama, uap air dialirkan kedalam humidity chamber dan dide- teksi oleh serat optik tanpa cladding TiO 2 -SiO 2 , kemudian tegangan keluarannya diukur dengan multimeter digital. Jenis kabel serat optik yang digunakan adalah FD 620-10. Sum- ber tegangan sistem yang terdiri dari laser dioda, fotodioda,
Gambar 4: Bentuk fisik alat ukur sensor kelembaban udara keseluruhan.
dan LCD memanfaatkan catu daya +5 volt teregulasi dari mikrokontroller Arduino Uno.
Cahaya yang berasal dari laser dioda akan melalui serat op- tik menuju humidity chamber yang didalamnya juga terdapat humidity meter , sedangkan pandu gelombang cahaya akan ter- jadi didalam inti serat optik. Serat optik disinari oleh sum- ber cahaya, yaitu laser dioda. Cahaya yang menjalar terse- but dalam serat optik akan dideteksi oleh fotodioda, sehingga menghasilkan nilai keluaran. Nilai keluaran dari fotodioda berupa tegangan yang dikirim ke mikrokontroler arduino Uno dan dirubah kebentuk desimal oleh ADC internal. Data akan diproses oleh mikrokontroler Arduino Uno sesuai dengan pro- gram yang dirancang. Pentransmisi data dilakukan menggu- nakan ethernet shield yang tersambung dengan internet. Hasil kelembaban relatif dapat ditampilkan pada LCD/ PC. Alat ukur yang dirancang dibandingkan dengan alat ukur standar kelembaban udara ( hygrometer ). Temperatur air dicatat dan dianalisis pengaruhnya terhadap kelembaban udara.
Sistem pengukuran yang dilakukan memerlukan teknik analisis data untuk mengetahui tingkat ketepatan dan kesala- han dalam sistem pengukurannya. Besarnya persentase ke- salahan dapat ditentukan dari Persamaan (1).
e n = Y n − Y ◦ Y n × 100% (1)
dengan e n adalah persentase kesalahan, Y n adalah nilai sebe- narnya, dan Y ◦ adalah nilai yang terbaca pada alat ukur.

## III. HASIL DAN DISKUSI

## Karakterisasi sensor serat optik
Karakterisasi sensor serat optik yaitu membandingkan kelu- aran dari serat optik yang disinari laser dioda dengan panjang pengupasan serat optik.Variabel yang dibandingkan adalah tegangan keluaran serat optik dengan cladding asli yaitu cladding bawaan dari serat optik tipe FD 620 10, cladding udara, dan cladding yang telah dilapisi TiO 2 -SiO 2 pada
TABEL I: Karakterisasi sensor serat optik.
Panjang T e g a n g a n k e l u a r a n (volt) pengupasan cladding cladding cladding kelembaban (cm) udara TiO 2 -SiO 2 udara (86-100 ◦ C) 1 3,71 3,92 4,10 2 3,80 4,01 4,25 3 4,00 4,24 4,49 4 4,15 4,41 4,50 5 4,35 4,47 4,54

## TABEL II: Data kelembaban udara yang dikirim dengan
Ethernet shield . Data K elembaban relatif (%) No Waktu yang Ethernet Alat ukur masuk shield standar 1 2018-06-30 06:01:23 UTC 1 93.254 94,4 2018-06-30 06:01:45 UTC 2 93.254 2018-06-30 06:02:07 UTC 3 93.385 2018-06-30 06:02:30 UTC 4 101.123 2018-06-30 06:02:52 UTC 5 101.123 2 2018-06-30 06:03:14 UTC 1 96.647 97,5 2018-06-30 06:03:36 UTC 2 96.384 2018-06-30 06:04:00 UTC 3 97.254 2018-06-30 06:04:22 UTC 4 101.254 2018-06-30 06:04:44 UTC 5 101.385 3 2018-06-30 06:05:08 UTC 1 110.647 100 2018-06-30 06:05:31 UTC 2 110.385 2018-06-30 06:05:53 UTC 3 99.254 2018-06-30 06:06:15 UTC 4 99.254 2018-06-30 06:06:38 UTC 5 109.992
masing-masing panjang pengupasan. Data hasil karakter- isasi dapat dilihat pada Tabel I, dengan tegangan kelu- aran yang dihasilkan dari cladding yang dilapisi TiO 2 -SiO 2 lebih tinggi dibandingkan cladding yang telah dihilangkan ( cladding udara). Kelembaban udara yang digunakan untuk mengukur kelembaban yaitu berada pada rentang 86-100 ◦ C.
Serat optik dengan panjang pengelupasaan paling panjang memiliki tegangan yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh semakin besar panjang pengupasan cladding maka semakin kecil intensitas cahaya yang dikeluarkan oleh serat optik. Ke- cilnya intensitas cahaya yang dikeluarkan serat optik menye- babkan semakin besar tegangan keluaran fotodioda, hal terse- but sesuai dengan karakteristik sensor fotodioda. Artinya ketika intensitas yang keluar dari serat optik adalah nol, maka fotodetektor menunjukkan pengukuran paling besar.
Karakterisasi serat optik juga dapat dilihat melalui kurva linearitasnya. Linearitas yang diperoleh berdasarkan nilai R 2 cukup baik sebagai derajat linearitas yang setara di atas 0,9. Hasil menunjukkan bahwa lapisan TiO 2 -SiO 2 telah berfungsi baik dalam merespon perubahan kelembaban udara yang diberikan melalui perubahan tegangan keluaran yang lin- ear terhadap variasi kelembaban udara. Data diambil dengan
Gambar 5: Grafik hubungan kelembaban udara dengan tegangan untuk pengupasan 2 cm.
melihat grafik tegangan keluaran terhadap kelembaban ketika nilai kelembabannya naik dan kelembaban turun. Kelem- baban diatur dengan cara mengalirkan uap air ke humidity chumber yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Sensor serat optik yang memiliki kurva linearitas yang paling optimum atau baik akan digunakan pada alat ukur. Gambar 5 memperli- hatkan linearitas sensor untuk pengupasan 2 cm. Panjang pen- gupasan dibuat 2 cm agar sesuai dengan Zhang dkk. dengan panjang pengupasannya 1,8 cm [10]. Semakin besar kelemba- ban udara yang digunakan sebagai pengganti cladding maka semakin besar tegangan keluaran yang dihasilkan. Tegan- gan keluaran yang dihasilkan pada cladding udara lebih ke- cil dibandingkan cladding TiO 2 -SiO 2 . Tegangan keluaran se- makin meningkat setelah cladding TiO 2 -SiO 2 diberi kelem- baban udara.
Grafik karakterisasi linearitas sensor serat optik memiliki derajat korelasi paling akurat ada pada serat optik dengan pan- jang pengupasan 2 cm dengan pelapis TiO 2 -SiO 2 dengan per- bandingan 1:2 yaitu menunjukkan R 2 = 0,982. Hasil tersebut menyatakan bahwa semakin tinggi kelembaban udara maka semakin tinggi pula tegangan yang dihasilkan oleh keluaran fotodioda. Hal tersebut disebabkan intensitas cahaya yang merambat pada serat optik semakin kecil.
Penyerapan cahaya yang disebabkan oleh perubahan in- deks bias cladding berpengaruh terhadap besarnya intensi- tas cahaya yang di transmisikan secara tidak langsung aki- bat perubahan kelembaban [9]. Besarnya energi cahaya yang terserap oleh cladding sebagai gelombang evanescent, di- jadikan sebagai indikasi adanya perubahan kelembaban yang menjadi prinsip kerja dari sistem sensor serat optik dengan cladding TiO 2 -SiO 2 . Pada sensor kelembaban udara yang telah dibuat dapat merespon kelembaban pada rentang 86%- 100%. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik hubungan kelem- baban udara dengan tegangan keluaran yang dihasilkan.

## Data hasil kelembaban relatif pengiriman melalui Ethernet Shield
Data hasil kelembaban relatif (RH) yang pengiriman data dikirim melalui Ethernet shield dapat dilihat pada Tabel II.
TABEL III: Kelembaban udara Ethernet shield dengan higrometer. Kelembaban udara Kelembaban No yang terkirim udara Error (%) ke Ethernet shield (%) higrometer (%) 1 96,43 94,4 2,15 2 98,58 97,5 1,11 3 105,91 100 5,91 Rata-rata error 3,06
Pengambilan data dilakukan dalam tiga kali pengulangan, pengukuran dilakukan dengan sistem sensor serat optik dan mentransfer data menggunakan ethernet shield . Hasil menun- jukkan bahwa ethernet shield dapat melaksanakan perannya sebagai pentransmisi data, karena ethernet shield yang ter- hubung dengan Arduino Uno menggunakan thing speak se- bagai platform internet. Thing speak dapat digunakan secara gratis tetapi dengan waktu pengiriman yang terbatas sekitar 20-23 sekon sehingga data yang dapat terbaca juga terbatas, tetapi peran ethernet shield sebagai pentransmisi data dapat dikatakan berhasil karena data kelembaban udara dari sistem sensor yang dirancang bertambah terus setiap 20-23 sekon- nya, hal tersebut dapat dilihat dari data yang masuk terus bertambah pada waktu yang berbeda.
Data yang dihasilkan pada Tabel II dapat dirangkum men-
jadi data error yang dihasilkan pada alat ukur antara ethernet shield dengan higrometer seperti terlihat pada Tabel III.
Rata-rata error yang didapat dari pengolahan rumus pada Persamaan (1) memperlihatkan ketidaksesuaian antara pem- bacaan alat yang dirancang dengan alat ukur standarnya. Data error yang dihasilkan oleh ethernet shield tidak berbeda jauh dengan data error sistem sensor serat optik yang dirancang. Sensor yang dirancang tersebut masih sangat rentan terhadap kesalahan sistematik.

## IV. SIMPULAN
Hasil terbaik diperoleh dari variasi panjang pengupasan 2 cm dengan pelapisan TiO 2 -SiO 2 sebagai pengganti cladding , dimana menunjukkan nilai R 2 = 0,982. Hasil tersebut meny- atakan bahwa semakin tinggi kelembaban udara maka se- makin tinggi pula tegangan yang dihasilkan oleh keluaran fotodioda. Hal tersebut disebabkan intensitas cahaya yang merambat pada serat optik semakin kecil. Rata-rata error yang diperoleh dari rancangan alat kelembaban udara sebesar 3,06%. Hal ini menunjukkan ketidak sesuaian antara pemba- caan alat yang dirancang dengan alat ukur standarnya, karena sensor yang dirancang tersebut masih sangat rentan terhadap kesalahan sistematik. Tetapi sudah cukup baik untuk dapat mendeteksi kelembaban udara dari suhu 86-100 ◦ C.
[1] J. Zubia and J. Arrue, ”Plastic Optical Fibers: An Introduc- tion to Thei Technological Processes and Applications”, Opti- cal Fiber Technology, vol. 7(2), 101-140, 2001.
[2] L. Bilro, N. Alberto, J. L. Pinto, and R. Nogueira, ”Optical sen- sors based on plastic fibers”, Sensors, vol. 12, no. 9, pp. 12184- 12207, 2012.
[3] T.L Yeo, T. Sun and K.T.V. Grattan, ”Fiber-optic sensor tech- nologies for humidity and moisture measurement”, Sens. Actu- ators, A., vol. 144, pp. 280-295, 2008.
[4] W. Geopel, T.A. Jones, M. Kleitz, I. Lundstrom, and T. Seiyama, ?Sensors?, Chemical and Biochemial Sensors, vol. 2, ISBN 3527267697, 1991. Dalam A.R. Bahrampour, S. Tofighi, M. Bathaee, and F. Farman, ?Optical Fiber Interferometers and Their Applications?, Sharif University of Technology, Iran, pp. 3-30, 2012.
[5] J.J. Ascorbe, J.M. Corres, F.J. Arregui, and I.R. Matias, ”Recent Developments in Fiber Optics”, Humudity Sensors, vol. 1, no. 4, pp. 893-901, 2017.
[6] C. Kelb, M. Korner, O. Prucker, J. Ruhe, E. Reitmeier, and B. Roth, ”PDMAA Hydogel Coated U-Bend”, Humudity Sensor Suited for Mass-Production Sensors, vol. 17, no. 4, pp. 517- 525, 2017.
[7] A.F. Gavella, M.G. Granda, J.R, Garcia, ”Channel polymer op- tical waveguides embedded in glass: Design, fabrication and characterization”, Optical materials, vol. 47, pp. 83-87, 2015.
[8] M.E. Camilo, et al. , ”Fabrication and characterization of pedestal optical waveguides using TeO 2 -WO 3 -Bi 2 O 3 thin film as core layer”’, Thin Solid Film, vol. 571, pp. 225-229, 2014.
[9] A. Maddu, K. Modjahidin, S. Sardy, H. Zain, ”Pengemban- gan Probe Sensor Kelembaban Serat Optik dengan Cladding Gelatin”, Makara, vol. 10, no. 1, hlm. 45-50, 2006.
[10] L. Zhang, F. Gu, J. Lou, X. Yin, L. Tong, ”Fast detection of humidity with a subwavelength diameter fiber taper coated with gelatin film”, Optic Express, vol. 15, no. 17, pp. 13349-13353, 2008.
[11] K. Fidanboylu and H.S. Efendioglu, ”Fiber Optic Sensors and Their Aplications”’, 5th International Advanced Technologies Symposium, Karabuk, Turkey, pp. 13-15, 2009.
[12] A. Frederick, ”Fiber Optics Hand Book for Engineers and Sci- entist”, Mc Graw-Hill, United States, 1990.
[13] W. Bolton, ”Sistem Instrumentasi dan Sistem Kontrol”, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2006.