Copyright © 2020, JPLP, e ISSN 2654-251X
Penanganan berbagai Tingkat Kelengketan pada Alat gelas di Laboratorium dari Pengaruh Basa kuat
Larutan NaOH  beserta Ujinya
Sri Harjanto a , Indra Gunawan b
a Laboratorium Biokimia Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, Semarang Corresponding Author E-mail : sri.harjanto69@gmail.com
b Laboratorium Bioteknologi Departemen Biologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, Semarang
E-mail : indra_mikrobiologi@yahoo.com
Received: 2 nd December 2019; Revised: 18 th December 2019; Accepted: 19 th December 2019;
Available online: 20 th January 2020; Published regularly: January 2020

## Abstract
As PLP (Educational Laboratory Institution) or other laboratory personnel for their daily work, they are very closely related to the tools and materials in the laboratory scope, and cannot be separated from laboratory equipment in the form of instruments or glassware. The problem here is that there are times when we encounter glassware in the scope of a laboratory whose faucet is closed or the faucet cannot be opened because it is sticky, and on average it is used after using NaOH base solution. That is why we are here to try to do a test to find out how much the stickiness of a device made from glass raw materials. By  using variable various levels of concentration of NaOH solution with different time periods. As a decay the detergent solution is also used in various levels of concentration and heating. . From the data of the stickiness level test results using variable concentrations of NaOH solution and detergent solution will  get  the  results  that  with  the  increasing  concentration  of  NaOH  solution,  the  stickiness  will  also  be  stronger. Likewise with the passage of time the longer the NaOH solution comes into contact with materials made of glass, the harder it will become and the stickiness will also be stronger so that it will be more difficult to be released. while on a strong adhesiveness will be more effective when using the immersion method at a temperature of 60-70 ° C.
Key Words : lid and sticky glass tool faucet, detergent solution, glassware

## Abstrak
Sebagai PLP (Pranata Laboratorium Pendidikan ) ataupun tenaga laboratorium  yg lain  untuk  kesehariannya dalam  bekerja  sangat  berhubungan  erat  dengan    alat  dan  bahan-bahan  dilingkup  laboratorium  ,  dan  tidak  bisa terlepas dari  alat alat laboratorium baik itu berupa instrument ataupun alat gelas . Yang menjadi masalah disini ada kalanya kita  menjumpai  peralatan gelas di lingkup laboratorium yang tutup atau krannya macet tidak bisa dibuka karena lengket , dan rata-rata disebabkan bekas dipakai menggunakan larutan basa NaOH. Oleh karena itulah tujuan kami disini mencoba mengadakan pengujian utk mengetahui seberapa besar kekuatan daya lengket dari suatu alat  yg terbuat dari bahan baku gelas. Dg menggunakan variable berbagai macam tingkat konsentrasi dari larutan NaOH dengan  jangka  waktu  yang  berbeda-beda  .  Sebagai  peluruhnya di  gunakan  larutan  detergen  juga  dalam berbagai tingkat konsentrasi dan pemanasan . . Dari data  hasil uji tingkat  kelengketan tersebut yang menggunakan variable konsentrasi larutan NaOH  dan larutan detergen akan didapatkan hasil bahwa dengan semakin bertambah besarnya konsentrasi larutan NaOH maka daya lengketnya juga akan semakin kuat. Demikian juga dengan berjalannya waktu semakin lama larutan NaOH bersentuhan dengan bahan yang terbuat dari gelas maka akan semakin keras dan daya
lengketnyapun  juga  semakin kuat  sehingga  akan  semakin sulit  untuk  dilepaskan  Adapun  cara  mengatasinya dapat menggunakan  2 metode yaitu untuk skala tingkat kelengketannya rendah cukup dengan metode tetesan , sedang pada kelengketan yang kuat akan lebih efektif bila menggunakan metode perendaman pada suhu 60 – 70 ◦C .
Kata Kunci : tutup dan kran alat gelas lengket , larutan detergen, alat gelas

## PENDAHULUAN
Sebagai  PLP  (Pranata  Laboratorium  Pendidikan  )  ataupun  tenaga  laboratorium    yg  lain    untuk kesehariannya dalam bekerja sangat berhubungan erat dengan  alat dan bahan-bahan dilingkup laboratorium dan tidak bisa terlepas dari  alat alat laboratorium baik itu berupa instrument ataupun alat gelas.
Dari  pengalaman  yg  ada  selama  ini  dalam  kita  bekerja  di  laboratorium  kadang  kita  menjumpai adanya alat gelas yang  karena kurang bersih dalam mencuci  dan disimpan dalam waktu yang relative lama, sehingga pada  saat akan digunakan kembali di dapati tutup dari alat tersebut yg susah untuk dibuka atau stop kran yang susah untuk diputar / macet. Dan kejadian ini sering terjadi pada alat gelas yang habis dipakai dengan menggunakan larutan NaOH  , karena larutan  ini  mempunyai sifat alkalis atau basa kuat sehingga ada tingkat kecenderungan menempel kuat dan mengeras dengan bahan-bahan yang terbuat dari gelas.
Sifat larutan basa secara umum terasa licin , rasa pahit , bila dicek dengan kertas lakmus dari warna merah  akan  berubah  menjadi  biru  ,  dapat  menghantarkan  arus  listrik  dan  apabila  dilarutkan  kedalam  air akan menghasilkan ion Hidroksi ( OH - ).
Adapun kekuatan suatu basa dapat ditentukan dari kemampuannya untuk melepaskan ion hidroksida yang  bermuatan  negative  (  ion  OH - )  ketika  dilarutkan  kedalam  air.  Semakin  banyak  ion  OH - yang dilepaskan maka akan semakin kuat sifat basanya.  Reaksi ionisasi basa kuat merupakan reaksi kesudahan karena senyawa basa yang ada dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya.
Secara umum ionisasi basa kuat dapat dirumuskan sebagai berikut :
M [ OH ] X (aq ) --------------------  M + ( aq ) +    x  OH - ( aq )
Sedangkan  kaca  atau  gelas  merupakan  materi  bening  dan  transparan  /tembus  pandang  yang  biasanya dihasilkan dari campuran silicon atau bahan silicon dioksida ( SiO 2 ) yang secara kimia sama dengan  kwarsa ( biasanya dibuat dari pasir ) , suhu lelehnya sekitar 2000 ◦C . Adapun  jenis kaca yang sering digunakan adalah kaca soda kapur yang terbuat dari  75% silicon ( SiO 2 ) ditambah Na 2 O , CaO dan sedikit zat aditif lainnya  .  Di  dalam  ilmu  pengetahuan  istilah  kaca  didefinisikan  dalam  arti  secara  luas  yaitu  merupakan gabungan dari berbagai oksida anorganik yang tidak mudah menguap ,yang dihasilkan dari dekomposisi dan  peleburan  senyawa  alkali  dan  alkali  tanah  ,  pasir  ,  serta  berbagai  penyusun  lainnya.    Kaca  ini mempunyai sifat yang khas antara lain  : merupakan padatan amorf , berwujud padat tapi susunan atom- atomnya seperti pada zat cair , tidak memiliki titik lebur yang pasti , mempunyai viscositas yang cukup tinggi , transparan , tahan terhadap bahan kimia kecuali HF , efektif sebagai isolator .

## BAHAN DAN METODE
Alat : Pengukur kekuatan tekan , labu ukur , corong pisah , buret , pipet tetes  ,penagas beker gelas , hotplate Bahan : larutan NaOH 0,01 M ; NaOH 0,1 M ; NaOH 1M ; NaOH 2M ;NaOH 4 M. Larutan detergen 0 %, 1%, 2% , 4%, 6%, 8%, 10%. Metode :  dengan cara  tetesan  dan perendaman Cara kerja : Metode tetesan : Mula-mula disiapkan dulu larutan NaOH dengan berbagai tingkatan konsentrasi demikian juga  untuk  larutan  detergennya,  lakukan  pembasahan  tutup  dan  kran  dengan  larutan  NaOH  dengan konsentrasi  sesuai  variable  demikian  juga  untuk  jangka  waktu  pendiamannya,  kemudian  alat  gelas dibersihkan dahulu terutama pada bagian kran atau tutup yang akan dilepas / macet , cek tingkat kelengketan
dengan  memutar  kran  atau    menarik  tutup  yang  macet  secara  pelan-pelan,  kemudian  tetesi  di  sela-sela rongga antara batang kran atau tutup dengan lubangnya , diamkan beberapa saat  kemudian putar kran atau tarik tutup pelan-pelan , Jika masih lengket tetesi kembali dengan larutan  detergen dg tingkat konsentrasi yang  lebih  pekat  pada  tempat  yang  sama  kemudian  diamkan  sebentar  dan  diputar  pelan-pelan,  ulangi langkah tersebut diatas sampai kran atau tutup bisa terlepas.
Metode  Perendaman :Mula-mula  disiapkan  dulu  larutan  NaOH  dengan  berbagai  tingkat  konsentrasi demikian  juga  untuk  larutan  detergennya  ,  Lakukan  pembasahan  tutup  dan  kran  dengan  larutan  NaOH dengan konsentrasi sesuai variable demikian juga untuk jangka waktu pendiamannya , Kemudian  alat gelas dibersihkan  dahulu  terutama  pada  bagian  kran  atau  tutup  yang  macet  ,  cek  tingkat  kelengketan  dengan memutar kran atau menarik tutup yang macet secara pelan-pelan , kemudian masukan alat gelas  pada bagian yang macet tersebut kedalam penangas yang berisi larutan detergen  , angkat sebentar sambil coba ditarik tutupnya  atau diputar krannya pelan-pelan , kalo masih terasa keras  direndam kembali sambil di panasi pada penangasnya sampai kira-kira  suhu 60 – 70 ◦C  , Lakukan cara ini sampai tutup atau kran bisa terbuka

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil uji Pelepasan tingkat kelengketan  alat gelas dengan tekanan lepas 150 psi pada :
Tabel 1 Perendaman dengan Larutan NaOH selama 1 hari ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
Konsentasi NaOH ( M) Konsentrasi detergen ( % ) 0 1 2 4 6 8 10 Pemanasan -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NaOH   0,01 M V NaOH    0,1 M V NaOH     1 M V NaOH     2 M V NaOH     4 M V --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tabel .2 Pendiaman selama 10 hari ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- Konsentasi NaOH ( M) Konsentrasi detergen ( % ) 0 1 2 4 6 8 10 Pemanasan --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NaOH   0,01 M v NaOH    0,1 M v NaOH     1 M v NaOH     2 M v NaOH     4 M v
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabel .3 Pendiaman selama 20 hari ----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Konsentasi NaOH ( M) Konsentrasi detergen ( % ) 0 1 2 4 6 8 10 Pemanasan --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NaOH   0,01 M v NaOH    0,1 M v NaOH     1 M v NaOH     2 M v NaOH     4 M v --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tabel.4 Pendiaman selama 30 hari ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- Konsentasi NaOH ( M) Konsentrasi detergen ( % ) 0 1 2 4 6 8 10 Pemanasan -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NaOH   0,01 M v NaOH    0,1 M v NaOH     1 M v NaOH     2 M v v NaOH     4 M v v ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keterangan  V = kondisi kran atau tutup bisa terlepas
0 1 2 3 4 5 D e te rg e n ( % ) NaOH ( M ) Pendiaman Selama 1 Hari Detergen yg digunakan 0 1 2 3 4 5 6 7 D e te rg e n ( % ) NaOH ( M ) Pendiaman Selama 10 Hari Detergen yg digunakan
Gambar 1. Grafik Pendiaman selama 1 hari, 10 hari, 20 hari dan 30 hari
Gambar 2. Alat Gelas dg kran dan tutup kondisi macet
Gambar 3. Proses pelepasan tutup dan kran dengan metode  tetesan
0 1 2 3 4 5 6 7 D e te rg e n ( % ) NaOH ( M ) Pendiaman Selama 20 Hari Detergen yg digunakan 0 1 2 3 4 5 6 7 D e te rg e n ( % ) NaOH ( M ) Pendiaman Selama 30 Hari Detergen yg digunakan
Gambar 4. Proses pelepasan tutup dan kran dengan metode perendaman
Gambar 5. Hasil dari pelepasan tutup dan kran
Dari  hasil  uji  tingkat    kelengketan  tersebut  di  atas  yang  menggunakan  variable  konsentrasi  larutan NaOH  dan larutan detergen akan didapatkan hasil bahwa dengan semakin bertambah besarnya konsentrasi larutan NaOH maka daya lengketnya juga akan semakin kuat. Demikian juga dengan berjalannya waktu semakin lama larutan NaOH bersentuhan dengan bahan yang terbuat dari gelas maka akan semakin keras dan daya lengketnyapun juga semakin kuat sehingga akan semakin sulit untuk dilepaskan , kadang harus memerlukan  suatu  perlakuan  khusus  seperti  dengan  pemanasan  .  Dilihat  dari  hasil  data  pengujian  pada Pendiaman 1 sampai dengan 10 hari bisa diatasi dengan metode tetesan saja sedangkan pada Pendiaman pada 20 sampai dengan 30 hari akan lebih efektif apabila dilakukan dengan metode perendaman dibantu pemanaan dengan suhu 60 – 70 °C.
Dalam percobaan ini sebagai peluruh reaksi kami menggunakan larutan detergen karena mempunyai sifat basa ( alkalis ) dan licin , sehingga dengan sifat tersebut diharapkan bias membantu untuk melepaskan bagian tutup atau kran . Selain itu karena alat yang terbuat dari bahan baku gelas akan mudah rusak oleh lelehan  alkali  atau  alkali  karbonat  pada  pH  kisaran  10  .  Sedang  dengan  adanya  bantuan  pemanasan diharapkan  bisa ada peregangan diantara kedua permukaan tutup ,kran dengan alat gelasnya sehingga akan mempermudah masuknya larutan detergen ke bagian celah yang lengket.
Ini semua sering terjadi pada saat setelah selesai Praktikum atau Tugas Akhir dari mahasiswa dengan alat gelas yang dalam kegiatannya  menggunakan larutan NaOH ,sedang dalam mencuci atau membilasnya kurang bersih  hingga tidak memperhatikan akibatnya , dan baru tahu setelah akan dipakai kembali tahu- tahu kran atau tutup dari alat gelas tersebut susah untuk dibuka / macet. Disini kami mengadakan uji tingkat kelengketan  dengan  maksud  untuk  membantu  temen-temen  yang  dalam  kegiatan  sehari-harinya berkecimpung dilingkup laboratorium yang berhubungan dengan alat gelas dan larutan Basa kuat seperti NaOH , mudah-mudahan hasil pengujian ini bisa bermanfaat.
Dalam hal ini  sebagai sampel uji coba kami menggunakan  buret dengan krannya , labu ukur beserta tutupnya juga  corong pisah beserta tutup dan krannya.
Dalam hal ini disarankan setelah pemakaian alat gelas diharapkan sebelum disimpan dicuci terlebih dahulu sampai bersih untuk menghindari kelengketan pada alat gelas.

## KESIMPULAN
Dilihat  dari  hasil  uji  coba  yang  kami  lakukan  dalam  usaha  untuk  mengatasi  masalah  di  lingkup laboratorium khususnya yang berhubungan dengan   hal kelengketan pada alat gelas atau kemacetan tutup , kran dari pengaruh larutan basa kuat NaOH  bisa  diatasi  dengan menggunakan larutan detergen. Dari data hasil uji tingkat  kelengketan tersebut yang menggunakan variable konsentrasi larutan NaOH  dan larutan detergen akan didapatkan hasil bahwa dengan semakin bertambah besarnya konsentrasi larutan NaOH maka daya lengketnya juga akan semakin kuat. Demikian juga dengan berjalannya waktu  semakin lama larutan NaOH bersentuhan dengan bahan yang terbuat dari gelas maka akan semakin keras dan daya lengketnyapun juga  semakin  kuat  sehingga  akan  semakin  sulit  untuk  dilepaskan  Adapun  cara  mengatasinya  dapat menggunakan dua metode yaitu untuk skala tingkat kelengketannya rendah cukup dengan metode tetesan , sedang pada kelengketan yang kuat akan lebih efektif bila menggunakan metode perendaman pada suhu 60 – 70 ◦C .

## DAFTAR PUSTAKA
Harjadi, W.1990. Ilmu Kimia Analitik Dasar.  Gramedia. Jakarta . 40-44 Bassett. J. et al  1994. Buku Ajar Vogel : Kimia Analisis Kwantitatif Anorganik. Kedokteran . EGC. Jakarta
. 31- 37
Keenan, Charles W. et al  1991. Ilmu Kimia Untuk Universitas. Erlangga. Jakarta. 18,19 Day,R.A.,dan A.L. Underwood. 2002. Analisa Kimia Kwantitatif. Erlangga, Jakarta. 47,48
Sumardjo. 2006. Pengantar Kimia. Kedokteran EGC. Jakarta
Byan Technology Indonesia. 2011. Pengolahan Pasir Silika. http:// www. Byantech.com/ kategori pabrik/ pengolahan pasir silica.
Feihu  D.,  Jingsheng  L.,Xiaoxia  L.,Zhang  Z.  2010.  Improvement  of  Iron  Removal  Silica  Send  Using Ultrasound Assisted Oxalid Acid. Ultrasonics Sonochemistry. 58-70