Vol. 01, No. 02, Desember 2018

## Monitoring Cairan Infus Secara Realtime
Kurnia Hidayati 1 , Rico Basyar Barwaqah 2
1 Jurusan Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Amikom Yogyakarta, Yogyakarta
2 Jurusan Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Amikom Yogyakarta, Yogyakarta email: hidayatikurnia2@gmail.com 1 , ryougibasyar@gmail.com 2
Abstrak Saat  ini,  banyak  ditemukan  di  dalam  suatu  rumah  sakit  jumlah  pasien  rawat  inap  tidak  seimbang  dengan  jumlah petugas medisnya, khususnya pada pelayanan keperawatan yang bertugas 24 jam memantau kondisi pasien satu per satu. Akibat dari keterbatasan tersebut, kemungkinan kelalaian petugas jaga sangat bisa terjadi, khususnya pada pemantauan kondisi cairan infus  pada  pasien.  Dalam  tugasnya  memantau  kondisi  cairan  infus  pasien,  biasanya  perawat  harus  mondar  –  mandir  dan memeriksa  kondisi  infus  secara  manual  pada  tiap  waktu  yang  telah  diperkirakan  sebelumnya.  Atas  dasar  kenyataan  tersebut, maka  pada  tugas akhir  ini  dibuatlah  suatu  sistem  monitoring  cairan  infus  secara  realtime  dan  terpusat  yang  dapat  mengontrol volume cairan  infus pasien berbasis  mikrokontroler ATMEGA 32 dengan  metode pengontrolan proposional-derivatif dan dapat memberikan  informasi  mengenai  kondisi  cairan  infus  pasien  secara  aktual  kepada  petugas  medik  atau  petugas  jaga  secara terpusat  menggunakan  kabel  yang  terhubung  dan  berfungsi  sebagai  sarana  komunikasi  antara  mikrokontroler  dengan komputer. Alat ini menggunakan sensor cahaya untuk mendeteksi ketinggian cairan infus dan dikonversi menjadi volume cairan pada  ATMEGA  32.  Apabila  cairan  mencapai  volume  minimum,  maka  informasi  dari  sensor  yang  berjalan  atau  mendeteksi cairan infus akan diolah melalui mikrokontroler dan dikirimkan ke komputer yang berfungsi sebagai monitor atau LCD. Kata Kunci : cairan infus, volume cairan, Atmega32, kontrol proposional-derivatif,  sensor cahaya
Abstract    At  present,  many  are  found  in  a  hospital,  the  number  of  inpatients  is  not  balanced  with  the  number  of  medical  staff, especially in the nursing service on duty 24 hours to monitor the patient's condition one by one. As a result of these limitations, the possibility of negligence of the guard officer is very possible, especially in monitoring the condition of infusion fluids in patients. In the  task  of  monitoring  the  condition  of  the  patient's  intravenous  fluids,  nurses  usually  have  to  go  back  and  forth  and  check  the condition of the infusion manually at any time that has been previously estimated. On the basis of this reality, in this final assignment a monitoring system for intravenous fluids was made in real time and centrally that can control the infusion fluid volume of patients based on ATMEGA32 microcontroller with proportional-derivative control method and can provide information about the condition of the patient's actual infusion fluid to medical personnel or guard officers centrally using cables that are connected and function as a means  of  communication  between  the  microcontroller  and  the  computer.  This  tool  uses  a  light  sensor  to  detect  the  height  of  the infusion fluid and convert it to liquid volume at ATMEGA 32. If the liquid reaches the minimum volume, then the information from the sensor running or detecting infusion fluid will be processed through a microcontroller and sent to a computer that functi ons as a monitor or LCD.
Keywords: infusion fluid, liquid volume, Atmega32, proportional-derivative control, light sensor

## I. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  kini  juga diimbangi  dengan  perkembangan  teknologi  elektronika, dimana teknologi tersebut dapat diaplikasikan di berbagai bidang  kehidupan,  salah  satunya  dalam  bidang  medis. Perkembangan  ini  juga  akan  sangat  bermanfaat  apabila peralatan  medis  juga  didukung  dengan  sistem  teknologi elektronik. Peralatan medis yang dilengkapi perkembangan  teknologi  elektronik  tentunya  dapat  lebih memperhitungkan  ketepatan  dan  keakurasian.  Hal  ini sangat  berkaitan  erat  dengan  pemanfaatannya  pada bidang  kesehatan  yang  dalam  penanganannya  sangat membutuhkan kepresisisan dan ketepatan sebaliknya bila penanganan  yang  dilakukan  terdapat  kesalahan  maka akibatnya  akan  fatal  bahkan  dapat  menyebabkan kematian.  Pasien  yang  dirujuk  untuk  menjalani perawatan di rumah sakit mayoritas diberikan terapi infus intravena .  Mulai  dari  pasien  dengan  kondisi  yang  kritis maupun  pasien  yang  sedang  menjalani  masa  pemulihan.
Pemberian  cairan  infus  pada  pasien  mempunyai  suatu prosedural baku yang harus dipenuhi oleh dokter maupun perawat.
Monitoring Cairan Infus secara Realtime merupakan sebuah simulasi  atau  sistem monitoring pada volume  cairan  infus  yang  akan  menghasilkan  data informasi  secara realtime kepada  perawat  ataupun petugas  medis  yang  terdapat  dalam  sebuah  rumah  sakit atau  klinik  tersebut.  Dengan  adanya  simulasi  dari  alat tersebut,  diharapkan  alat  ini  dapat  direalisasikan  dan diimplementasikan  dikehidupan  sehari  hari,  sehingga dapat  membantu  dan  memudahkan  sistem  kerja  perawat atau petugas medis dalam mengontrol infus pasien.
Tujuan  penelitian ini  dilakukan  karena  melihat adanya  kesulitan  antara  perawat  dari  sebuah  klinik  atau rumah  sakit  sebagai  tenaga  medis  dalam  mengontrol cairan  infus  yang  ada  dari  setiap  pasien  yang  sedang rawat  inap.  Oleh  sebab  itu,  kami  ingin  membuat sebuah simulasi  ataupun  sistem  elektronik  yang  nantinya diharapkan akan memudahkan perawat atau tenaga medis
JISA (Jurnal Informatika dan Sains) (e-ISSN: 2614-8404) is published by Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trilogi under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Vol. 01, No. 02, Desember 2018
dapat  memantau  atau  memonitoring  infus  setiap  pasien tanpa  harus  mereka  mengontrol  secara  manual  dengan mendatangi  atau  mengecek  infus  pasien  rawat  inap  satu per  satu.  Dalam  simulasi  ini,  ada  beberapa  alat  yang digunakan  sebagai  penanda  uji  coba  sistem  /  simulasi seperti LED , LCD , dan alarm .

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian dengan judul “ Prototype Sistem Monitoring  Temperatur  Menggunakan  Arduino  Uno  R3 Dengan Komunikasi Wireless ” oleh (Sandra, Simbar and Syahrin, 2016). Membahas tentang penggunaan Infrared Thermometer MLX90614 sebagai sensor untuk mendeteksi  suhu plate baja.  Pengujian  yang  dilakukan dengan  pengecekan  suhu  dari  lokasi  yang  berbeda, didapati  hasil  data  yang  tidak  linier  dan  acak  sehingga data  yang  didapatkan  belum  akurat.  Perbedaan  dengan penelitian  ini  menggunakan LED sebagai  penanda apabila cairan didalam infus masih dalam keadaan penuh, masih  setengah  dari  volume  mau  ketika  cairan  didalam infus  sudah  habis.  Sedangkan  sensor  yang  digunakan untuk mendeteksi volume cairan infus dengan torch_ldr. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Ruslan,  Adnan  And Niswar,  2016)  dengan  judul  “ Monitoring  Cairan  Infus Berdasarkan  Indikator  Kondisi  Dan  Laju  Cairan  Infus Menggunakan  Jaringan  Wifi ”.  Hasil  pengujian  motor servo sebagai  pengatur  tetesan  cairan  infus  dengan menggunakan  derajat  0  sampai  90,  pada  derajat  49 didapati  hasil  yang  kurang  akurat.  Hal  ini  diakibatkan karena  pada  saat servo bekerja  akan  menimbulkan getaran yang dapat mengubah posisi ulir, sehingga untuk menentukan  faktor  tetes  cairan  infus,  ulir  tidak  berada pada  posisi  yang  tepat.  Perbedaan  dengan  penelitian  ini menggunakan Torch LDR sebagai  sensor  cahaya  untuk menentukan kondisi pada volume dari cairan infus . Penelitian  lain  dengan  judul  “ Sistem  Monitoring Infus  Menggunakan  Arduino Mega  2560 ”  oleh (Hasanuddin  Muhamad,  2017).  Hasil  pengujian  yang dilakukan dalam proses  mendeteksi infus  yang terisi dan infus  yang  sudah  hampir  habis  mendapatkan  hasil  yang kurang  akurat,  karena  warna  dari  cairan  infus  yang terlihat  bening  menyerupai  dengan  warna  botol  infus yang  digunakan.  Pengujian  sensor  untuk  mendeteksi tetesan  masih  belum  stabil  karena  terdapat delay waktu pada  saat  melakukan  pengiriman  dari  alat  ke  aplikasi, serta sensitif terhadap pencahayaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pengontrolan proposional- derivatif dan  dapat  memberikan  informasi mengenai  kondisi  cairan  infus  pasien  secara  aktual kepada petugas  medik atau petugas  jaga  secara terpusat, menggunakan  kabel  yang  terhubung  dan  berfungsi sebagai sarana komunikasi antara mikrokontroler dengan komputer.  Menggunakan Buzzer sebagai alarm penanda cairan  pada  infus  tidak  habis.  Proses  untuk  mengukur cairan infus menggunakan sensor cahaya yang dikonversi menjadi volume cairan pada Atmega 32.
III. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  oleh  penyusun  dalam melakukan penelitian skripsi ini antara lain:

## A. Literatur
Metode  literatur  yaitu  dengan  cara  mencari, mengumpulkan, menggali, dan mengkaji beberapa teori - teori  yang  telah  mendukung  proses  pemecahan  masalah yang  sedang  kami  jadikan  bahan  tugas  akhir.  Dimana teori  -  teori  tersebut  diperoleh  dari  hasil  penelitian  yang sebelumnya  telah  dilakukan  maupun  jurnal  ilmiah  atau jurnal penelitian yang mendukung penelitian ini.

## B. Observasi
Metode  observasi  yaitu  dengan  cara  mengumpulkan data  -  data  yang  diperoleh  untuk  menunjang  tugas  akhir ini  diperoleh  dari  pengalaman  yang  pernah  dirasakan pasien atau keluarga pasien yang pernah menjalani rawat inap di suatu rumah sakit.

## C. Diskusi
Metode  diskusi  yaitu  dengan  melakukan  kegiatan bimbingan  dengan  asisten  dosen  atau  asisten  praktikum dan juga dengan pihak lain yang dapat membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

## IV. PERANCANGAN
Dalam  perancangan  pembuatan  sebuah  sistem  atau simulasi,  maka  diperlukan  beberapa  kebutuhan  seperti alat  dan  bahan.  konsep  simulasi,  dan  langkah  kerja  dari simulsi  atau  sistem  tersebut.  Persiapan  barang  barang yang  kita  perlukan  guna  proses  pendataan  sebagai berikut:

## A. Persiapan peralatan dan bahan
1. Satu unit laptop, computer, atau PC
Laptop, komputer, atau PC digunakan sebagai alat utama  untuk  menjalankan software yang  akan digunakan  dalam  perancangan  dan  pemrosesan  tugas akhir ini.
2. Software Proteus 8 Profesional
Software Proteus 8 Profesional digunakan sebagai software yang menunjang rangkaian simulasi.
3. Software CV AVR
CV AVR sebagai compiler untuk  bahasa  C  dan untuk memudahkan mengatur input / output pada port serta chip.
4. ATMEGA 32
Atmega 32  merupakan  mikrokontroler  yang berfungsi  sebagai  pengelolaan  atau  pemrosesan  data yang akan ditampilkn pada LCD LM016L. 5. BUZZER
JISA (Jurnal Informatika dan Sains) (e-ISSN: 2614-8404) is published by Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trilogi under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Vol. 01, No. 02, Desember 2018
Buzzer digunakan  sebagai  indicator  bunyi  atau biasa kita sebut dengan alarm yang akan menandakan bahwa volume cairan pada infus tidak habis.
6. LED - BLUE
Indikator cahaya / lampu bewarna biru.
7. LED - GREEN
Indikator cahaya / lampu bewarna hijau.
8. LED - RED
Indikator cahaya / lampu bewarna merah.
9. LM016L Display atau LCD LM016L ini merupakan tempat untuk  menampilkan  data  yang  telah  diolah  dari mikrokontroler,  sehingga  dapat  dibaca  oleh  perawat sebagai tindakan yang akan diambilnya.
10. RES
Untuk membatas aliran arus pada rangkaian.
11. TORCH _ LDR
Torch _ LDR berfungsi sebagai sensor cahaya yang akan  menentukan  kondisi  pada  volume  dari  cairan infus.

## 12. POWER
Power  digunakan  untuk  sumber  tegangan  pada mikrokontroler  karena  dengan  menggunakan  power tegangannya dapat diatur.
13. GROUND
Ground digunakan  untuk  keselamatan  yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik langsung ke bumi,  untuk  mencegah  ke  bocoran  isolasi  atau percikan api.
B. Perancangan Simulasi pada Proteus 8 Profesional Dalam perancangan simulasi pada software Proteus 8 Profesional ini, bahan bahan yang akan digunakan dalam simulasi  atau  sistem  ini  dapat  kita  masukkan  ke  dalam lembar  kerja Proteus dengan  tata  letak  dan  penyusunan rangkaian seperti gambar di bawah ini. Dalam gambar di bawah  ini, Atmega 32  yang  merupakan  mikrokontroler akan  berfungsi  sebagai  pengolah  dan  pemrosesan  data yang  berasal  dari  hasil  sensor  cahaya Torch _ LDR yang kemudian  akan  diolah  dan  langsung  dihasilkan  hasil eksekusi nya melalui 3 tanda, yaitu dengan Lampu LED , dengan menggunakan buzzer , serta menggunakan display dari  tampilan  hasil  proses  ke  dalam  sebuah  komputer atau monitor.
Gbr. 1 Tampilan rangkaian di Proteus

## V. PENGUJIAN SIMULASI
Pengujian  simulasi  atau system ini  dilakukan  dengan cara memutar atau menjalankan program pada Proteus 8 Profesional.  Dalam  pengujian  ini,  dari  program  yang dijalankan, diharapkan program tersebut dapat menghasilkan  keluaran  yang  sesuai  dengan  tujuan  awal program dirancang dan dibentuk. Cara kerja yang ada di dalam  program  saat  dijalankan  merupakan  langkah  – langkah  yang  mengandung  bagaimana  suatu  hasil  dari sensor  pada  objek  dapat  menghasilkan  suatu  data  hsil pemrosesan di dalam mikrokontroler CV AVR . Cara kerja simulasi monitoring cairan infus adalah sebagai berikut :
1. Sensor  cahaya  atau torch _ ldr akan  dipasang  di sebelah  kanan  dan  kiri  infus  untuk  mendeteksi volume  cairan  infus.  Sensor  ini  akan  bekerja apabila  tidak  ada  cairan  infus  dalam  botol  infus yang  menghalangi  dua  sensor  cahaya  tersebut dapat  bertemu  dan  akhirnya  dapat  menghidupkan led dan info pada lcd .
2. Proses  selanjutnya  yaitu  mikrokontroler atmega 32  akan  mengirimkan  data  pada buzzer sebagai alarm,  LM016L  sebagai LCD dan LED yang  ada pada rangkaian sebagai output dari simulasi ini.
3. Alarm  atau buzzer akan  berbunyi  selama  masih terdapat cairan di dalam infus.
4. LM016L sebagai LCD akan mengeluarkan output berupa  info  yang  berfungsi  untuk  menginfokan kepada  perawat  ataupun  petugas  jaga  keadaan volume infus pasien.
5. LED dalam  rangkaian  ini  akan  berfungsi  sebagai penanda  apabila  cairan  di  dalam  infus  tersebut masih dalam keadaan penuh,  masih setengah dari volume,  maupun  ketika  cairan  di  dalam  infus sudah  habis.  Dalam  hal  ini,  tiga  kondisi  yang berbeda  pada  cairan  infus  akan  ditandai  dengan warna led yang berbeda pula.

## VI. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi  awal  dimana  alat  belum  terpasang  pada infus .
JISA (Jurnal Informatika dan Sains) (e-ISSN: 2614-8404) is published by Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trilogi under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Gbr 2. Rangkaian infus belum terpasang
B. Kondisi  dimana  sensor  cahaya  dapat  mendeteksi volume cairan infus di saat infus penuh.
Gbr 3. Rangkaian infus penuh
C. Kondisi  dimana  sensor  cahaya  dapat  mendeteksi volume cairan infus di saat infus masih setengah.
Gbr 4. Rangkaian infus setengah
D. Kondisi  dimana  sensor  cahaya  dapat  mendeteksi volume cairan infus di saat infus habis.
Gbr 5. Rangkaian infus habis

## VII. TABEL HASIL PENGUJIAN
Dari hasil pengujiian simulasi monitoring cairan infus tersebut,  maka  akan  diperoleh  data  yang  dapat digambarkan ke dalam tabel 1 sebagai berikut :

## Tabel 1 Hasil Pengujian Simulasi Monitoring Cairan Infus
NO Kondisi Infus LED Alarm LCD 1 Belum terpasang Mati Mati Mati
2 Penuh Biru Hidup Infus Penuh 3 Setengah Hijau Hidup Infus Setengah 4 Habis Merah Mati Infus Habis
Dari  tabel  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa  ada  satu kondisi  dimana  alat  belum  terpasang  dan  tiga  kondisi pada  saat  alat  terpasang  dengan  kondisi  volume  cairan infus  yang  berbeda  beda.  Dalam  hasil  simulasi  ini,  hal yang paling menandakan bahwa keempat kondisi tersebut menghasilkan output yang berbeda yaitu ditandai dengan nyala dan perbedaan warna pada lampu led dan juga pada informasi  yang  akan  ditampilkan  pada  layar  monitor ruang petugas jaga maupun perawat atau petugas medis.
VIII. KESIMPULAN
1. Simulasi  alat  dapat  bekerja  dengan  baik  sesuai dengan  perencanaan  dengan  hasil  pengujian  dapat sesuai  dengan  perencanaan  awal  (sesuai  dengan program yang ditulis pada CV AVR).
2. Agar  volume  atau  ketinggian  cairan  infus  dapat dideteksi  oleh  sensor  cahaya,  maka  sensor  cahaya tersebut  harus  di  harus  ditempatkan  dalam  satu  garis lurus di sebelah kanan dan kiri dari infus.
3. Sistem pendeteksi yang dirancang juga bekerja sesuai dengan  perencanaan  yaitu  aktif  saat  adanya  kondisi yang  berbeda  dari  volume  infus,  maka  led  akan menyala  serta  berganti  warna  dan  LCD  akan menampilkan pesan ke monitor atau komputer.
4. Suara  yang  dihasilkan buzzer terdengar  jelas  dengan nilai  tingkat  kebisingan  cukup  rendah  dan  tidak berbahaya bagi pendengaran perawat ataupun petugas jaga.
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dapat diajukan saran-saran seperti berikut.:
1. Untuk Pihak yang Berkaitan dengan  Bidang Medis Simulasi  atau  alat  ini  mungkin  dapat  dijadikan  salah satu  pembaharuan  di  bidang  medis.  Dengan  teknologi yang  semakin  canggih  diharapkan  dalam  bidang  apapun dapat  turut  serta  menggunakan  kecanggihan  teknologi yang semakin maju dengan tujuan sebagai efektifitas dan efisiensi waktu.
2. Untuk Penelitian Selanjutnya
Disarankan  kepada  peneliti  selanjutnya  untuk meneliti  program  atau  simulasi monitoring cairan  infus dengan  cara  melakukan  pengujian  berdasarkan  realisasi bagaimana  simulasi  tersebut  dapat  di  implementasikan dalam kehidupan nyata dan dapat berjslan sesuai rencana. Peneliti  selanjutnya  juga  diharapkan  dapat  menemukan solusi  dari  kekurangan  –  kekurangan  yang  ada  dalam simulasi ini .

## UCAPAN TERIMAKASIH
JISA (Jurnal Informatika dan Sains) (e-ISSN: 2614-8404) is published by Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trilogi under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Vol. 01, No. 02, Desember 2018
Dalam penyusunan  tugas akhir  ini,  penulis  mendapat banyak bantuan, masukan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai  pihak.  Untuk  itu,  melalui  kesempatan  ini penulis  menyampaikan  ucapan  terimakasih  yang  tulus kepada:
1. Bapak Ferry Wahyu Wibowo, S. Si, M. Cs selaku dosen  pengampu  mata  kuliah  Komunikasi  Data Program  Pendidikan  S1  Informatika  Universitas AMIKOM Yogyakarta tahun akademik 2018/2019  yang  juga  telah  memberikan  banyak masukan dan bimbingan.
2. Faris Fathahillah Herman dan Aulia Nur Fitrianto selaku  asisten  dosen  atau  asisten  praktikum Komunikasi  Data  yang  telah  membantu  dalam proses penyusunan tugas akhir.
3. M.  Syaref  Mu’amar  K  yang  telah  berkontribusi pada  perancangan  konsep  dan  rangkaian  simulasi pada tugas akhir.
4. Kedua  Orang  Tua  kami  yang  telah  memberi motivasi dan dorongan dalam proses penyelesaian tugas akhir.
5. Teman –  teman  mahasiswa/i  Universitas AMIKOM  Yogyakarta  yang  telah  membantu terselesainya tugas akhir.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Hasanuddin,  U.  (2016)  ‘MONITORING  CAIRAN
INFUS
BERDASARKAN
INDIKATOR
KONDISI’, 8(Desember), pp. 145–152. ‘No  Title’  (2017).  Sandra,  R.,  Simbar,  V.  and
Syahrin,  A.  (2016)  ‘PROTOTYPE  SISTEM MONITORING TEMPERATUR MENGGUNAKAN ARDUINO
UNO R3
DENGAN KOMUNIKASI WIRELESS’, 05.
[2]  Manfaluhty.,  Mauludi  &  Sinka  Wilyanti.,  2018. Pelatihan Platform Arduino Untuk Fungsi Switching,  Monitoring,  Dan  Pengontrol  Bagi  Smk Di  Wilayah  Bekasi.  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat IPTEKS. 4. 10.32528/pengabdian_iptek.v4i1.1498.
[3]  Sandra, Ritha, Veronika Simbar, and  Alfi Syahrin., 2016.  Prototype  Sistem  Monitoring  Temperatur Menggunakan Arduino Uno R3 Dengan Komunikasi Wireless. 05.
[4]  Ruslan  Agussalim.,  Adnan.,  and  Muh  Niswar., 2016.  Monitoring  Cairan  Infus  Berdasarkan Indikator Kondisi Dan Laju Cairan Infus Menggunakan  Jaringan  Wifi.  ILKOM  Jurnal Ilmiah. 8. 145. 10.33096/ilkom.v8i3.69.145-152.
[5] Sadi  Sumardi  Bahri,  Syamsul  Nurseha,  Chaerul., 2016.  Aplikasi  Pendeteksi  Manusia  Pada  Televisi Berbasis Mikrokontroler Atmega8535. 5.
[6]  Anwar, H. N., Ulum, M. and Ibadillah, A. F. (2018) ‘Alat  Pemantau  Kondisi  Infus  Dengan  Internet  Of Things (IoT) Berbasis Mikrokontroler ATmega16’, Jurnal  Teknik  Elektro  dan  Komputer  TRIAC .  doi:
10.21107/triac.v5i1.3581.
JISA (Jurnal Informatika dan Sains) (e-ISSN: 2614-8404) is published by Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trilogi under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License