## SISTEM MONITORING KWH METER DIGITAL BERBASIS IOT PADA LABORATORIUM PERALATAN MEDIS
Danang Widyawarman 1* , Tri Hastono 2
1 Program Studi Teknologi Rekayasa Elektro-medisi , Fakulas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Yogyakarta, Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182, Indonesia.
1 Program Studi Informatika, Fakulas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Yogyakarta, Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182, Indonesia
*email: danangwidyawarman@upy.ac.id

## ABSTRAK
Proses pendidikan yang didukung oleh sarana dan prasarana laboratorium yang memadai akan menghasilkan luaran tri dharma perguruan tinggi yang profesional, baik untuk mahasiswa maupun dosen. Laboratorium Peralatan Medis merupakan tempat di mana studi eksperimental dengan berbagai peralatan dan perangkat, dan analisis serta pengamatan dilakukan. Besar pemakaian energi listrik oleh satu Universitas dapat diukur dengan menggunakan suatu alat pengukur energi listrik yaitu meter kWh, tetapi Universitas tidak bisa melakukan monitoring Gedung atau ruangan mana yang pemakaian energi listriknya paling banyak karena hanya mengetahui besarnya daya yang dipakai pada setiap bulannya. Dari latar belakang permasalahan tersebut dirancang sebuah alat bantu monitoring kWh Meter digital berbasis Internet of Things (IoT) untuk mengukur besarnya arus, tegangan, daya, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan selama penggunaan peralatan medis kemudian  dapat  dimonitor  secara  real  time  menggunakan  aplikasi  blynk  sebagai  servernya.  Sistem  implementasi  monitoring  kWh  meter menggunakan sensor PZEM-004T memiliki tingkat akurasi yang sangat baik yaitu 99,52% untuk pengukuran tegangan dan 99,87% untuk pengukuran arus pada peralatan medis yang berada pada laboratorium peralatan medis universitas PGRI Yogyakarta. Di dapatkan bahwa semakin besar nilai beban yang diterapkan, akan berdampak pada luaran data seperti arus dan tegangan sehingga memengaruhi besar kecilnya nilai tagihan listrik bulanan. Sistem monitoring dapat dilakukan dengan radius 20 meter selama smarthphone terhubung dengan koneksi WiFi maka aktivitas pemantauan dan aktivitas pengendalian alat listrik dapat dilakukan.
Kata Kunci: Laboratorium; kWh Meter; IoT; sensor PZEM-004T; Monitoring

## ABSTRACT
[Title: IoT-based kWh Digital Meter Monitoring System on Medical Equipment Laboratory] The educational process, which is supported by adequate laboratory facilities and infrastructure, will produce professional higher education tri-dharma outputs, both for students and lecturers. The Medical Equipment Laboratory is a place where experimental studies with various equipment and devices, analyses, and observations are carried out. The amount of electrical energy used by a university can be measured using an electric energy meter, namely the kWh meter, but the university cannot monitor which building or room uses the most electrical energy because it only knows the amount of power used each month. Given these problems, a digital kWh Meter monitoring tool based on the Internet of Things (IoT) is designed to measure the amount of current, voltage, power, and costs that must be incurred while using medical equipment and can then be monitored in real time using the Blynk application as the server. The implementation system for monitoring the kWh meter using the PZEM-004T sensor has a very good accuracy rate of 99.52% for measuring  voltage  and  99.87%  for  measuring  current  on  medical  equipment  in  the  medical  equipment  laboratory  at  the  PGRI  Yogyakarta University. It was found that the greater the applied load value, the more the impact on data outputs such as current and voltage would affect the size of the monthly electricity bill. The monitoring system can be carried out within a radius of 20 meters as long as the smartphone is connected to a WiFi connection. Monitoring activities and electrical device control activities can be carried out.
Keywords: Laboratory; kWh Meter; IoT; PZEM-004T sensor; Monitoring

## PENDAHULUAN
Perkembangan Perguruan Tinggi di Indonesia sekarang  semakin  banyak  terutama  di  Yogyakarta, tingkat  pertumbuhan  Universitas  cukup  cepat,
pertumbuhan  pembangunan  infrastuktur  pun mengikutinya.  Kebutuhan  mendasar  listrik  sebagai sumber  energi  kehidupan,  tidak  heran  seiring berjalannya  waktu  dan  zaman  perkembangan
teknologi  di  bidang  kelistrikan  telah  berkembang. Energi listrik sudah menjadi kebutuhan bagi manusia khususnya dalam dunia pendidikan untuk menunjang pembelajaran. Banyak peralatan penunjang perkuliahan  seperti  perlatan  praktikum  yang  harus digunakan  dengan  menggunakan  energi  listrik. Manusia  perlu  memantau  penggunaan  energi  listrik agar  efektif  dan  efisien  demi  menjaga  ketersedian listrik  bagi  pengguna  lainnya  karena  dari  tahun  ke tahun, kebutuhan akan hal ini semakin membesar (A. P. Deni dan R. Mukhaiyar, 2020). Penggunaan  peralatan  listrik  tentunya berkaitan  langsung  dengan  pengukuran  daya  listrik. Daya  listrik  dapat  diartikan  sebagai  banyaknya penggunaan  energi  yang  diterapkan  pada  alat  atau benda per satuan waktu. Listrik PLN terdiri dari dua komponen  daya  yakni  daya  aktif  dan  reaktif. Sedangkan  daya  yang  digunakan  pada  peralatan elektronik  merupakan  daya  aktif.  Untuk  memantau penggunaan daya listrik, dibutuhkan komponen nilai arus dan tegangan yang terpakai oleh peralatan listrik. Agar  seseorang  dapat  mengetahui  konsumsi  daya listrik yang terpakai, dibutuhkan perantara alat ukur. Akan  tetapi  untuk  mengetahui  besarnya  daya  listrik yang terpakai di setiap ruangan masih harus dicek dan dicatat  oleh  petugas  secara  manual  dan  belum  bisa dilakukan  pemantauan  dari  jarak  jauh  (Risfendra, 2021). Cara  yang  dilakukan  oleh  PLN  dalam mengumpulkan  informasi  penggunaan  energi  listrik yang  tercatat  pada  kWh  meter  adalah  dengan mendatangkan  petugas  lapangan  yang  mencatat langsung  penggunaan  energi  listrik  per  bulannya secara  manual  (S.  Mustafa  dan  U.  Muhammad, 2020).  Pada  kWh  meter  yang  tidak  terjangkau petugas,  penyedia  energi  listrik  menyimpulkan  dan menarik  nilai  rata-rata  penggunaan  energi  listrik harian  pada  bulan  sebelumnya.  Hal  tersebut  sangat berdampak  kepada  konsumen  bahwa  tagihan  listrik bulanannya bisa saja lebih tinggi dari biasanya. Internet  of  Things adalah  sebuah  jaringan  yang terdiri atas perangkat instrument sensor, instrument perangkat  lunak,  dengan  konektivitas  jaringan  yang memungkinkan untuk mengumpulkan, dan bertukar data  (P.  Gokhale,  dkk,  2018). Internet  of  Things merupakan  paradigma  baru  yang  menggabungkan telekomunikasi dengan sensor, dan prosesor (F. Joe and  J.  Joseph,  2019). Internet  of  Things memungkinkan  objek  untuk  monitoring  dan dikendalikan dari jarak jauh di seluruh infrastruktur jaringan yang dibuat (C. Salazar, 2019). Pada sistem IoT juga  menciptakan  peluang  untuk  integrasi langsung  dari  komponen  perangkat  keras  ke  dalam sistem berbasis komputer (G. Kotonya, 2018).
Penelitian  yang  dilakukan  menghasilkan rancang  bangun  alat  monitoring  arus  dan  tegangan berbasis  mikrokontroler  dengan SMS  Gateway (Fitriandi,  Komalasari,  &  Gusmedi,  2016). Tujuannya  adalah  untuk  memudahkan  melihat besarnya  arus  dan  tegangan  yang  ada  pada  jaringan melalui  SMS  gateway.  Hasil  penelitian  lebih  baik apabila  aplikasi  tersebut  juga  mendukung  untuk proses  pemantauan  dapat  dilakukan  melalui  media berbasis web localhost. Karena dengan perkembangan  ketersediaan  koneksi  internet  yang sebagai  penerapan  IoT  dan  dapat  diperolah penyimpanan data dengan rentan waktu lebih lama. Sistem  berbasis  web  localhost  memungkinkan  juga didapatkan perhitungan penggunaan daya listrik arus kuat sehingga didapatkan perhitungan nominal yang harus dibayar oleh pelanggan.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prayitno dkk  (2019:1),  membuat  sebuah  prototipe  sistem monitoring  menggunakan  sensor  CT  ( Current Transformer ) dan sensor ZMPT101B. namun, peneliti menggunakan  thinkspeak  sebagai  media  server  dan monitor nilai sensor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Nugraha  dkk  (2016:1)  yang  mengukur  nilai tegangan menggunakan rangkaian pembagi tegangan dan  menggunakan thinkspeak sebagai  servernya. Peneliti ini juga menggunakan router yang terdapat GSM  (Global  System  Mobile)  agar  alat  tidak  perlu terhubung dengan koneksi wifi.
Pada  penelitian  ini  peneliti  membuat  sebuah sistem  monitoring  pemantauan  Arus,  Tegangan, Daya listrik dan jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam  setiap  pemakaian  peralatan  kesehatan  pada peralatan medis yang ada di Laboratorium Peralatan Kesehatan  yang  ada  di  Fakultas  Sains  dan  teknologi Universitas  PGRI  Yogyakarta.  Penelitiannya menggunakan  sensor  PZEM-004T  karena  tingkat keakuratan  dalam  pembacaannya  untuk  tegangan yang tinggi yang cukup baik dan dapat mengukur nilai tegangan, arus, daya, dan energi listrik hanya dalam satu  sensor  saja.  Pada  penelitian  ini,  peneliti menggunakan aplikasi blynk sebagai server dan juga untuk memonitor nilai yang dihasilkan oleh sensor. Peneliti menggunakan Esp8266 untuk mengirim data melalui jaringan wifi dan internet.

## METODE
Penelitian ini menggunakan model prototipe dengan tahapan perancangan sistem yang terdiri dari perancangan  perangkat  keras  dan  perancangan antarmuka  aplikasi.  Secara  umum  rancangan  sistem ditampilkan  pada  gambar  1.  Setelah  perancangan selesai dilakukan, hasil rancangan diimplementasikan pada  alat  dengan  merakit  dan  mengkonfigurasi  alat
serta  mengintegrasikannya  dengan  alat  listrik  yang akan  digunakan  sebagai  objek  untuk  dipantau  dan dikendalikan  melalui  smartphone  dari  jarak  jauh. Objek  yang  dilakukan  pengukuran  adalah  peralatan medis  yang  ada  di  Laboratorium  fakultas  saintek diantaranya  digital  usg  monitor  model  PRA-ONE AC100-240V,  50/60Hz,1.5A, infrared  lamp model 400, patien monitor model PM PRO-03. Setelah itu dilakukan pengujian terhadap alat untuk mengetahui kinerja alat yang telah dibuat.
Gambar 1 . Perancangan perangkat keras
NodeMCU  harus  terhubung  dengan cloud atau internet agar mendapatkan layanan request/response melalui  aplikasi  dan  layanan  Blynk.  NodeMCU terhubung  dengan relay sebagai  aktuator  untuk memutus  dan  menyambungkan  arus  listrik  yang berguna untuk menyalakan dan menghidupkan alat- alat listrik.
Sensor yang digunakan pada perancangan ini menggunakan  PZEM-004T,  sensor  ini  memiliki kelebihan dimana dapat mengukur tegangan dan arus secara bersamaan sehingga pengukuran daya dan kWh dapat  dilakukan  yang  ditampilkan  pada  gambar  2. Hubungan  input-output  untuk  masing-masing komponen  utama  penyusun  prototipe  alat  yang diproses oleh NodeMCU berbasis ESP8266.
Pada  perancangan  perangkat  keras  yang digunakan  dalam  penelitian  kali  ini  terdiri  dari rangkaian relay, NodeMCU dan sensor PZEM-004T yang  saling  terhubung  dengan  kabel  jumper  yang ditunjukkan  pada  gambar  3.  Pada  bagian  relay, ditambahkan kabel sebagai penghubung antara relay dengan  sensor  tegangan  dengan  beban  peralatan medis  yang  ada  di  Laboratorium  fakultas  saintek sebagai  input  tegangan  yang  terukur  pada  sensor. Untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi prototipe alat terhadap beban alat yang digunakan  dalam  menghitung  besarnya  biaya penggunaan  pperalatan  setiap  praktikum,  maka digunakan model peralatan listrik yang sering dipakai dalam  praktikum  peralatan diagnostic dan  peralatan terapi.
Gambar 2 . Perancangan Perangkat Keras
Gambar 3 . Hubungan Input-Output Sistem KWH Digital Berbasis IoT
Perancangan  antarmuka  merupakan  hal  yang paling penting dalam setiap program, antarmuka yang jelas akan memudahkan pengguna untuk memahami program  tersebut.  Antarmuka  ini  berfungsi  sebagai fasilitas penyampaian informasi monitoring dari suatu sensor dan juga berfungsi sebagai antarmuka kendali dalam  hal  ini  adalah  relay  yang  terhubung  dengan peralatan medis.
Antarmuka  dirancang  menggunakan  aplikasi Blynk yang merupakan platform yang dibangun untuk memberikan  kemudahan  dalam  pengembangan antarmuka IoT untuk perangkat smartphone berbasis IOS maupun Android yang ditunjukkan pada Gambar 4.
Gambar 4 . Perancangan Antarmuka Aplikasi Blynk
Gambar 5 . Diagram Alir Dalam Rancangan Sistem KWH Meter IoT Blynk  juga  berfungsi  sebagai Software  as  a Service (SaaS) dimana dalam arsitekturnya, pengguna Blynk  akan  terhubung  dengan  server  yang memberikan layanan response/request untuk keperluan pemantauan  dan  pengendalian  perangkat  IoT khususnya  yang  menggunakan development  board seperti  Arduino.  Pada  saat  penggunaannya,  Blynk harus  terhubung  dengan  internet  agar  terhubung dengan cloud dan  layanan  dapat  beroperasi  dengan baik.  Diagram  alir  dalam  rancangan  sistem  kWh meter IoT ditunjukkan pada Gambar 5.
Setelah  perancangan  prototipe  selesai dibuat,  maka  tahapan  selanjutnya  adalah  tahapan pengujian  prototipe.  Tahapan  ini  dilakukan  dengan mengambil  data  hasil  uji  coba  sistem  untuk mengetahui  kinerja  dari  prototipe  yang  dibangun. Pengujian  pertama  dilakukan  dengan  melakukan pengecekan  terhadap  respon  sistem  kendali. Pengujian  selanjutnya  dilakukan  untuk  mengetahui respon alat terhadap jarak atau jangkauan dari sumber pemancar sinyal WiFi yang ditunjukkan pada Gambar 6.
Gambar 6 . Pengujian Respon Alat terhadap Variasi Jarak Alat dengan Sumber

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembuatan desain kWh meter digital IoT ini menyesuaikan  semua  komponen  elektronika  yang digunakan  dalam  pengukuran  besaran  arus  dan tegangan.  Pembuatan  alat  monitoring  daya  listrik berbasis  IoT  ini  menggunakan  wadah  yang  dibuat menggunakan printer 3D dengan bahan plastik PLA ( Polylatic Acid ) yang ditunjukkan pada gambar 7. Alat ini menggunakan sensor PZEM-004t dan NodeMCU.
Sebelum  melakukan  pengujian  kendali  jarak jauh, terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap koneksi internet. Setelah memastikan bahwa internet tersambung, pada aplikasi Blynk dilakukan pengujian sistem dengan cara menekan tombol on/off di layar
smartphone,  kemudian  peralatan  medis  yang  sudah terpasang  dinyalakan    dengan  cara  memvariasikan jarak  kendali  yang  ada  dalam  smartphone.  Sistem pemantauan  yang  baik  juga  akan  merespon  setiap perubahan data dari sensor ke dalam grafik dan angka visualisasi  pada  layar  smartphone  melalui  aplikasi Blynk.  Sistem  pengujian  dilakukan  dengan  radius  1 meter sampai dengan 20 meter di dalam ruangan dan luar  ruangan  laboratorium.  Hasil  pengukuran didapatkan  data  dengan  koneksi  yang  masih  stabil sampai  dengan  jarak  radius  20  meter  dari  titik pengukuran.
Gambar  7 .  Pembuatan  Wadah  Dudukan  dengan Printer 3D Pengujian pengukuran Tegangan dan arus pada peralatan  Laboratorium  medis  dilakukan  dengan pengukuran nilai tegangan dan arus yang diterapkan pada  peralatan  medis  yang  ada  di  laboratorium Elektromedis UPY diantaranya pada peralatan terapi dan peraltan diagnostic yaitu IR Lamp dengan dua tipe yang  berbeda,  USG  atau  ultrasonografi  tipe  Sogota yang  merupakan  jenis  USG  Digital  Potable, Electrocardiogram  (ECG)  tipe  Sogota,  dan  Pasien Monitor  tipe  PM-Pro-3.  Hasil  pengukuran  dicatat berdasarkan keluaran yang ada dalam aplikasi Blynk dan  keluaran  multimeter  yang  ditunjukkan  pada Tabel 1.
Tabel 1 . Hasil Pengukuran Tegangan dan Arus.
Hasil perbandingan pengukuran tegangan dan arus  mengunakan    sensor  PZEM-004t  dan
multimeter  ada  sedikit  perbedaan  dengan  rasio perbandingan  ( 𝜂 v)  adalah  rata-rata  pengukuran tegangan dengan sensor dan multimeter:
𝜂 " = 0,5024 0,5048 𝑥 100% =  99,52 %
Jika  membandingkan  dengan  nilai  tegangan yang  seharusnya  mengalir  pada  aliran  listrik  PLN sebesar  220V,  maka  hasil  pengukuran  yang mendekati  nilai  tersebut  adalah  menggunakan multimeter.  Akan  tetapi,  aliran  listrik  tersebut kadangkala  bernilai  fluktuatif  sehingga  perlu  studi atau  riset  lanjutan  yang  khusus  membahas  nilai tegangan  PLN  secara  langsung.  Dari  data perbandingan  pengukuran  diperoleh  data  yang sifatnya  menguatkan  hasil  pengukuran  sebelumnya. Hasil pengukuran lainnya adalah nilai arus yang mana rasio perbandingan ( η _I) nilai arus hasil pengukuran menggunakan PZEM-004T dan multimeter adalah:
𝜂 / = 221,32 221,60 𝑥 100% =  99,87 %
Hasil pengukuran menggunakan modul sensor PZEM-004T  yang  digunakan  untuk  mengukur  nilai tegangan dan arus dapat dijadikan informasi seberapa dekat  nilai  hasil  pengukuran  menggunakan  modul sensor  terhadap  hasil  pengukuran  menggunakan multimeter.  Hasil  pengujian  aplikasi  Blynk menggunakan  ESP32  sebagai  konektor  penghubung antara aplikasi Blynk dan pengukuran analog. Mikrokontroler  ESP32  memiliki  keunggulan yaitu  sistem  berbiaya  rendah,  dan  juga  berdaya rendah dengan modul WiFi yang terintegrasi dengan chip mikrokontroler serta memiliki bluetooth dengan mode  ganda  dan  fitur  hemat  daya  menjadikannya lebih fleksibel. Pengukuran yang ditampilkan dalam aplikasi  adalah  Energi,  Arus,  Tegangan,  Daya,  dan besarnya biaya yang dikeluarkan selama penggunaan peralatan laboratorium medis yang ditunjukkan pada gambar 8.
Komunikasi antara Arduino Uno, Node MCU dengan  aplikasi  Android  dapat  dilakukan  secara realtime  sebagai  pengambilan  data  yang  dilakukan dengan  waktu  30  menit  untuk  setiap  peralatan dengan  tampilan  pada  aplikasi  Blynk.  Antarmuka aplikasi Blynk terdiri dari visualisasi tegangan, arus, daya, energi, dan jumlah biaya yang harus di bayarkan dalam  bentuk  grafik  dan  angka  yang  menunjukkan nilai real-time tegangan terukur pada beban peralatan laboratorium  medis  yang  telah  disesuaikan penggunaannya  untuk  perangkat  smartphone.  Data
No Peralatan
Laboratorium Medis Tegangan sensor PZEM-004T (V) Tegangan Multimete r (V) Arus Sensor PZEM- 004T (A) Arus Multimeter (A) 1  IR Lamp 100 221,00 221,40 0,378 0,380 2  IR Lamp 400 223,00 223,20 0,472 0,475 3  USG tipe Sogota 221,50 221,80 0,180 0,182 4  ECG Sogota 219,30 220,00 0,642 0,643 5  Pasien Monitor PM Pro-3 221,80 221,60 0,840 0,844 6  Alat Terapi KWD-8081 221,20 221,40 0,340 0,344
pengujian pengukuran aktivitas monitoring
ditunjukkan pada Tabel 2.
Penentuan  biaya  didasarkan  pada  besarnya daya  yang  digunakan  dikalikan  dengan  tarif  tenaga listrik (tariff  adjustment) yang  dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu pelanggan  rumah  tangga  daya  1.300-2.200  VA sebesar  Rp  1.444,70/kWh.  Perhitungan  dilakukan dengan  mengambil  contoh  USG  tipe  Sogota,  biaya yang harus dibayar selama 30 menit adalah :
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 30 menit    = 1444,70 2 𝑥 158,14 1000 = 𝑅𝑝. 114,23,00
Dari  hasil  perbandingan  perhitungan  dengan  hasil pengukuran  yang  ditampilkan  dalam  aplikasi  Blynk didapatkan hasil yang relatif sama.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Sistem implementasi monitoring kWh meter menggunakan sensor PZEM-004T yang ditampilkan menggunakan  aplikasi  blynk  dengan  monitor  secara
realtime dapat  digunakan  untuk  mengukur  nilai tegangan, arus, energi, daya, dan jumlah biaya yang
harus dibayarkan memiliki tingkat akurasi yang sangat baik  yaitu  99,52%  untuk  pengukuran  tegangan  dan 99,87% untuk pengukuran arus pada peralatan medis pada laboratorium peralatan medis universitas PGRI Yogyakarta.  Didapatkan  bahwa  semakin  besar  nilai beban yang diterapkan, akan berdampak pada luaran data seperti arus dan tegangan sehingga memengaruhi besar  kecilnya  nilai  tagihan  listrik  bulanan.  Sistem monitoring dapat dilakukan dengan radius 20 meter selama smarthphone terhubung dengan koneksi WiFi maka aktivitas pemantauan dan aktivitas pengendalian alat listrik dapat dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  P.  Deni  dan  R.  Mukhaiyar,  “Monitoring  Daya Listrik  Secara  Real  Time,”  Vote  Teknika, vol. 8, no. 2, pp. 26-34, 2020.
S.  Mustafa  dan  U.  Muhammad,  “Rancang  Bangun Sistem Monitoring Penggunaan Daya Listrik Berbasis Smartphone,” Media Elektrik, vol. 17, no. 3, pp. 55-62, 2020.
P. Gokhale, O. Bhat, and S. Bhat, “Introduction to IOT,” no. January, pp. 0–4, 2018
C.  Salazar,  “Internet  of  Things-IOT  :  Definition  , Characteristics  ,  Architecture  ,  Enabling Technologies  ,  Application  &  Future Challenges,” no. May 2016, 2019.
G.  Kotonya,  “IoT  Architectural  Framework  : Connection and Integration Framework for IoT Systems,” pp. 1–17, 2018.
F. Joe and J. Joseph, “IoT Based Weather Monitoring System for Effective Analytics,” no. 4, pp. 311–315, 2019.
Fitriandi,  A.  F.,  Komalasari,  E.,  &  Gusmedi,  H. (2016,  Mei).  Rancang  Bangun  Alat
Gambar 8 . (a). Pengukuran Alat USG, (b). Pengukuran Alat Terapi KWD-8081,  (c). Pengukuran IR Lamp 400
No Peralatan Laboratorium Medis Energi (kWh) Tegangan (V) Arus (A) Daya (Watt) Biaya (Rp)/30 menit 1  IR Lamp 100 0,32 219,00 0,64 138,10 71 2  IR Lamp 400 0,63 219,20 0,65 142,00 92 3  USG tipe Sogota 0.72 221,50 0,72 158,14 115 4  ECG Sogota 0,42 219,30 0,64 138,45 78 5  Pasien Monitor PM Pro-3 0,89 221,80 0,84 184,31 154 6  Alat Terapi KWD-8081 0,34 221,40 0,67 146,33 79 Tabel 2 . Hasil Pengukuran Monitoring  Alat Laboratorium Medis
Monitoring  Arus  Dan  Tegangan  Berbasis Mikrokontroler  Dengan  Sms  Gateway. Jurnal Rekayasa Dan Teknologi Elektro, 10, 2. Prayitno.  Budi.,  Palupiningsih.  Pritasari,  dan Agrtriadi.  Herman  Bedi.  2019.  Prototipe Sistem Monitoring Penggunaan Daya Listrik Peralatan  Elektronik  Rumah  Tangga Berbasis  Internet  Of  Things  dalam  Petir: Jurnal  Pengkajian  Dan  Penerapan  Teknik Informatika, 12(1), 72-80. Jakarta: Institut Teknologi PLN. Nugraha.  Azis  Wisnu  Widhi,  Rosyadi.  Imron, Nugroho.  Fajar  Surya  Tri,  dan  Winasis, 2016.  Design  Sistem  Monitoring  Sistem Photovoltaic  Berbasis  Internet  of  Things (IoT).  Bandung:  Universitas  Gajah  Mada, 5(4).