* Corresponding Author: email: yuniarhasani@gmail.com
https://doi.org/10.56064/jps.v25i1.724 Naskah diusulkan: 13 November 2022;  Naskah disetujui: 10 Januari 2023
p-ISSN: 1410-7058 e-ISSN: 2597-7059 © 2023 JPS MIPA UNSRI

## Jurnal Penelitian Sains
Journal Home Page: http://ejurnal.mipa.unsri.ac.id/index.php/jps/index
Ekstraksi logam Cd, Pb dan Fe dalam air menggunakan resin Dowex 50wx2-200 secara bersamaan untuk meningkatkan nilai absorbansi pada pengujian secara SSA-nyala: pengaruh pH, laju alir, dan berat resin
Yuniar 1* , Lusi Suwartni 2 , dan Hanida Yanti 1
1 Jurusan Kimia, Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan 30862, Indonesia, 2 UPT Laboratorium Terpadu Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan 30862, Indonesia,
Kata kunci: Timbal, Kadmium,
Besi,
resin Dowex 50WX2-200,
AAS-nyala ABSTRAK: Teknik preparasi untuk pengujian logam Cd, Pb dan Fe dalam konsentrasi yang sangat kecil telah dilakukan secara ekstraksi fase padat menggunakan resin DOWEX 50WX2-
200 di dalam kolom ekstraksi secara bersamaan. Logam yang terserap pada resin dilepaskan kembali  menggunakan  larutan  asam  nitrat  dengan  volume  yang  lebih  kecil  dari  volume sampel,  sehingga  terjadi  proses  pemekatan  logam  dalam  sampel.  Pada  saat  sampel  diukur menggunakan  SSA-nyala  maka  akan  terjadi  peningkatan  nilai  absorbansi  yang  akan meningkatkan akurasi hasil.
Optimasi kondisi ekstraksi larutan dilakukan menggunakan larutan model yang mengandung Cd, Pb dan Fe masing-masing 0,1 mg/L sebanyak 50 mL. Diperoleh kondisi optimum pada pH 3, laju alir 1 mL/menit,  dan berat resin 0,5 g. Proses elusi dilakukan  menggunakan asam nitrat 1 N 10 mL (faktor pengayaan 5 kali).
Pengujian  akurasi  metode  menggunakan Certified  Reference  Material,  CRM  PotableWatR cat.697, Waters ERA dengan hasil untuk logam Cd dan Pb sesuai dengan nilai sertifikat,  se- mentara untuk Fe masih belum memenuhi nilai sertifikat. Secara umum nilai akurasi masih berada dalam batas keberterimaan antara 70-125% dengan presisi metode cukup memuas- kan untuk semua logam (%RSD < 8).
Keywords: Pb, Cd, Fe, Dowex 50WX2-200 resin, AAS-Flame ABSTRACT: The solid phase extraction of Cd, Pb and Fe metals in water with very low con- centrations  has  been  carried  out  using  DOWEX  50WX2-200  resin  in  an  extraction  column simultaneously. The metal adsorbed on the resin was released again using a nitric acid solu- tion  with  small  volume  and  pre  concentration  of  metals  occurs  in  the  solution.  When  the sample is measured using AAS-Flame, the absorbance value will increase.
Optimization of the extraction conditions was carried out using a model solution containing 50 mL of Cd, Pb and Fe each of 0.1 mg/L. The optimum conditions were obtained at pH 3, flow rate of 1 mL/min, and resin weight of 0.5 g. The elution process was carried out using 10 mL of 1 N nitric acid (enrichment factor 5 times).
The accuracy of the proposed method was verified using Certified Reference Material, CRM PotableWatR cat.697, Waters ERA with results for Cd and Pb metals according to the certifi- cate value, for Fe still out of range of the certificate value. In general, the accuracy value is still within the acceptance criteria with range between 70-125%. The precision of the method quite satisfactory for all metals (%RSD < 8).

## 1 PENDAHULUAN
ogam  berat  secara  alami ditemukan  di  lingkun- gan,  akan  tetapi  jumLahnya  akan  meningkat seiring  dengan  aktivitas  antropogenik  yang  berasal dari  berbagai  industri,  kegiatan  pertambangan  dan peleburan,  emisi  dari  kendaraan,  pupuk,  infrastruk-
tur pasokan air bersih, kontaminan cat, baterai tim- bal  dan  asam  dari  baterai,  olahan  kayu,  dan  mikro plastik mikro yang mengambang di lautan biosfer[1].
Dampak  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh  logam- logam  berat  ini  menjadi  perhatian  yang  serius  bagi dunia,  sebagai  contoh  polusi  kadmium  (Cd)  telah
L
dianggap  sebagai  faktor  risiko  penyakit  paru-paru kronis, penyakit prostat, dan gagal ginjal Timbal ada- lah  xenobiotik  beracun  yang  menyebabkan  gang- guan  kesehatan  yang  membahayakan  seperti  gang- guan  gastrointestinal,  hematologi,  reproduksi  atau sistem imun[1],[2]. Sedangkan Fe dalam jumlah ber- lebih dapat menyebabkan kerusakan jaringan di ha- ti,  pankreas,  kulit,  sendi,  jantung,  dan  organ  repro- duksi [3].
Keterbatasan  kemampuan  pengukuran  logam pada metode spektrofotometri serapan atom secara nyala  (SSA-Nyala)  membuat  banyaknya  penelitian bidang  teknik  preparasi  untuk  meningkatkan  nilai absorbansi sehingga bisa terbaca pada alat. Saat ini teknik  ekstraksi  fase  padat  atau  dikenal dengan  isti- lah Solid  Phase  Extraction  (SPE) banyak  digunakan untuk  meningkatkan  nilai  absorbansi  logam  dalam sampel.  Berbagai  bahan  SPE yang digunakan  seba- gai  media  adsorpsi  logam  dengan  alat  bantu  yang digunakan untuk proses adsorpsi telah diteliti. Bebe- rapa penelitian tersebut antara lain  SPE-kolom den- gan media adsorbsi E. profundum yang diembankan pada resin Amberlite XAD-4 [4], resin Chelex-100 [1], votex- multiwalled  carbon  nanotubes  (MWCNT) [5], magnetic  dispersive SPE [2],[6],[7], ultrasonic - magnetic  MWCNT/Zeolite  nanocomposite [8], nano- porous  Zn/Co/C  derived  from  ZIF-8/ZIF-67  core-shell [9], DSPE combined with TS-FF-AAS [10], resin Am- berlyst  15  [11],  sonication-  DSPE  stearic  acid  coated magnetic  nanoparticle[12],  sonication  silica-based amino-tagged  nanosorbent  (MCM-41@NH2)  [13] . Dari hasil penelitian menunjukkan teknik SPE mem- berikan hasil yang cukup efektif untuk meningkatkan nilai absorbansi logam dalam sampel.
Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan pre- konsentrasi logam Pb dan Cd secara terpisah dengan hasil  yang  cukup  efektif  [8],  [14],  [15],  [16].  Pada penelitian  ini  dilakukan  pre-konsentrasi  logam  Cd, Pb  dan  Fe  secara  bersamaan  menggunakan  resin Dowex 50WX2-200 dengan bantuan kolom.

## 2 METODOLOGI

## Waktu dan Tempat
Penelitian  dilakukan  di  Laboratorium  Kimia  Analisa dan  Instrumentasi  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya pada bulan Mei-Oktober 2022.

## Peralatan dan Bahan
Peralatan  yang  digunakan  adalah  labu  ukur,  gelas beaker, pipet tetes, pipet volumetrik, neraca analitik merk Adams kapasitas 250 g d=0,0001 g, kolom ge-
las  diameter  1  cm  panjang  30  cm  ,  SSA  merk  Shi- madzu model AA7000.
Bahan yang digunakan resin Dowex 50WX2-200 , larutan  standar  Pb,  Cd  dan  Fe  masing-masing  kon- sentrasi  1000  mg/L  dari  Merck,  Jerman, glasswool , asam nitrat p.a, NaOH p.a, air ultra-murni dan Certi- fied Reference Material PotableWatR (cat.697), Waters ERA.

## Prosedur Penelitian
Pengamatan  parameter  uji  pada  penelitian  ini  ada tiga yaitu pengaruh berat resin, laju alir, dan penga- ruh  pH.  Penelitian  dilakukan  dengan  melihat  pe- ningkatan  nilai  absorbansi  optimum  dari  masing- masing larutan sampel setelah mendapat perlakuan SPE  dan  persen recovery (%R)  logam  yang  diukur menggunakan alat SSA-nyala, dengan koreksi back- ground lampu deuterium, jenis nyala: udara-asetilen, tinggi pembakar 7 mm untuk logam Pb dan Cd, dan 9 mm untuk logam Fe. Arus lampu Pb 10 mA, pan- jang gelombang 283,55 nm, laju alir gas pembakar 2 L/menit  dan  gas  pendukung  15,0  L/menit.  Sedang- kan untuk logam Cd arus lampu 8 mA, panjang ge- lombang  228,8  nm,  laju  alir  gas  pembakar  1,8 L/menit dan gas pendukung 15,0 L/menit dan untuk logam  Fe  arus  lampu  12  mA,  panjang  gelombang 248,3 nm, laju alir gas pembakar 2,2 L/menit.

## Prekondisi resin Dowex 50WX2-200
Resin Dowex 50WX2-200 dimasukkan ke dalam Ge- las kolom panjang 30 cm dengan diameter 1 cm di- lapisi glass wool . Kolom dibilas dengan cara menga- lirkan  50  mL  larutan  blanko  pH  3  ke  dalam  kolom dengan laju alir 1 mL per menit.

## Optimasi Pengaruh Laju Alir
Larutan  model    yang  mengandung  Cd,  Pb  dan  Fe masing-masing  100  g  dialirkan  ke  dalam  kolom dengan  variasi  laju  alir 1-4  mL  per  menit.  Pelepsan kembali logam Cd, Pb dan Fe yang teradsorpsi pada resin menggunakan  larutan HNO 3 1 N sebanyak 10 mL.  Dilakukan  3  kali  ulangan.  Dilanjutkan  dengan pengukuran  menggunakan  SSA-nyala.  Laju  alir  op- timum digunakan untuk optimasi berat resin.

## Optimasi berat resin
Optimasi  dilakukan  dengan  prosedur  yang  sama, namun  dengan  mengubah  berat  resin  sebagai  ad- sorben  di  dalam  kolom  dengan  variasi  0,25;  0,5; 0,75; 1; dan 1,25 g. Berat resin optimum digunakan untuk optimasi pH.

## Optimasi pH
Optimasi  pH  dilakukan  pada  kondisi  laju  alir  dan berat resin optimum yang diperoleh dari hasil sebe- lumnya. Variasi pH yang diaplikasikan berkisar anta- ra 2-6.

## Validasi Metode
Untuk  evaluasi  metode  SPE-SSA-nyala  yang  diaju- kan  ini  dilakukan  pengecekan  akurasi  dan  presisi metode  menggunakan Certified  Reference  Material PotableWatR (cat.697), Waters ERA.

## Analisis Data
Data  hasil  pengamatan dihitung  menggunakan  per- samaan sebagai berikut:
Kadar logam 𝑚𝑔 𝐿 =   𝐶 terbaca  di  alat ×  𝐹𝑝      (1)
Akurasi  %𝑅  = Nilai terukur
Nilai target × 100%         (2)
Presisi  %RSD  = 𝑠𝑑 𝑥 × 100 (3)
Analisis  unjuk  kerja  metode  dilihat  dari  konsen- trasi  hasil  pengukuran  dibandingkan  dengan  nilai yang tertera pada sertifikat CRM untuk logam Cd, Pb dan  Fe,  sedangkan  untuk  presisi  dilihat  dari  nilai %RSD  yang  diperoleh  dibandingkan  dengan  persa- maan  Horwitz.  Untuk  batas  linier  kurva  kalibrasi dengan  melihat nilai koefisien regresi linier dari per- samaan garis linier kurva, r < 0,998.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Laju Alir
Pengaruh  laju  alir  diamati  pada  variasi  laju  alir  1-4 mL/menit  (n=3)  faktor  pengayaan  5  kali.  Hasil  di- amati dengan melihat % recovery larutan model Cd, Pb dan Fe 100 µg/L pada masing-masing laju alir.
Pada  Gambar  1  menunjukkan  nilai recovery ter- tinggi  untuk  ketiga  logam  yang  di  perlakukan  den- gan SPE berada pada laju alir 2 mL/menit. Pada laju alir  yang  lebih  tinggi  proses  adsorbsi  kurang  sem- purna.  Hal  ini  disebabkan  karena  waktu  interaksi antara ion-ion logam dengan resin yang pendek se- hingga ion-ion logam masih ada yang belum terikat pada resin. Pada laju alir yang lebih lambat adsorpsi juga  tidak  terjadi  secara  sempurna  karena  dimung- kinkan adanya ion-ion logam yang terikat pada resin terlepas  kembali  ke  dalam  larutan  dan  digantikan oleh ion H + yang ada di dalam larutan.
Gambar 1 Pengaruh laju alir terhadap ekstraksi logam Cd (II), Pb(II) dan Fe(III)

## Pengaruh Berat Resin
Pengaruh berat resin dilakukan dengan variasi berat resin  dari  0,25-1,25  g  (n=3)  dengan  faktor  pen- gayaan  5  kali.  Adsorpsi  optimum  pada  berat  resin 0,5  g  dengan  % recovery tertinggi  hampir  100% (Gambar 2).
Adsorpsi  tidak  berlangsung  sempurna  dengan berat resin yang lebih kecil dan lebih besar dari 0.5 g.  Untuk  resin  dengan  berat  lebih  kecil  jarak  antar partikelnya  berjauhan,  sehingga  ukuran  pori  resin menjadi  lebih  besar.  Ketika  larutan  yang  mengan- dung ion logam dilewatkan pada resin ada kemung- kinan ion-ion logam lolos melewati pori resin terse- but.

## Gambar 2 Pengaruh berat resin terhadap ekstraksi logam Cd (II), Pb(II) dan Fe(III)
Sedangkan untuk jumlah resin yang lebih besar dari 0,5 g, jarak antar partikel sangat berdekatan sehing- ga akan terbentuk agregat yang menyebabkan uku- ran partikel menjadi lebih besar dan luas permukaan menjadi lebih kecil.
0 20 40 60 80 100 120 0 2 4 6 % R ecov er y Laju alir (mL/menit)
0 20 40 60 80 100 120 0 0,5 1 1,5 % R ecov er y Berat resin (g) C… Pb

## Pengaruh pH
Kondisi pH larutan untuk proses adsorpsi logam pa- da resin  Dowex 50WX2-200  memberikan  pengaruh yang  cukup  signifikan  terhadap  adsorpsi  logam  Pb dan  Fe,  sedangkan  untuk  logam  Cd  pengaruh  pH tidak  terlalu  signifikan.  Kondisi  optimum  adsorpsi pada pH 3, sedangkan adsorpsi  pH dibawah 3 lebih kecil  dikarenakan  banyaknya  ion  H + di  dalam  laru- tan  sehingga  terjadi  persaingan  antara  ion  logam Cd 2+ ,  Pb 2+ dan  Fe 3+ untuk  berikatan dengan  gugus aktif  resin.  Pada  pH  yang  lebih  tinggi  dari  3  sudah mulai terbentuknya OH - di dalam larutan yang akan berikatan dengan ion-ion logam yang menyebabkan interaksinya  dengan  resin  melemah  (Cd 2+ ),  bahkan menurun drastis (Pb 2+ dan Fe 3+ ), (Gambar 3).
Gambar 3  Pengaruh pH terhadap ekstraksi logam Cd (II), Pb(II) dan Fe(III)

## Pengaruh Teknik SPE terhadap Absorbansi
Pada  kondisi  laju  alir,  berat  resin  dan  pH  optimum terlihat teknik SPE untuk pre-konsentrasi logam Cd, Pb  dan  Fe  menunjukkan  peningkatan  nilai  absor- bansi  untuk  ketiga  logam  tersebut  (Gambar  4  dan Tabel  1).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  teknik  SPE bisa  menjadi  solusi  untuk  pengembangan    metode bidang pengujian logam.
Tabel 1 Absorbansi logam sebelum dan sesudah pre-
konsentrasi Analit Konsentrasi (mg/L) Nilai Absorbansi (A) Kenaikan A sebelum sesudah Cd 0.1 0.0668 0.2754 0.0663 0.2892 0.0664 0.2961 Rerata 0.0665 0.2869 4.3 Pb 0.1 0.0006 0.0097 0.0004 0.0101 0.0004 0.0108 Rerata 0.0005 0.0102 21.9 Fe 0.1 0.0062 0.063 0.0062 0.057 0.0077 0.0602 Rerata 0.0067 0.0601 9.0
Gambar 4 Absorbansi logam sebelum dan sesudah pre-
konsentrasi

## Validasi Metode
Validasi metode dengan melihat akurasi dan presisi hasil  menggunakan Certified  Reference  Material  Po- tableWatR (cat.697),  Waters ERA. Hasil disajikan pa- da Tabel 2 dan 3.
Tabel 2 Hasil pengujian CRM (n=3) tanpa SPE Analit Hasil (µg/L) Nilai sertifikat % R % RSD Cd 17.74  ±  0.8 11.5-14.4 134.4 4.3 Pb 40.63  ±  3.5 23.6-30.6 149.9 11.1 Fe 39.37  ±  2.5 85.4-107.0 40.8 6.5 Tabel 3 Hasil pengujian CRM (n=3) dengan SPE Analit Hasil (µg/L) Nilai sertifikat % R  % RSD Cd 11.86 ± 2.7 11.5-14.4 89.9 2.3 Pb 24.36 ± 2 23.6-30.6 89.9 7.5 Fe 72.19 ± 3 85.4-107.0 74.9 4.6
Jika dilihat dari tabel 2 dan 3, pengukuran CRM secara  langsung  tanpa  pre-konsentrasi  dengan  SPE terlebih dahulu memberikan hasil yang tidak meme- nuhi  persyaratan  akurasi  yaitu  pada  kisaran  70%- 125% [17] sedangkan CRM yang diukur dengan pre- konsentrasi  dengan  SPE  menunjukkan  hasil  yang memenuhi persyaratan akurasi, walaupun untuk Fe masih belum masuk dalam kisaran konsentrasi pada sertifikat CRM. Jika ditinjau dari nilai presisi sebagai %RSD dimana %RSD dipersyaratkan harus lebih ke- cil dari 0,67 CV Horwitz atau 0,67 𝑥 2 1−0,5𝑙𝑜𝑔𝐶 yaitu baik  pengujian  langsung  maupun  dengan  pre- konsentrasi  untuk  semua  logam  masih  memenuhi persyaratan presisi [18].
0 20 40 60 80 100 120 0 2 4 6 8 % R ec o ver y pH %R Pb Fe 0,0665 0,0005 0,0067 0,2869 0,0102 0,0601 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 Cd Pb Fe A bs or ban si larutan logam 100 µg/L sebelum sesudah

## 4 KESIMPULAN
Pengembangan  metode  pengujian  dengan  teknik pre-konsentrasi  logam  Cd,  Pb  dan  Fe  secara  bersa- maan  menggunakan  resin Dowex  50WX2-200 seba- gai adsorben dan dilakukan secara kolom memberi- kan hasil yang akurasi dan presisi pada kondisi pH 3, laju  alir  1  mL/menit,  berat  resin  0,5  g,  konsentrasi eluen 1 mol/L sebanyak 10 mL dan volume sampel 50  mL,  dengan  faktor  pengayaan  5  kali.  Pengem- bangan  metode  ini  bisa  diusulkan  untuk  menjadi calon  metode  baru  untuk  pengujian  logam  Cd,  Pb dan Fe dalam air pada konsentrasi yang sangat kecil, namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait parameter lain yang dapat mempengaruhi hasil.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada  LPPM Universitas Sriwijaya yang telah mendanai penelitian ini yang berasal dari Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2022. Nomor SP DIPA No. 023.17.2.677515/2022, tanggal 13  Desember  2021,  Sesuai  dengan  SK  Rektor  No- mor:  0018/UN9/SK.LP2M.PT/2022  Tanggal  15  Juni 2022.

## REFERENSI ______________________________
[1] A. M. Massadeh, A. W. O. El-Rjoob, and S. A.
Gharaibeh, “Analysis of Selected Heavy Metals in Tap Water by Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry After Pre-Concentration Using Chelex- 100 Ion Exchange Resin,” Water. Air. Soil Pollut. , vol. 231, no. 5, 2020, doi: 10.1007/s11270-020-04555-5.
[2] P. Montoro-Leal, J. C. García-Mesa, M. T. Siles Cordero, M. M. López Guerrero, and E. Vereda Alonso, “Magnetic dispersive solid phase extraction for simultaneous enrichment of cadmium and lead in environmental water samples,” Microchem. J. , vol. 155, no. January, p. 104796, 2020, doi:
10.1016/j.microc.2020.104796.
[3] R. K. Sneha Ambwani, Arup Kumar Misra,
“Prucalopride: A Recently Approved Drug by the Food and Drug Administration for Chronic Idiopathic Constipation,” Int. J. Appl. Basic Med. Res. , vol. 2019, no. November, pp. 193–195, 2017, doi: 10.4103/ijabmr.IJABMR.
[4] S. Ozdemir, E. Kılınç, Ö. Acer, and M. Soylak, “Simultaneous preconcentrations of Cu(II), Ni(II), and Pb(II) by SPE using E. profundum loaded onto Amberlite XAD-4,” Microchem. J. , vol. 171, no. August, 2021, doi: 10.1016/j.microc.2021.106758.
[5] P. dos Santos Morales, P. Mantovani dos Santos, A. Evaristo de Carvalho, and M. Zanetti Corazza, “Vortex- assisted magnetic solid-phase extraction of cadmium in food, medicinal herb, and water samples using silica- coated thiol-functionalized magnetic multiwalled
carbon nanotubes as adsorbent,” Food Chem. , vol. 368, no. August 2021, p. 130823, 2022, doi: 10.1016/j.foodchem.2021.130823.
[6] M. Rajabi, M. Abolhosseini, A. Hosseini-Bandegharaei, M. Hemmati, and N. Ghassab, “Magnetic dispersive micro-solid phase extraction merged with micro- sampling flame atomic absorption spectrometry using (Zn-Al LDH)-(PTh/DBSNa)-Fe3O4 nanosorbent for effective trace determination of nickel(II) and cadmium(II) in food samples,” Microchem. J. , vol. 159, no. August, p. 105450, 2020, doi:
10.1016/j.microc.2020.105450.
[7] A. Islam, N. Zaidi, H. Ahmad, and S. Kumar,
“Functionalized carbon nanotubes for dispersive solid- phase extraction and atomic absorption spectroscopic determination of toxic metals ions,” Int. J. Environ. Sci. Technol. , vol. 16, no. 2, pp. 707–718, Feb. 2019, doi: 10.1007/s13762-018-1700-4.
[8] A. S. Gugushe, A. Mpupa, and P. N. Nomngongo, “Ultrasound-assisted magnetic solid phase extraction of lead and thallium in complex environmental samples using magnetic multi-walled carbon nanotubes/zeolite nanocomposite,” Microchem. J. , vol. 149, no. May, p. 103960, 2019, doi: 10.1016/j.microc.2019.05.060.
[9] Y. A. Gorbani, S. M. Ghoreishi, and M. Ghani, “Derived N-doped carbon through core-shell structured metal-organic frameworks as a novel sorbent for dispersive solid phase extraction of Cr(III) and Pb(II) from water samples followed by quantitation through flame atomic absorption spectrometry,” Microchem. J. , vol. 155, no. December 2019, p.
104786, 2020, doi: 10.1016/j.microc.2020.104786.
[10] S. Yang, S. Jiang, K. Hu, and X. Wen, “Investigation of dispersive solid-phase extraction combined with slurry sampling thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry for the determination of cadmium,” Microchem. J. , vol. 154, p. 104542, 2020, doi: 10.1016/j.microc.2019.104542.
[11] A. Tunçeli, A. Ulaş, O. Acar, and A. R. Türker, “Solid Phase Extraction of Cadmium and Lead from Water by Amberlyst 15 and Determination by Flame Atomic Absorption Spectrometry,” Bull. Environ. Contam. Toxicol. , vol. 102, no. 2, pp. 297–302, Feb. 2019, doi: 10.1007/s00128-018-2498-y.
[12] B. T. Zaman, A. F. Erulaş, D. S. Chormey, and S. Bakirdere, “Combination of stearic acid coated magnetic nanoparticle based sonication assisted dispersive solid phase extraction and slotted quartz tube-flame atomic absorption spectrophotometry for the accurate and sensitive determination of lead in red pepper samples and assessment of green profile,” Food Chem. , vol. 303, no. August 2019, p. 125396, 2020, doi: 10.1016/j.foodchem.2019.125396.
[13] [H. R. Sobhi, A. Mohammadzadeh, M. Behbahani, and A. Esrafili, “Implementation of an ultrasonic assisted dispersive μ -solid phase extraction method for trace analysis of lead in aqueous and urine samples,” Microchem. J. , vol. 146, no. November 2018, pp. 782– 788, 2019, doi: 10.1016/j.microc.2019.02.008.
[14] Y. Yuniar and L. Suwartini, “PRE KONSENTRASI LOGAM Cd DALAM AIR MENGGUNAKAN RESIN DOWEX 50WX2 UNTUK PENGUJIAN SECARA SSA- NYALA : PENGARUH BERAT RESIN DAN KONSENTRASI ELUEN”.
[15] S. Nuraini and H. Yanti, “Jurnal Penelitian Sains,” J. Penelit. Sains , vol. 21, no. 3, pp. 163–167, 2019, [Online]. Available: http://ejurnal.mipa.unsri.ac.id/index.php/jps/index
[16] Y. Yuniar and S. Nuraini, “Cadmium in Water Samples determined by Atomic Absorption Spectrometry after Solid Phase Extraction using DOWEX 50WX2 resin,”
Indones. J. Fundam. Appl. Chem. , vol. 6, no. 1, pp. 14– 19, 2021, doi: 10.24845/ijfac.v6.i1.14.
[17] S. V. Work, “AOAC Guidelines for Single Laboratory Validation of Chemical Methods for Dietary Supplements and Botanicals,” pp. 1–38, 2002.
[18] C. Rivera, “Horwitz Equation as Quality Benchmark in ISO/IEC 17025 Horwitz Ratio ( HorRat )”. ___________