Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.21 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020

## SISTEM MONITORING TEKANAN DARAH DAN SUHU TUBUH BERBASIS IoT (INTERNET of THING) MENGGUNAKAN ANDROID
Amran 1) , Mery Subito 2) , Alamsyah 3)
1) Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako
1) E-mail : amranF44115004@gmail.com
2,3) Dosen Teknik Elektro Universitas Tadulako

## Abstract
At  this  time  the  development  of science leads to the development of technology whose  aim  is  to  facilitate  all  activities  and human  work.  In  the  medical  field  even  the technology  used  is  increasingly  developing more  practical,  effective  and  efficient.  In  the medical  world  a  physical  examination  or clinical  examination  is  a  process  carried  out by  a  medical  expert  to  examine  a  patient's body  so  that  it  can  find  clinical  signs  of  the disease.  The  use  of  technology  in  the  medical field  today  requires  a  technology  that  can automatically  record  the  condition  of  one's blood  pressure  and  body  temperature.  With the  technology  that  can  automatically  show the  value  of  clinical  examination  results  are expected to make it easier in the examination.
By  using  NodeMCU  which  converts the voltage to a digital value and displays it on Android  and  the  MPX5050DP  sensor  to measure  blood  pressure  and  the  DS18B20 sensor  to  measure  body  temperature,  the value sent by the sensor will be processed and displayed  on  Android. The  measurement results  are  in  the  form  of  quantities corresponding  to  the  measured  unit  such  as mmHg (Millimeter of Mercury (Hydrargyrum)) for blood pressure and ˚C for temperature.  Results  are  displayed  on  the android  display.    Tests  on the  device  resulted in an error rate from the MPX5050DP sensor of  1.13%  for  systolic  blood  pressure,  0.95% for  diastolic  blood  pressure,  and  at  a temperature sensor of 0.5%.

## I. PENDAHULUAN
Dalam  dunia  medis  pemeriksaan fisik  atau  pemeriksaan  klinis  adalah  sebuah proses  yang  dilakukan  oleh  seorang  ahli
untuk  memeriksa  tubuh  pasien  sehingga dapat menentukan tanda klinis penyakit.
Hasil  pemeriksaan  tersebut  akan  di catat  dalam  rekam  medis  yang  akan membantu dalam diagnosis dan perencanaan perawatan  pasien.  Dengan  petunjuk  yang didapatkan, para ahli medis dapat menyusun sebuah diagnosis  differensial yaitu  sebuah daftar penyebab yang mungkin menyebabkan gejala penyakit tersebut.
Dalam prakteknya, pemeriksaan biasanya  terdiri  dari  pemeriksaan  suhu, denyut  jantung,  kecepatan  pernapasan,  dan tekanan  darah.  Monitoring  tekanan  darah sangat  penting  dilakukan  karena  tubuh  kita secara continue melakukan  sirkulasi  darah ke  seluruh  organ  tubuh  lainnya  terutama  ke jantung  dan  hati  yang  merupakan  pusat organ dari tubuh manusia. Dengan mengetahui  tekanan  darah  seseorang  maka dapat  diketahui  kesehatannya.  Pemeriksaan suhu  juga  digunakan  untuk  menilai  kondisi metabolisme  di  dalam  tubuh  dimana  tubuh menghasilkan  panas  secara  kimiawi  melalui metabolisme.
Saat  ini  diperlukan  suatu  sistem untuk menyimpan, mengolah dan menampilkan  data  dalam  bentuk  angka sehingga  dapat  diketahui  kondisi  pasien berdasarkan standar kondisi normal manusia.  Dalam  kasus  lainnya  teknologi seperti  ini  dapat  digunakan  kepada  pasien yang  membutuhkan  penanganan  intensif sehingga  dokter  lebih  mudah  mengamati perubahan  kondisi  pasien  karena  adanya teknologi  yang  dapat  merekam  aktivitas perubahan fisik dari tekanan darah dan suhu tubuh. Dalam dunia medis saat ini teknologi
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.21 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
yang  di  pakai  masih  berupa  alat  ukur  yang hanya bisa mengolah data dan menampilkannya  di  LCD  alat  tersebut sehingga  alat  menjadi  tidak  efektif  dan efisien  dalam  memonitoring  suhu  tubuh  dan tekanan darah pasien.
Agar  pengukuran  dapat  dilakukan secara  efektif  dan  efisien  maka  dibuat  suatu alat  yang  diberi  nama  “Sistem  Monitoring Tekanan  Darah  dan  Suhu  Tubuh  Berbasis IoT Menggunakan Android ” sehingga hasil pengukuran  dapat  langsung  ditampilkan pada android dokter ataupun pasien.

## II.  TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Sistem Monitoring
Sistem  adalah  sekumpulan  elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan dan merupakan sekumpulan komponen yang saling bekerjasama  untuk  mencapai  tujuan  guna memperbaiki  organisasi  kearah  yang  lebih baik.
Monitoring adalah proses pengumpulan  informasi  mengenai  apa  yang sebenarnya terjadi selama proses implementasi  atau  penerapan  program. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data  dan  pengukuran  kemajuan  atas  objek program/memantau  perubahan  yang  focus pada proses dan keluaran.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan system  monitoring  adalah  layanan  yang melakukan  proses  pengumpulan  data  dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan tujuan untuk
memaksimalkan  seluruh  sumber  daya  yang dimiliki.

## 2.1 Tekanan Darah
Tekanan  darah  merupakan  tekanan yang  terjadi  pada  pembuluh  dara  arteri ketika darah kita di pompa
oleh jantung untuk  di  alirkan  ke  seluruh anggota  tubuh.  Ketika  kita  mengukur
Tekanan  darah,  maka  Hasilnya  akan  ditulis misalnya sebagai
berikut 120/80
mmHg.Nomor  atas  (120)  disebut  tekanan darah  sistol  (sistolik),  sedangkan  Nomor bawah  (80)  menunjukkan  disebut  tekanan darah  diastol  (diastolik).Satuan  tekanan darah adalah milimeter hydrargyrum atau air raksa disingkat mmHg.Sehingga Cara membaca  tekanan  darah  tersebut  yaitu seratus  dua  puluh  per  delapan  puluh milimeter air raksa (Hg). [3] Tekanan  darah  sistolik  merupakan tekanan darah yang terjadi pada
saat otot jantung  berkontraksi  (mengencang dan  menegang).  Tekanan  sistolik  disebut juga  tekanan  arterial  maksimum  saat  terjadi kontraksi pada lobus ventrikular kiri jantung. Seperti  telah  disebutkan  diatas,  pada  format penulisan,  tekanan  sistolik  ditulis  sebagai angka pertama (pembilang).Contohnya, tekanan darah 120/80 mmHg artinya tekanan darah  sistoliknya  adalah  120  mmHg. Tekanan  darah  diastolik  merupakan  tekanan yang  terjadi  pada  saat  otot  jantung beristirahat  atau  relaksasi  (melebar  dan mengendur)  Pada  format  penulisan,  tekanan diastolik  ditulis  sebagai  angka  kedua (pembilang).  Contohnya,  tekanan  darah 120/80  mmHg  artinya  tekanan  darah diastoliknya  adalah  80  mmHg.  Tekanan darah  untuk  setiap  orang  bervariasi  secara alami.  Tekanan  darah  pada  Bayi  dan  anak- anak secara normal jauh lebih rendah daripada dewasa.  Dipengaruhi  juga  oleh aktivitas  fisik  dan  waktu,  Tekanan  darah akan  lebih  tinggi  pada  saat  melakukan aktivitas dan lebih rendah ketika beristirahat. Tekanan darah paling tinggi di pagi hari dan paling rendah pada saat tidur malam hari

## 2.2 Suhu Tubuh
Suhu  tubuh  adalah  perbedaan  antara jumlah  panas  yang  diproduksi  oleh  proses
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.21 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
tubuh  dan  jumlah  panas  yang  hilang  ke lingkungan  luar.Adapun  tempat  pengukuran suhu tubuh: suhu inti yaitu suhu tubuh yang memiliki  suhu  yang  relatif  konstan  seperti ketiak,  mulut  dan  lengan.  Suhu  tubuh mempunyai dua kondisi yaitu kondisi dingin dan  kondisi  panas.  Reseptor  dingin/panas berfungsi  mengindrai  rasa  panas  dan  refleks pengaturan  suhu  tubuh.Reseptor  ini  dibantu oleh reseptor yang terdapat di dalam system syaraf  pusat.  Dengan  pengukuran  dapat dinyatakan  bahwa  kecepatan  hantar  untuk rasa dingin lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan hantaran rasa panas.
Suhu  tubuh  manusia  cenderung berfluktuasi  .Banyak  faktor  yang  dapat menyebabkan  fluktuasi  suhu  tubuh.  Untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dalam keadaan  konstan,  diperlukan  regulasi  suhu tubuh.  Suhu  tubuh  manusia  diatur  dengan mekanisme  umpan  balik (feed  back) yang diperankan  oleh  pusat  pengaturan  suhu  di hipotalamus.  [4]  Apabila  pusat  temperatur hipotalamus  mendeteksi  suhu  tubuh  yang terlalu  panas,  tubuh  akan  melakukan mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik  ini  terjadi  bila  suhu  inti  tubuh  telah melewati  batas  toleransi  tubuh  untuk mempertahankan  suhu,  yang  disebut  titik tetap (set point). Titik tetap tubuh dipertahankan  agar  suhu  tubuh  inti  konstan pada  37°C.  Apabila  suhu  tubuh  meningkat lebih  dari  titik  tetap,  hipotalamus  akan merangsang  untuk  melakukan  serangkaian mekanisme  untuk  mempertahankan  suhu dengan cara menurunkan produksi panas dan meningkatkan  pengeluaran  panas  sehingga suhu  kembali  pada  titik  tetap.  Pada permukaan  kulit  bagian-bagian  yang  peka terhadap  rangsangan  dingin  dan  panas terlokasi  pada  titik-titik  tertentu.  Kepadatan titik-titik rasa suhu lebih rendah dibandingkan  dengan  titik  rasa  raba.  Titik rasa  dingin  lebih  banyak  dibandingkan dengan titik rasa panas.
Nilai  suhu  tubuh  digambarkan  oleh dua  skala,  yaitu  ;  skala Fahrenheit, yang digambarkan dengan 0F (derajat Fahrenheit ) dan  skala Celcius, ditunjukkan  dengan  0C (derajat Celcius ).  Rentang  suhu  rata-rata adalah  36  0C-38  0C.  Suhu  rata-rata  adalah 37  0C.  Suhu  tubuh  pada  anak-anak cenderung  lebih  tinggi  dari  orang  dewasa. Hal  ini  dapat  mengakibatkan  resiko  kejang lebih besar pada anak-anak.

## 2.3 MPX5050DP sensor
MPX5050DP  adalah Strain  Gauge jenis piezoresistif tranduser berbahan silicon yang terintegrasi dalam sebuah chip, bekerja pada  tekanan  0  kPa  sampai  50  kPa  untuk satuan  mmHg  dari  0  mmHg  sampai  375 mmHg.
Gambar 1 . Bentuk fisik Mpx5050dp sensor
Sensor  ini  adalah  sensor  tekanan silikon berteknologi canggih yang monolitik.Sensor  ini  menggabungkan  teknik micromachining  canggih,  metalisasi  film tipis, dan pemrosesan semikonduktor bipolar untuk  memberikan  sinyal  output  analog tingkat  tinggi  yang  akurat  yang  sebanding dengan tekanan yang diterapkan . [2]

## 2.4 Sensor DS18B20
Sensor  suhu  DS18B20  dengan kemampuan  tahan  air  (waterproof).  Cocok digunakan  untuk  mengukur  suhu  pada tempat  yang  sulit,  atau  basah.  Karena  ouput data  produk  ini  merupakan  data  digital, maka  Anda  tidak  perlu  khawatir  terhadap degradasi  data  ketika    menggunakan  untuk jarak  yang  jauh.  DS18B20  menyediakan  9 hingga  12-bit  (yang  dapat  dikonfigurasi)
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.21 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
data.    Karena  setiap  sensor  DS18B20 memiliki  silicon  serial  number  yang  unik, maka  beberapa  sensor  DS18B20  dapat dipasang dalam 1 bus. Hal ini memungkinkan pembacaan suhu dari berbagai  tempat.  Meski  pun  secara  data sheet  sensor  ini  dapat  membaca  bagus hingga 125°C, namun dengan penutup kabel dari  PVC  disarankan  untuk  penggunaan tidak melebihi 100°C.
Gambar 1 . Bentuk fisik sensor DS18B20
Penggunaan  sensor  suhu  DS18B20 bisa  dalam  lingkungan  kendali  termostatis, sistem industri, produk rumahan,
termometer,  atau  sistem  apapun  yang memerlukan pembacaan suhu seperti mengukur  suhu  tubuh,  suhu  ruangan,  suhu air .

## 2.5 Arduino UNO
Arduino UNO adalah
board mikrokontroler  yang  memiliki  14  pin  input dari  output  digital   dimana  6  pin  input tersebut  dapat  digunakan  sebagai  output PWM  dan  6  pin  input  analog,  16  MHz osilator  kristal,  koneksi  USB, jack  power , ICSP header ,  dan  tombol reset .  Untuk mendukung  mikrokontroler  agar  dapat digunakan,  cukup  hanya  menghubungkan Board Arduino  Uno  ke  komputer  dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC  yang  ke  adaptor  DC  atau  baterai  untuk menjalankannya  .  [1]  Bentuk  fisik  Arduino UNO di tunjukkan pada gambar
Gambar 3. Bentuk fisik Arduino UNO

## 2.6 NodeMCU
NodeMCU  adalah  Microcontroller  yang sudah  dilengkapi  dengan  module  WIFI ESP8266  didalamnya,  jadi  NodeMCU  sama seperti  Arduino,  tapi  kelebihannya  sudah memiliki  WIFI,  sehingga  sangat  cocok  buat project IoT.
Bentuk  fisik  NodeMCU  di  tunjukkan pada gambar 4.
Gambar 4. Bentuk fisik NodeMCU
NodeMCU bisa dianalogikan sebagai board arduino-nya ESP8266. Dalam seri tutorial ESP8266 embeddednesia pernah membahas bagaimana memprogram ESP8266 sedikit merepotkan karena
diperlukan  beberapa  teknik wiring serta tambahan  modul  USB  to  serial  untuk mengunduh  program.  Namun  NodeMCU telah me- package ESP8266 ke dalam sebuah board yang  kompak  dengan  berbagai  fitur layaknya  mikrokontroler  + kapabilitas  akses terhadap Wifi juga chip komunikasi USB to serial.  Sehingga  untuk  memprogramnya hanya  diperlukan  ekstensi  kabel  data  USB persis  yang  digunakan  sebagai  kabel  data dan kabel charging smartphone Android.

## 2.7 LCD
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.21 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
LCD (Liquid Crystal Display) adalah  suatu  jenis  media  tampil yang  menggunakan  kristal  cair  sebagai penampil  utama.  LCD  sudah  digunakan diberbagai bidang misalnya alal–alat elektronik  seperti  televisi,  kalkulator,  atau pun layar komputer. Pada postingan aplikasi LCD yang dugunakan ialah LCD dot matrik dengan  jumlah  karakter  2  x 16.  LCD  sangat berfungsi  sebagai  penampil  yang  nantinya akan  digunakan  untuk  menampilkan  status kerja alat.

## Gambar 3. Bentuk fisik LCD

## 2.8 Inter Integrated Circuit
Inter  Integrated  Circuit  atau  sering disebut I2C adalah standar komunikasi serial dua  arah  menggunakan  dua  saluran  yang didisain  khusus  untuk  mengirim  maupun menerima  data.  [6]  Sistem  I2C  terdiri  dari saluran SCL (Serial Clock) dan SDA (Serial Data)  yang  membawa  informasi  data  antara I2C  dengan  pengontrolnya.  Piranti  yang dihubungkan  dengan  sistem  I2C  Bus  dapat dioperasikan  sebagai  Master  dan  Slave. Master adalah piranti yang memulai transfer data  pada  I2C  Bus  dengan  membentuk sinyal Start, mengakhiri transfer data dengan membentuk sinyal
Stop,  dan  membangkitkan  sinyal  clock. Slave adalah piranti yang dialamati master.
Gambar 3. Bentuk fisik I2C

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  dilakukan  dalam beberapa  tahap  yaitu:  pengamatan  langsung dan  studi  literatur yang  telah  dilakukan sebelumnya  kemudian  dikaji  sedemikian rupa.Selanjutnya  melakukan  perencanaan dan  perancangan  sistem  yang  akan  dibuat. Kemudian akan dilakukan pembuatan hardware sistem  dan software untuk menjalankan  kontrol  pada  Arduino.  Setelah itu melakukan pengujian sistem dan penyusunan  laporan.  Adapun  diagram  alir penelitian dapat di lihat pada gambar 6.
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.21 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
Gambar 6. Diagram alir penelitian
Perancangan  alat  diawali  dengan pembuatan  diagram  blok  yang  digunakan sebagai acuan untuk mengetahui konsep dari alat  pembacaan  tekanan  darah  dan  suhu tubuh pada pasien. Diagram blok perancangan  alat  dapat  dilihat  pada  gambar 7.

## Gambar 7. Diagram blok penelitian

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan sistem monitoring tekanan darah dan suhu tubuh berbasis Iot menggunakan android.

## 4.1 Realisasi Hasil Perancangan
Realisasi sistem monitoring tekanan darah dan suhu tubuh berbasis Iot menggunakan android.
tunjukan pada gambar 8.
Gambar 8. Realisasi Hasil Perancangan

## 4.2 Pengujian Board  NodeMCU
Pengujian  Board  NodeMCU  ini bertujuan  untuk  mengetahui,  apakah
keluaran  yang  dihasilkan  telah  sesuai dengan program.
Tabel 1. Hasil Pengujian Keluaran Pin Digital NodeMCu(Pin D8) Pengukuran Output Pin Digital(D8) Nilai  Yang Diharapkan (V) Error(%) 2,99 3 0,1 3,02 3 0,2 2,99 3 0,1 2,98 3 0,2 3,02 3 0,2 Jumlah 0,8 % Rata-rata error (%) 0,16% Berdasarkan  pengujian  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  board  NodeMCU  dapat bekerja dengan baik, dengan rata-rata tingkat error 0,16%  yang  didapatkan  dari  hasil pembagian  dari  jumlah error dibagi  dengan jumlah data.

## 4.3 Pengujian Keseluruhan Sistem
Pengujian bertujuan untuk mengetahui kombinasi dari akurasi
pembacaan    sensor  MPX5050DP,  sensor suhu DS18B20,LCD, dan NodeMCU .
Tabel 2. Hasil pengukuran tekanan darah
Nama Umu r (Tah un) Tekanan Darah Perangkat Pengukuran Manual
Pengukuran I Sis/Dia II Sis/Dia
I Sis/Di a II
Sis/Dia Pak Fauzi 34 120/88.10 107/85 122/8 7 108/84 Fathur 21 133.5/96 133.45/96.
35 134/9
5 133/97
Pak
Aidinal
29 122/85 114.75/84.
25 120/8 2 114/84
Inamul
24 120/87 123/96 123/8 5 121/96 Anto 16 108/80 102/82.66 107/7 9 105/82
Amran 22 114.75/107. 95 107.95/64. 85 113/7 3
111/64
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.21 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
Tabel 3. Hasil pengukuran suhu tubuh
Nama Um ur (Ta hun ) Suhu Tubuh Perangkat Pengukuran
Manual Pengukuran I ˚C II ˚C I ˚C II ˚C Pak Fauzi 34 33.2 34.8 34.2 34.6 Fathur 21 34.38 33.7 34.3 33.7
Pak
Aidinal 29 35.13 35.25 35.2 35.3
Inamul 24 32.81 33.1 32.6 33.0 Anto 16 33.0 31.56 32.9 32.0
Amran 22 34.0 34.5 34.1 34.7
pengiriman  data  sensor  sendiri  dari NodeMCU  ke  android  melalui  sistem  IoT agar  tekanan  darah  dan  suhu  tubuh  pada pasien  dapat  di  monitoring  maka  pada program  dimasukkan  SSID  dan  password dari  hostpot  hp  yang  akan  kita  gunakan dalam  pengambilan  data  tekanan  darah  dan suhu  tubuh  sehingga  ketika  NodeMCU menerima  data  data  dari  sensor  maka NodeMCU akan segera melakukan pengiriman data ke android. Untuk
mengupload  program  ke board NodeMCU gunakan  kabel  USB  dan  sesuaikan port nya karena  jika  tidak  sesuai  maka  program  akan error dan  alat  yang    dibuat  tidak  akan berfungsi.
Gambar 9. Tampilan LCD Hasil pembacaan Sensor
Pada  pengambilan  data  awal  pasien, data  dapat  langsung  terbaca  di  LCD  dan Android,  Namun  pada  pengambilan  data yang  kedua  data  tekanan  tidak  dapat langsung  di  tampilkan  di  LCD  dan  android
karena  adanya  keterlambatan  pengiriman data  dari  sistem  yang  telah  dirancang, Sehingga  dalam  melalukan  penanganan  dan pencegahan  data  yang  tidak  tampil  tersebut, Maka  setelah  pengambilan  data  pertama sistem  yang  kita  rancang  terlebih  dahulu harus di reset dengan menekan tombol reset.
Tampilan  data  tekanan  darah  dan suhu  tubuh  pasien    pada  Android    dokter maupun  pasien  dapat  di  lihat  pada  gambar 10.
Gambar 10 . Tampilan data sensor pada android

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  perancangan  dan analisa  data  yang  diperoleh,  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Untuk  membuat  sebuah  alat  untuk mendeteksi tekanan darah dan suhu tubuh maka digunakan sensor MPX5050DP dan sensor DS18B20 untuk mengukur tekanan  darah  dan  suhu  tubuh  sehingga memudahkan pengguna
untuk memonitoring keadaan tekanan darah dan suhu  tubuhnya  dengan melihat  data  yang ditampilkan pada android.
2. Untuk  menghubungkan  antara software dan hardware agar  menjadi  sistem terpadu maka digunakan modul NodeMCU sehingga data yang
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.21 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729
Vol 10, No. 2, Oktober 2020
didapatkan dari  sensor  dapat  ditampilkan pada aplikasi android.
3. Data  hasil  penelitian  didapatkan  nilai error yang berbeda-beda yang disebabkan oleh  kondisi  pasien  yang  berbeda-beda
dan mereset program setelah pengambilan  data  awal  dapat  membuat alat  menampilkan  data  selanjutnya  yang terukur. 4. Hasil Pengujian
pada perangkat menghasilkan  tingkat  error  dari  sensor MPX5050DP sebesar 1.13% untuk tekanan  darah  sistolik,  0.95%  untuk tekanan  darah  diastolik,  dan  pada  sensor suhu sebesar 0.5%.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Banzi,  Massimo.  2009. Getting  Started with  Arduino.  Sebastopol :  O’Reilly
Media, Inc.
[2]. Yasmina,  H.  2016.  Alat  Pengukur Tekanan Darah Otomatis Untuk Mendukung  Human  Health  Monitoring dengan  Sensor  Tekanan  MPX2100GP
Berbasis  Personal  Computer.  Skripsi. Program  Studi  Fisika,  Fakultas  MIPA, Universitas Lambung Mangkurat.
[3]. Yazid, N. & A. Harjoko, 2011. Pemantau Tekanan  Darah  Digital  Berbasis  Sensor Tekanan  MPX2050GP.  Skripsi.  Jurusan Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas MIPA Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta.
[4]. Saputra,  Erwin  Ardias. RANCANG
BANGUN
PERANGKAT
MONITORING  DENYUT  JANTUNG
DAN SUHU TUBUH . 2015.
[5]. HADYA, Pradhipta Kresna. RANCANG BANGUN  ALAT  PENGUKUR  STRES
MENGGUNAKAN  METODE  FUZZY LOGIC . 2014.
[6]. Kadir,  A.  2013. Panduan  Praktis Mempelajari  Aplikasi  Mikrokontroler dan  Pemrogramannya .  Andi Publisher,
Yogyakarta.
[7]. Monk,
Simon. Programming Arduino: getting started with sketches .  McGraw-Hill  New  York,
NY, USA:, 2012.