## PENDAHULUAN
Salah  satu  variabel  yang  berpengaruh  pada kepuasan pengguna layanan kesehatan adalah kualitas dan  kuantitas  alat  kesehatan  [1].  Sesuai  dengan Permenkes  No.15  tahun  2023  bahwa  kegiatan pemeliharaan  alat  kesehatan  pada  fasilitas  pelayanan kesehatan wajib dilakukan untuk menjamin tersedianya alat  kesehatan  sesuai  dengan  standar  pelayanan, persyaratan  mutu,  keamanan,  manfaat,  keselamatan
dan  laik  guna  dalam  mendukung  penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Pasal 2 ayat  3  juga  dijelaskan  bahwa  fasilitas  pelayanan kesehatan dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam menyelenggarakan pemeliharaan alat kesehatan.  Untuk mengendalikan  kesesuaian  hasil  dari  peralatan  medik manajemen  rumah  sakit  secara  berkesinambungan harus melakukan pemeliharaan dan pemantauan fungsi alat secara seksama [2]. Pemeliharaan adalah kegiatan usaha yang bertujuan untuk menjaga barang/peralatan
ISSSN: 2745-701X E-ISSN: 2745-7028 http://journals2.ums.ac.id/index.php/abditeknoyasa/

## PEMELIHARAAN ALAT CENTRIFUGE DAN ULTRASONIC SCALER DENTAL DI RSUD
Dr. SOEWONDO KENDAL
Imam Tri Harsoyo* D3 Teknik Elektromedik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang imamtriharsoyo@stikessemarang.ac.id

## Pramesti Kusumaningtyas
D3 Teknik Elektromedik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang
Diah Rahayu Ningtias D3 Teknik Elektromedik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang

## Bayu Wahyudi
D3 Teknik Elektromedik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang

## ABSTRAK
Sesuai dengan Permenkes no.15 tahun 2023 bahwa kegiatan pemeliharaan alat kesehatan  pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan  bertujuan  untuk  menjamin tersedianya alat kesehatan sesuai dengan standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan dan laik guna mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat  yang  dilakukan  adalah  untuk  membantu  pihak  IPSRS  RSUD  Dr. Soewondo  Kendal  dalam  melaksanakan  kegiatan  manajemen  pemeliharaan peralatan  elektromedik.  Dalam  penyelenggaraan  kegiatan  pemeliharaan, diketahui  bahwa  terdapat  unit centrifuge dan ultrasonic scaler dental yang mengalami kerusakan. Trobleshooting alat dilakukan dengan mencari sumber kerusakan  kemudian  memperbaiki  kerusakan  tersebut.  Informasi  kerusakan digali  dengan  wawancara  dengan user ,  kemudian  dilakukan  cek  fisik,  cek kelistrikan  dan  uji  fungsi.  Dari  proses  tersebut  diketahui  bahwa  kerusakan centrifuge terjadi pada rangkaian dimmer dan motor universal, sedangkan pada dental scaler kerusakan  terdapat  di  trafo  osilator  dan selenoid valve .  Setelah dilakukan langkah perbaikan dan uji fungsi, alat harus tetap dikalibrasi oleh pihak yang  berwenang  agar  kelaikan  alat  dapat  dipastikan.  Hasil  akhir  dari  PKM  ini menunjukan  adanya  peningkatan  usia  pakai  peralatan  elektromedik  untuk menunjang pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soewondo Kendal.
KATA KUNCI: Perbaikan, centrifuge , dental scaler , dimmer , trafo osilator
Riwayat Naskah: Naskah dikirim 26 Juni 2024 Naskah direvisi 23 Juli 2024 Naskah diterima 23 Juli 2024
* Corresponding author
produksi dalam kondisi sesuai yang diharapkan. Dengan kata  lain  tujuan  pemeliharaan  adalah  (1)  menjamin ketersediaan  peralatan;  (2)  menjamin  kesiapan operasional  peralatan;  (3)  menjamin  keselamatan pengguna;  dan  (4)  memperpanjang  usia  kegunaan peralatan [3, 4].
Pelayanan elektromedik harus terintegrasi dengan upaya  pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Sakit.  Orientasi pelayanan elektromedik yaitu keselamatan, kemanfaatan,  ketepatan  dan  keefektifan  peralatan elektromedik  bagi  pasien,  operator,  pengelola, masyarakat  maupun  lingkungan;  dimana  kegiatan pemeliharaan  serta  perbaikan  peralatan  elektromedik termasuk  dari  ruang  lingkup  pelayanaan  elektromedik [5].  Kegiatan  pemeliharaan  alat  kesehatan  meliputi inventarisasi  alat  kesehatan,  pemeliharaan  promotif, pemeliharaan pemantauan fungsi (inspeksi), pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif atau perbaikan  [2].  Biaya  perawatan  alat  kesehatan  terus meningkat  sebanding  dengan  meningkatnya  teknologi dan kecanggihan alat kesehatan, adalah sekitar 1% dari total  anggaran  rumah  sakit  [6].  Dalam  kegiatan pengabdian  ini,  tim  PKM  berfokus  untuk  membantu pihak RSUD Dr. Soewondo Kendal melakukan kegiatan pemeliharaan  promotif  dan  korektif  pada  peralatan elektromedis  khususnya  alat centrifuge dan dental scaler.

## METODE
Kegiatan PKM diikuti oleh anggota tim PKM (dosen dan mahasiswa) dari STIKES Semarang dan bagian IPSRS Rumah  Sakit  Dr.  Soewondo  Kendal  dengan  waktu pelaksanaan dari Januari 2023 hingga April 2023. Pada pertemuan  awal  dengan  pihak  IPSRS  diketahui  bahwa terdapat  1  unit centrifuge merk  Gemmy PLC-03 dan  1 unit ultrasonic  scaler  dental  B5L yang  mengalami kerusakan.  Pada  pelaksanaan  kegiatan,  tim  PKM membantu  pihak  IPSRS  dalam  kegiatan  pemeliharaan promotif dan korektif peralatan tersebut. Pemeliharaan promotif merupakan kegiatan yang bersifat memberikan petunjuk penggunaan atau pengoperasian alat  kesehatan.  Sedangkan  kegiatan  pemeliharaan korektif  adalah  kegiatan  pemeliharaan  yang  bersifat perbaikan kerusakan ringan sampai berat [2]. Kerusakan peralatan  elektromedik  dapat  disebabkan  oleh pengoperasian  yang  tidak  sesuai  prosedur  standar operasional,  kurang  perawatan,  penurunan  kinerja peralatan karena frekuensi dan durasi pemakaian serta humman  error [3].  Gambar  di  bawah  ini  merupakan dokumentasi kegiatan PKM yang diadakan oleh STIKES Semarang  di  RSUD  DR.  Soewondo  Kendal.  Acara  ini
diikuti  oleh  anggota  tim  PKM  (dosen  dan  mahasiswa) dari STIKES Semarang dan bagian IPSRS Rumah Sakit Dr. Soewondo Kendal seperti yang terlihat pada Gambar 1 .

## Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PKM
Pelaksanaan pemeliharaan korektif centrifuge dan dental scaler dimulai  dengan  wawancara user , pengumpulan  referensi  ( manual book ),  cek  fisik,  uji kelistrikan,  analisa  kerusakan  alat,  penggatian komponen  dan  uji  fungsi  alat.  Setelah  kerusakan  unit centrifuge dan dental  scaler ditentukan,  langkah selanjutnya adalah perbaikan alat dengan penggantian komponen elektronika yang rusak pada unit centrifuge dan dental  scaler. Flowchart metode  yang  digunakan dalam perbaikan unit centrifuge dan dental scaler dapat ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Flowchart Metode Perbaikan Alat

## HASIL DAN ANALISA
Analisa Kerusakan pada Unit Centrifuge Centrifuge merupakan  peralatan  laboratorium; sering  digunakan  untuk  memisahkan  molekul  pada senyawa dengan memanfaatkan gaya sentrifugal [6, 7]. Apabila  suatu  benda  diputar  pada  satu  titik  gaya sentrifugal  berbanding  lurus  dengan  kecepatan putarnya. Gaya ini menekan partikel yang ada di dalam cairan.  Partikel  dengan  massa  jenis  lebih  besar  akan bergerak  ke  arah  luar.  Sehingga  cairan  yang  memiliki massa jenis lebih kecil akan naik ke atas dan terpisah dari larutan  [8].  Gaya  sentrifugal  ini  menyebabkan  cairan terpisah  berlapis-lapis  sesuai  dengan  berat  jenisnya. Besarnya  gaya  sentrifugal  dipengaruhi  kecepatan putarnya. Centrifuge digunakan  pada  pemeriksaan biokimia  analisa  cairan  tubuh  yang  rutin  dilakukan seperti  pemisahan  plasma  dengan  sel  darah  dan menghitung volume fraksi pada eritrosit [9], pemisahan sedimen pada urine dan pemisahan komponen protein dan imunoprosedur [10].
Berdasarkan  pernyataan  pihak  IPSRS,  diketahui sebuah unit centrifuge Merk Gemmy PLC-03 tidak dapat digunakan  karena  tempat  sampel  tidak  berputar. Langkah  awal  adalah  memeriksa  suplai  jala-jala  PLN; ketika timer yang juga berfungsi sebagai saklar diputar maka  lampu  indikator power menyala,  namun  rotor/ tempat  sample  tidak  berputar.  Kemudian  dilakukan pengecekan input dan output pada  rangkaian  kontrol kecepatan  (rangkaian dimmer ).  Hasil  pengukuran tegangan input rangkaian dimmer bernilai  205V sedangkan output rangkaian dimmer bernilai  0V.  Unit Centrifuge Merk Gemmy PLC-03 yang dimiliki RSUD DR. Soewondo Kendal dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Unit Centrifuge Merk Gemmy PLC-03
Analisa  kerusakan  lebih  lanjut  dilakukan  dengan melakukan pengukuran pada beberapa titik pengukuran untuk  memastikan  komponen  apa  yang  bermasalah pada rangkaian dimmer . Rangkaian dimmer merupakan rangkaian pengatur kecepatan putar motor. Kecepatan
putar motor AC diatur dengan sistem PWM ( pulse width modulation )  [11].  Komponen  utama  pada  rangkaian dimmer adalah  TRIAC,  DIAC  dan  VR.  Komponen  TRIAC berfungsi mengatur besaran tegangan AC yang masuk ke beban.  Sedangkan  DIAC  dan  VR  berfungsi  untuk mengatur bias TRIAC guna menentukan titik on / off pada komponen  TRIAC,  sehingga  tegangan  AC  yang terhubung  di  MT1  dan  MT2  dapat  diatur  sudut  fasa penyalaan sinyal sinusiodal pada tegangan AC. VR juga berfungsi untuk mengatur besar amplitudo gelombang sinusoidal yang dihasilkan [12, 13]. Dengan  demikian, maka  sinyal  PWM  dapat  diatur  sesuai  dengan kebutuhan.  Berikut  adalah  skema  rangkaian dimmer pada unit centrifuge yang dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Rangkaian Dimmer Centrifuge
Pengecekan  komponen  TRIAC  dilakukan  dengan memberi tegangan pada komponen tersebut kemudian mengukur tegangan kaki gate dan MT1 dengan selektor multimeter  diarahkan  pada  VAC.  Hasilnya  jarum  pada multimeter  tidak  menunjukan  pergerakan.  Selain  itu dilakukan  pengecekan  tanpa  tegangan  dan  selektor multimeter diarahkan pada Ω . Hasilnya jarum juga tidak menunjukan  pergerakan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa TRIAC pada rangkaian dimmer mengalami kerusakan. Selain  komponen  TRIAC,  komponen resistor dan kapasitor  juga  dipastikan  kondisinya.  Hasil  dari pengecekan resistor dan kapasitor menunjukan adanya kerusakan  pada  kapasitor  C2  karena  pada  saat  diukur hambatannya  dengan  mutimeter analog ,  jarum  tidak bergerak sama sekali.
Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap motor penggerak unit centrifuge dengan memeberikan motor tegangan  langsung  220V  dan  didapati  motor  tidak berputar.  Pengecekan  lebih  lanjut  dilakukan  dengan melihat sikat arang dan didapati sikat arang masih ada dan  layak  digunakan,  seperti  yang  ditunjukkan  pada Gambar 5.
Gambar 5. Kondisi sikat arang masih baik
Pengecekan dan analisa kerusakan dilanjutkan ke lilitan  motor  penggerak.  Hasil  dari  pengukuran hambatan  lilitan  menunjukan  bahwa  salah  satu  lilitan pada motor penggerak yang terputus. Maka penyebab kuat motor tidak berputar adalah putusnya salah satu lilitan  pada  motor  penggerak.  Berikut  merupakan dokumetasi pemeriksaan lilitan motor penggerak yang di tujukkan pada Gambar 6.

## Gambar 6. Pemeriksaan lilitan motor penggerak
Dari  hasil  pengecekan  dan  analisa  kerusakan disimpulkan  bahwa  kerusakan  pada  unit centrifuge berada pada rangkaian dimmer dan lilitan motor.
Perbaikan pada Unit Centrifuge Perbaikan rangkaian dimmer pada unit centrifuge dilakukan  dengan  mengganti  komponen  yang  rusak, yaitu  komponen  TRIAC  BT136  dan  Kapasitor  68nF. Perbaikan lilitan motor yang terputus dilakukan dengan melilit  ulang stator .  Melilit  ulang  motor  dinilai  lebih murah  dan  ramah  lingkungan  dibanding  mengganti motor  baru.  Efek  samping  dari  melilit  ulang  motor adalah  penurunan  efisiensi  motor  sebanyak  40%-50% [14,  15,  16].  Tahapan  proses  perbaikan  lilitan  motor yang  putus  adalah  sebagai  berikut  :  (1)  mencari sambungan stator  coil yang  putus,  (2)  membersihkan ujung lapisan alumunium stator coil dengan cara dikerik,
(3)  meletakan  kedua  ujung stator  coil dengan  cara
diputar-putar dan sambungkan stator coil yang terputus dengan menggunakan tenol dan solder , (4) Solder stator coil ke  bagian  rumah spull ,  (5)  oleskan  sirlak  dinamo pada  lilitan stator yang  berfungsi  sebagai  isolasi  pada lilitan, (6) rangkai kembali  motor seperti sedia kala. Dari uraian  tahapan  proses  perbaikan  rangkaian dimmer, berikut  adalah  gambar  proses  perbaikan  rangkaian dimmer pada  unit centrifuge yang  dapat  dilihat  pada Gambar 7 di bawah ini :
Gambar 7. Proses perbaikan rangkaian dimmer
Analisa Kerusakan dan Perbaikan pada Unit Ultrasonic Scaler Dental
Ultrasonic Scaler Dental atau biasa disebut dental scaler , merupakan piranti yang digunakan pada proses scaling gigi untuk mencegah penyakit periodontal [17]. Scaling gigi adalah salah satu cara untuk menghilangkan karang  gigi  dengan  mengikis  lapisan  gigi. Ultrasonic scaler  dental memanfaatkan  energi  getaran  frekuensi tinggi  untuk  membersihkan  plak/karang  gigi  yang melekat  pada  gigi.  Penggunaan scaler harus diperhatikan  karena  memiliki  potensi  bahaya  bagi permukaan  enamel  gigi  [18].  Berikut  merupakan  Unit Ultrasonic Scaler Dental yang dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Unit Ultrasonic Scaler Dental
Dibawah  ini  merupakan  rangkaian  blok  diagram unit Ultrasonic  Scaler  Dental yang  ditunjukkan  pada Gambar 9.
Gambar 9. Blok diagram Ultrasonic Scaler Dental
Hasil wawancara dengan pihak RS didapat bahwa salah  satu  peralatan ultrasonic  scaler  dental  B5L tidak dapat  digunakan  karena  rusak,  kemudian  dilakukan pengecekan kondisi fisik unit dan uji fungsi. Hasil dari uji fungsi  diketahui  bahwa  indikator  alat  menyala  namun headpiece tidak bergetar dan tidak dapat mengeluarkan air. Proses trobleshooting selanjutnya dilakukan dengan mengukur  tegangan  rangkaian mainboard dan membandingkan hasil pengukuran tegangan pada titik tertentu dengan nilai referensi pada manual book . Hasil dari  pengukuran  dan  pengecekan  rangkaian  pada mainboard diketahui  bahwa  tidak  ada  tegangan  pada output komponen  trafo  RM  8 High Frekuensi  serta terdapat  kerusakan  karena  karat  pada selenoid valve . Hal inilah yang menyebabkan headpiece tidak bergetar dan  tidak  dapat  mengeluarkan  air.  Selanjutnya dilakukan  penggantian  komponen  trafo  RM8 high frekuensi  dan selenoid valve dilakukan  sebagai perbaikan.

## PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN
Uji  fungsi  dilakukan  setelah  proses  perbaikan selesai  untuk  mengetahui  apakah  unit  yang  telah diperbaiki  dapat  berfungsi  dengan  baik  atau  tidak. Pengujian  pada  alat centrifuge dilakukan  dengan pengukuran  tegangan dimmer dan  pengukuran kecepatan  putar  motor.  Sedangkan  pada  unit dental scaler dilakukan pengukuran tegangan pada output dan uji fungsi.
Uji Fungsi Unit Centrifuge Uji  fungsi  unit centrifuge dilakukan  dengan mengukur tegangan keluaran rangkaian dimmer sebagai kontrol  kecepatan  motor  dan  mengukur  kecepatan putar  motor centrifuge .  Berikut  adalah  tabel  yang
menunjukan hasil uji fungsi unit centrifuge yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Table 1. Uji Fungsi Centrifuge Selektor/ Rpm Vout Dimmer (Volt AC) Kecepatan ( Rpm ) Rata- rata ( Rpm ) Error Rpm (%) 2 /1130 190 1098 1107 1094 1099 2.7 4/1355 192.5 1363 1372 1377 1370 1.2 6/1855 195 1871 1880 1852 1867 0.8 8/3024 197 3031 3006 3018 3016 0.4 High /4030 200 4001 4010 4015 4008 0.5
Hasil  pengujian  alat centrifuge seletah  dilakukan perbaikan pada rentang selector 1130 rpm hingga 4030 rpm menunjukan  bahwa:  (1)  Tegangan  keluaran  pada dimmer yang  awalnya  bernilai  0  volt  menjadi  bernilai antara  190-200  V.  (2)  Nilai rpm yang  didapat  tidak melebihi batas toleransi pada Lembar Kerja BPFK yaitu 10%  kesalahan.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  alat centrifuge merk  Gemmy  tipe  PLC-03  telah lolos uji.
Uji Fungsi Unit Ultrasonic Scaler Dental Langkah  awal  pengujian dental  scaler adalah mengecek output dari  trafo  RM8  dan output dari mainboard .  Didapatkan  bahwa  nilai  tegangan output trafo RM8 yang semula bernilai 0V menjadi sebesar 5.78 volt. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rangkaian mainboard telah  berfungsi  dengan  baik.  Berikut merupakan dokumetasi Pengukuran Trafo RM 8 yang ditujukkan pada Gambar 10 di bawah ini.
Jala-jala PLN Adaptor Potensio Foot Switch Motor Ultrasonic Selenoid Valve Mainboard Headpiece

## Gambar 10. Pengukuran Trafo RM 8
Di  bawah  ini  merupakan  tabel  yang  menunjukan hasil  Pengukuran  Tegangan  Trafo  yang  dapat  dilihat pada Tabel 2.
Table 2. Hasil Pengukuran Tegangan Trafo
Hasil Pengukuran (volt) Rata-Rata (volt) Referensi (volt) 5.78 5.78 5.78 5.78 5±1
Setelah proses penggantian komponen trafo RM8 high frekuensi  dan selenoid  valve  dentmark 24V, dilakukan  proses  uji  fungsi  dari  unit scaler  dental tersebut.  Pada  pengujian  didapat  bahwa headpiece dapat  bergetar  dan  mengeluarkan  air  saat foot  switch ditekan, sehingga dapat dinyatakan bahwa unit dental scaler dapat  digunakan  kembali.  Berikut  merupakan dokumentasi pengujian  Unit Ultrasonic  Scaler  Dental yang ditunjukkan pada gambar 11.
Gambar 11. Pengujian Unit Ultrasonic Scaler Dental

## KESIMPULAN
Kondisi  dan  ketersediaan  peralatan  elektromedis yang terjamin sangat menunjang operasional pelayanan kesehatan yang sesuai standar di Rumah Sakit. Namun, kerusakan  pada  peralatan  elektromedis  kadang  tidak dapat dielakkan, oleh karena itu kegiatan pemeliharaan peralatan  elektromedis  wajib  dilakukan.  Kegiatan pemeliharaan dapat berupa pemeliharaan preventif dan korektif.  Kegiatan  pengabdian  di  RSUD  Dr.  Soewondo Kendal  berhasil  menambah  usia  pakai  dari  peralatan
centrifuge dan dental scaler. Peralatan  yang  telah diperbaiki  dapat  digunakan  kembali  sehingga menambah  ketersediaan  peralatan  yang  digunakan dalam  pelayanan.  Untuk  menjamin  kelaikan  alat, sebaiknya  peralatan  yang  telah  diperbaiki  dikalibrasi terlebih dahulu oleh lembaga kalibrasi alat elektromedis sebelum  digunakan  kembali.  Tim  PKM  juga  telah memberikan informasi dan masukan kepada pihak IPSRS untuk melakukan pelatihan dan refreshment pada user mengenai  tata  cara  pemakaian  alat  tersebut  secara berkala sebagai upaya pemeliharaan promotif.

## PERSANTUNAN
Terima  kasih  dihaturkan  kepada  pihak  IPSRS Rumah Sakit Dr. Soewondo Kendal  dan LLPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang atas kesempatan dan kerjasama yang terjalin sehingga kegiatan PKM ini dapat terlaksana dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   A.  Subiantoro,  "Pengaruh  Persediaan  Peralatan Barang  Medis  dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap Tingkat  Kepuasan  Pelanggan  di  RS  Condong  Catur Sleman  Yogyakarta," Jurnal  Albama, vol.  12,  no.  1, 2019.
[2] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Th. 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 2023.
[3]   A. K. Siregar, S. Sijabat, F. Priyulida and H. Dabukke, "Analisa  Sistem  Pemeliharaan  dan  Perbaikan  Alat Elektrocardiograph," Jurnal  Mutiara  ELektromedik, vol. 6, no. 2, pp. 64-70, 2022.
[4]   A.  Jamshidi,  S.  Abbasgholizadeh  and  D.  Ait-kadi, "Medical  Device  Inspection  and  Maintenance;  A Literature  Review,"  in Industrial  and  System Engineering Resaerch Conference , 2014.
[5] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 65  Tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan Elektromedik, 2016.
[6]   H.  Anlauf,  "Recent  Developments  in  Centrifuge Technology," Separation and Purification Technology, vol. 58, no. 2, pp. 242-246, 2007.
[7]   W. Wallace and F. Leung, Centrifugal Separations in Biotechnology,  2  ed.,  Susan  Dennis  -  Elsevier Publications, 2020.
[8]   F. A. Aziz, P. Achmadi and M. F. Ulum, "Hand-Powered Centrifuge  Made  from  Cotton  for  Assessing Hematocrit," Jurnal Biomedika, vol. 13, no. 1, 2020.
[9]   M. Nazarudin, R. Maulida and M. Haitami, "Pengaruh Getaran Centrifuge terhadap Hasil Pemeriksaan Laju Endap Darah (LED)," Jurnal Labora Medika (JLabMed), vol. 3, no. 1, 2019.
[10]  M. Lauritzen, "Quantities and units for centrifugation in the clinical laboratory," Clinica Chimica Acta, vol. 205, no. 3, 1992.
[11]  A.  E.  Elwakeel,  S.  F.  Ahmed,  A.  M.  Z.  Eldin  and  L. Nasrat,  "Design  of  a  novel  elctronic  circuit  for  AC induction motor speed control," Al-Azhar Journal of Agricultural Engineering, vol. 1, pp. 49-55, 2021.
[12]  M. I. a. J. C. C. Ulices, "Design of an electronic device for  the  speed  control  of  a  motor  in  industrial applications using IoT," in International Conference on
Mechatronics, Electronics and Automotive Engineering (ICMEAE) , Cuernavaca, Mexico, 2021.
[13]  U. S. a. B. Singh, "Investigations on TRIAC Based Speed Controller for a Single-Phase Induction Motor Ceiling Fans,"  in International  Conference  on  Sustainable Energy  and  Future  Electric  Transportation  (SEFET) , Hyderabad, India, 2021.
[14]  R. Ni, L. Ding, X. Gui, G. Wang, G. Zhang and D. Xu, "Remanufacturing  of  Low-Efficiency  Induction Machines with Interior Permanent-Magnet Rotors for Energy Efficiency Improvement," in 17th International Conference  on  Electrical  Machines  and  Systems
(ICEMS) , Hangzhou, China, 2014.
[15]  I.  Hillary,  U.  B.  Akuru  and  I.  J.  Chiagozie,  "Low-Cost Orthocyclic  Rewinding  Scheme  for  Efficiency  and Reliability  Improvement  of  Single-  Phase  Induction Motor," in 2nd International Conference on Electrical Power Engineering (ICEPENG) , Nsukka. Nigeria, 2021.
[16]  M. Kaddari, M. El Mouden, A. Hajjaji and S. Abdellah, "Estimation efficiency of rewound induction motors in situ using a numerical model," Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, vol. 9, no. 5, pp. 1783- 1793, 2020.
[17]  W.  A.  Trenter  SC,  "Ultrasonic  Dental  Scaler  : Associated  Hazards," J  Clin  Periodontol, vol.  30,  pp. 95-101, 2003.
[18]  K. M.-K. K. S.-M. K. H.-E. Kim S-Y, "Effects of Ultrasonic Instrumentation  on  Enamel  Surfaces  with  Various Defect," Int J Dent Hygiene, 2018.