Vol. 2, No. 2, Bulan April Tahun 2021 P-ISSN : 2721-4842 E-ISSN : 2686-6102                                                        DOI: https://doi.org/10.37802/joti.v3i1.182

## Inovasi Teknologi TIDA : Alat Pengukur Tinggi Badan dan Detak Jantung untuk Tenaga Kesehatan
Faridatun Nadziroh 1 , Ardha Bintang Rivanda 2 , Putra Adelion 3
1 Akademik Komunitas Semen Indonesia Gresik, Jl. Veteran - Gresik
2,3 Universitas International Semen Indonesia Gresik, Jl. Veteran - Gresik Email: 1 faridatun.nadziroh@gmail.com, 2 tauvankun@gmail.com, 3 putra.adelion@student.uisi.ac.id
Abstrak: Pandemi  Covid-19  yang  berlangsung  cukup  lama  membuat  masyarakat  semakin  resah mulai dari aspek sosial sampai aspek ekonomi. Virus corona menyebar mulai dari menyentuh benda yang  terkontaminasi  sampai  dengan  komunikasi  langsung  dengan  orang  yang  reaktif.  Virus  ini menyebar dari manusia ke manusia langsung sehingga tingkat penyebarannya begitu masif. Melalui TIDA  sebagai  terobosan  IoT  di  bidang  kesehatan,  produk  ini  akan  membantu  tenaga  kesehatan dalam upaya pelayanan pasien puskesmas untuk mengukur tinggi badan dan detak jantung secara otomatis. Produk ini memanfaatkan sensor ultrasonic dan sensor detak jantung sebagai pengukur variabel yang diperlukan sehingga para tenaga kesehatan tidak perlu melakukan kontak fisik dengan pasien.  Penelitian  ini  berfokus  pada  upaya  pencegahan  virus  corona  menggunakan  kecerdasan buatan  sederhana.  Penulis  menggunakan  metode  penelitian  dan  pengembangan  (Research  and Development) yaitu mengembangkan suatu produk dan menguji sistem kerjanya di lapangan secara langsung. Proses penelitian dimulai dari survey lapangan, penggalian ide, proses pembuatan produk, pengujian lapangan produk, serta evaluasi dan perbaikan produk.
Kata Kunci: IoT, protokol kesehatan, virus corona
Abstract:   The  pandemic  Covid-19    that  has  occurred  for  a  long  time  made  people  increasingly worried, start from social aspect until economic aspect. The corona virus spreads from touching contaminated objects or direct communication with reactive people. This virus spreads from human directly so tahat the level of spread is massive. Through TIDA as an IoT breakthrough in the health sector, this product will help health workers in the service at health centre for measure height and pulse rate automatically. This product utilizes an ultrasonic sensor and pulse sensor as a necessary variable  gauge  so  that  health  workers  do  not  heve  to  make  physical  contact  with  patients.  This research focuses on efforts to prevent the corona virus using simple artificial intelligence.the author uses the method of research and development , namely developing a product and testing the work system in the field directly. The research process start from observation, extracting ideas, prosuct manufacturing and development, product field testing, evaluation and improvement.
Keywords : IoT, health protocol, corona virus

## PENDAHULUAN
Pandemi  virus corona atau  sering  di sebut Covid-19  yang  berkepanjangan  seakan tidak ada titik terang kapan berakhirnya. Hal ini bertolak  belakang  dengan  kegiatan  ekonomi masyarakat  yang  harus  terus  berjalan  untuk mencukupi  kehidupan  sehari-hari.  Permasalahan lebih  lanjut  menganggu  kegiatan  yang  lebih penting seperti sosial budaya hingga pendidikan. Kondisi ini tidak terlepas dari respon pemerintah yang  berjalan  buruk.  Pemerintah  memberikan
kesan  menggampangkan  ketika  virus corona belum  menyebar  ke  Indonesia.  Koordinasi  antar lembaga pun dinilai tak berjalan dengan baik [3]. Kekurangan pemerintah dalam hal ini setidaknya terlihat  pada  dua  hal,  yaitu  pencegahan  dan penanganan.  Dari  aspek  pencegahan,  diawali dengan  kurang  tanggapnya  pasca  pasien  positif pertama terkonfirmasi hingga lambatnya penetapan kebijakan terkait pembatasan mobilitas orang.  Selain  itu,  pemerintah  dinilai  kurang disiplin  dalam  hal  sosialisasi  atau  kampanye
kepada  masyarakat  tentang  bahaya  virus corona dan pola hidup sehat dalam menghadapi pandemi Covid-19  secara  mandiri  di  awal  penyebaran virus  ini.  Implikasi  dari  tindakan  tersebut menyebabkan  masyarakat  masih  banyak  yang beraktivitas  di  luar  rumah,  meskipun  sudah diterapakan  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala Besar)  di  sejumlah  daerah  atau  kota  besar  [1]. Sedangkan  dari  segi  penanganan,  kekurangan pemerintah  terletak  pada  lambatnya  penyediaan fasilitas  kesehatan  khusus  untuk  menangani pasien  dengan  kasus  virus corona ini.  Untuk pengujian sendiri, baru tersedia 3 unit laboratorium  ketika  kasus  positif  pertama terkonfirmasi.  Kondisi  ini  diperburuk  dengan ketersediaan  APD  bagi  tenaga  kesehatan sehingga banyak dari tenaga kesehatan yang ikut terpapar virus ini [2].
Kehidupan era new normal harus segera terlaksana  di  seluruh  lapisan  masyarakat. Mengingat  kebijakan  manual  yang  masih  sering dilanggar,  penggunaan  teknologi  mengambil peran yang besar dalam membantu kehidupan era new normal ini. Tercatat ada beberapa teknologi yang  muncul  di  era  revolusi  industri  4.0  seperti artificial  intelligence  (AI),  big  data,  cloud computing, Internet of Thing (IoT), virtual reality (VR), dan masih banyak lagi,[2].
Penyebaran  virus corona dapat  juga menginfeksi  anak-anak  di  bawah  5  tahun, sehingga NAKES perlu melakukan pantaun ketat ketika  jadwal  control  tiba.  TIDA  ini  memiliki fungsi untuk pencataan Tinggi  Badan dan Detak Jantung  secara  mandiri,  yang  nantinya  akan dilihat  pula  oleh  NAKES  dari  rumah,  sehingga Orang Tua tidak perlu lagi ke Rumah Sakit untuk melakukan control rutin.
Penerapan  alat  ini  sangat  cocok  diterapkan di  Puskesmas  atau  tempat  NaKES  berada. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka penelitian  ini  membuat  sebuah  teknologi  untuk mengukur Tinggi Badan dan Detak Jantung pada satu  alat,  yang  mana  nantnya  alat  terebut  akan diuji  tingkat  efektifitasnya  jika  diterapkan  di bidang  kesehatan,  khususnya  untuk  NAKES. Harapan  kami  hasil  penelitian  ini,  bisa
mempermudah  NAKES  untuk  mengambil  detak jantung dan tinggi badan anak,
Alat  ini  juga  merupakan  salah  satu penerapat  untuk  mencegah  penyebaran  Covud- 19,  khusunya  untuk  anak-anak  di  bawah  5 tahun.Alat  yang  tidak  bersentuh  fisik  disebut sebagai  salah  satu  Inovasi  yang  dapat  menjegah penyebaran Covid-19 [4].
Metode yang digunakan untuk Inovasi menggunakan Konsep Research and Development (R&D),  dimana  metode bisa  dapat menganalisis  bahwa  teknologi  Inovasi  yang dibuat  dapat  diterapkan  dengan  benar  oleh NAKES [5].

## Metode Penelitian
Metode Research  and  Development (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektivan  produk  tersebut.  Produk  tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras ( hardware )  seperti  buku,  alat  tulis,  dan  alat pembelajaran  lainnya.  Akan  tetapi,  dapat  pula dalam bentuk perangkat lunak ( software ).
Dalam pelaksanaan R&D, ada beberapa metode yang digunakan yaitu metode deskriptif, eveluatif  dan  eksperimental.  Metode  penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun  data  tentang  kondisi  yang  ada. Metode evaluatif digunakan untuk mengevaluasi proses  uji  coba  pengembangan  suatu  produk. Metode  eksperimen  digunakan  untuk  menguji keampuhan dari produk yang dihasilkan.

## Objek Penelitian

## a. Populasi
Menurut  [5],  menerangkan  bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas  objek/subjek  yang  mempunyai  kuantitas, kualitas, dan karakteristik tertentu yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Berdasarkan  pendapat  tersebut  dalam penelitian  ini  penulis  mengambil  kesimpulan yaitu  bahwa  populasi  merupakan  keseluruhan elemen yang telah ditetapkan menurut
karakteristiknya  untuk  diteliti.  Dalam  penelitian ini yang menjadi populasi yaitu pasien Puskesmas di daerah Ngancar, Kediri.
b. Sampel
Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini  adalah Probability  Sampling yaitu  Teknik pengambilan  sampel  yang  memberikan  peluang yang  sama  bagi  setiap  unsur  (anggota)  populasi untuk  dipilih  menjadi  anggota  sampel.  Dalam penelitian  ini  menggunakan  15  subjek  pasien Puskesmas  dari  Desa  Ngancar,  Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian dilaksanakan di Puskesmas  Desa  Ngancar,  Kecamatan  Ngancar, Kabupaten  Kediri.  Penelitian  ini  dilakukan selama 2 bulan dari Januari hingga Februari mulai dari tahap identifikasi masalah sampai penulisan jurnal.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  Pengumpulan  data  yang  dilakukan  pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

## a. Studi Pustaka
Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan  oleh  peneliti  untuk  menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

## b. Kuesioner
Menurut  [6]  kuesioner  merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis yang memerlukan jawaban tertulis. Jenis kuesioner yang digunakan adalah tertutup yaitu seperangkat daftar pertanyaan  dengan  kemungkinan  jawaban  yang tersedia, dimana responden hanya memilih salah satu  dari  kemungkinan  jawaban  tersebut. Kuesioner  ini  digunakan  untuk  menguatkan kesimpulan dari penelitian.

## Analisis Data
Metode  kombinasi  tipe/desain  dilakukan  dalam dua  tahap,  tahap  pertama  menggunakan  metode kualitatif dan tahap kedua menggunakan metode kuantitatif.  Pada  penelitian  tahap  pertama merupakan pemilihan sampel yang keseluruhannya  merupakan  masyarakat  diatas usia 15 tahun sehingga dapat disimpulkan sampel mengerti  dengan  jelas  masalah  yang  terjadi. Selanjutnya,  pada  tahap  kedua  menggunakan metode  kuantitatif  dengan  pengujian  sampel  di lokasi  yang  sudah  ditentukan  dengan  jumlah sampel tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perancangan
Pada  perancangan  TIDA  (Pengukur Tinggi  Badan  dan  Detak  Jantung)  yaitu  pada metode  pengembangan  produk  itu  sendiri  yang terdiri dari 6 tahap sebagai berikut :

## Konsep (Concept)
Pada tahap ini untuk menentukan tujuan, jenis, kegunaan dan siapa saja yang akan menjadi sasaran  dalam  pembuatan  produk  TIDA  ini. Produk  ini  bertujuan  sebagai  pencegahan  dini penularan  virus  corona  bagi  tenaga  kesehatan terutama Puskesmas. Jenis produk ini merupakan IoT yang memanfaatkan kerja dari microcontroller  dan  sensor  sebagai  wujud implementasi  revolusi  industri  4.0  di  Indonesia. Fungsi  dasar  dari  TIDA  adalah  produk  IoT dengan  sistem  deteksi  tinggi  badan  dan  detak jantung  otomatis  yang  terpasang  di  dinding Puskesmas  sebagai  alat  ukur  tinggi  badan  dan detak jantung pasien Puskesmas. Sasaran produk ini adalah instansi kesehatan seperti Puskesmas.
Tabel 1. Deskripsi Konsep Judul TIDA  (Alat  Ukur Tinggi  Badan  dan Detak aJntung) Sasaran Puskesmas,  Klinik kesehatan,  rumah sakit Durasi Unlimited
Interaktivitas Objek  yang  akan diukur tinggi badan  dan  detak jantung  berdiri  di bawah produk agar variabel tinggi badan    dan  detak jantung dapat dianalisa oleh sistem produk.

## Perancangan (Design)
Desain  atau  perancangan  merupakan tahap pembuatan spesifikasi mengenai arsitektur program  yang  akan  dibuat  termasuk  gaya, tampilan,  dan  kebutuhan  material/bahan  untuk program.  Pada  tahap  ini  penulis  menggunakan story  board  untuk  menggambarkan  deskripsi program dan juga flowchart untuk menggambarkan aliran kerja produk.

## Pengumpulan Materi (Material Collecting)
Tahap  ini  merupakan  pengumpulan sekaligus persiapan semua materi yang diperlukan  dalam  proses  pembuatan  produk yaitu  arduino,  sensor  ultrasonic,  sensor  detak jantung,  dan  mekanik  pendukung  seperti  panel box.

## Gambar 1. Pemrogaman Produk

## Pembuatan (Assembly)
Tahap pengujian dilakukan setelah tahap pembuatan  dengan  menjalankan  produk  dan melihat  skema  kerjanya,  apakah  ada  kesalahan atau tidak, kemudian dilakukan pengujian dalam
menguji beberapa fungsi yang salah atau  hilang, desain, kesalahan performa dan lain sebagainya.
Gambar 2 . Pengujian Produk

## Pendistribusian (Distribution)
Pada  tahap  ini  produk  yang  selesai dibuat  akan  disimpan  dalam panel  box yang cukup kuat dan kedap air untuk proses distribusi. Tahap ini belum bisa menjadi tahap akhir apabila masih  terdapat  pengembangan  produk  di kemudian hari.

## Analisis Sistem
Analisis  sistem  yaitu  untuk  melakukan identifikasi  persoalan-persoalan  yang  muncul pada  saat  pembuatan  produk,  hal  ini  dilakukan agar  sat  pembuatan  produk  tidak  terjadi kesalahan.  Dalam  analisis  sistem  ini  meliputi analisis permasalahan dan analisis kebutuhan.

## Analisis Permasalahan
Dengan  kemajuan  teknologi  yang semakin  pesat,  maka  setiap  sektor  di  Indonesia dituntut  untuk  bertranformasi  dari  sistem konvensional  ke  sistem  digital.  Ditambah penyebaran  virus corona yang  semkain  masif menyebabkan  kita  harus  beradaptasi  untuk meminimalisasi  kontak  antar  manusia.  Dari permasalahan tersebut penulis mencoba menginovasikan  sebuah  produk  yang  bertujuan untuk  pencegahan  dini  penularan  virus corona bagi  tenaga  kesehatan  secara  otomatis  sebagai wujud  penyesuaian  diri  yang  sesuai  dengan protokol kesehatan di era kehidupan new normal.
Yang menjadi permasalahan utama adalah masih banyak  masyarakat  yang  tidak  peduli  dengan protokol  kesehatan  dan  sejumlah  tenaga kesehatan  di  Puskesmas  yang  masih  rendah
terhadap penggunaan teknologi sederhana. Dari permasalahan tersebut, penulis akan melakukan presentasi  dan  uji  coba  langsung  di  instansi kesehatan  terutama  Puskesmas  tentang  betapa pentingnya  mencegah  penularan  virus corona dengan cara yang efektif dan efisien.

## Analisis Kebutuhan Sistem
Analisis  kebutuhan  sistem  membahas secara  garis  besar  kebutuhan  sistem.  Analisis kebutuhan  sistem  ini  dibagi  dua  yaitu  analisis kebutuhan
fungsional
dan kebutuhan nonfungsional.
1) Kebutuhan Fungsional
Produk  ini  memberikan  pelayanan  kepada penggunanya  (pasien  Puskesmas  maupun tenaga kesehatan Puskesmas) untuk mencegah  penularan  virus corona pada instansi  kesehtaan.  Produk  ini  akan mengukur  tinggi  badan  pasien  Puskesmas melalui  sensor  ultrasonik  produk  yang terpasang.  Pasien  atau  objek  diarahkan untuk  berdiri  di  bawah  produk  agar  sensor dapat input data  tinggi  badan  pasien  yang diproyeksikan  dalam  satuan  centimeter. Sedangkan untuk pengukuran detak jantung, pasien  atau  objek  dapat  menyentuh  sensor detak  jantung  yang  sudah  disediakan  pada produk  maka  akan input kisaran  detak jantung  pasien  yang  dinyatakan  dalam satuan BPM. Hasil pengukuran tinggi badan dan  detak  jantung  akan  muncul  di  LCD produk,  sehingga  tenaga  kesehatan  dapat langsung mencatat hasil uji tanpa melakukan kontak fisik.
2) Kebutuhan non Fungsional
a. Arduino Nano
b. Sensor Ultrasonik
c. Sensor detak Jantung
d. Baterai 9V
e. Panel Box
f. Laptop

## Pengujian Sistem
Tahapan  pengujian  bertujuan  untuk mengetahui sejauh mana produk yang dibuat telah sesuai dengan output yang diinginkan. Pada tahap
ini  penulis  menggunakan  metode  kuesioner dengan menguji langsung produk kepada pasien Puskesmas.
Pengujian dilakukan di Puskesmas Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dengan sampel uji & koresponden adalah pasien Puskesmas.  Pengujian  dilakukan  selama  15  hari untuk  100  responden  pada  jam  operasional Puskesmas. Pada pengujian ini ditetapkan 3 aspek penilaian  produk  yaitu  :  (1)  Kinerja  alat  dalam mengukur  tinggi  badan  dan  detak  jantung  (2) Kelancaran  alat  ketika  digunakan  secara  terus menerus  (3)  Kevalidan  data  yang  dihasilkan meliputi  presisi  tinggi  badan  dan  detak  jantung dibandingkan alat pengukuran konvensional.
Berikut ini adalah kriteria penilaian total yang  merupakan  akumulasi  dari  3  aspek penilaian,  di  masing-masing  indikator  terdapat penilaian yang berisi bobot efektivitas penerapan produk  ini  pada  pasien  Puskesmas  yang  dapat dilihat pada indikator penilaian sebagai berikut :
Skor 75 – 100 = A (Baik Sekali) Skor 50 - 75 = B (Baik) Skor 25 - 50 = C (Cukup) Skor 0 - 25 = D (Kurang) Hasil  pengujian  produk  TIDA  pada pasien  Puskesmas  dapat  dilihat  pada  Tabel  1. Hasil  pengujian  produk  TIDA  pada  pasien Puskesmas  dalam  tabel  pengamatan  disajikan pada Gambar 3.
Tabel 1.Hasil Uji Pengamatan
Hari Ke- Rata-rata Nilai Kinerja Alat Nilai Kelancaran Alat Nilai Kevalidan Data 1 70 95 84 2 90 93 85 3 76 94 87 4 70 86 78 5 80 83 81 6 74 50 89 7 75 87 90 8 82 90 87 9 76 73 78 10 80 87 83 11 65 74 90 12 63 80 92 13 70 76 89 14 78 56 87 15 87 70 79
Gambar 3. Grafik Hasil Uji Coba
Dengan  hasil  pengujian  ini,  dapat disimpulkan bahwa TIDA dapat membantu untuk mengukur tinggi badan dan detak jantung pasien Puskesmas  secara  efektif  dan  praktis  dengan waktu singkat dan kevalidan data yang akurat.

## KESIMPULAN
Melalui TIDA (Pengukur Tinggi Badan dan  Detak  Jantung)  mengukur  tinggi  badan  dan detak jantung dapat digunakan dengan baik, baik dengan  respon  nilai  kinerja  alat,  nilai  kevalidan data, dan nilai kelancaran alat.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis merekomendasikan berupa saran sebagai berikut : 1. Memanfaatkan  sistem  digital  di  fasilitas instansi kesehatan terutama Puskesmas untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona yang masif pada tenaga kesehatan.
2. Mengembangkan produk  sejenis TIDA (Pengukur Tinggi Badan dan Detak Jantung) sebagai  upaya  meminimalisasi  penularan virus corona berbasis  digital  bagi  tenaga kesehatan.
3. Melakukan  upaya  sejenis  dari  seluruh  pihak untuk  mengurangi  dampak  penyebaran  virus corona agar  pandemi  Covid-19    segera berakhir.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan. (2021). Peta  Sebaran | Gugus  Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Covid19.Go.Id.  https://covid19.go.id/peta-
sebaran
[2] Huang, H., Peng, Z., Wu,H., & Xie, Q. (2020). A  big data  analysis  on  the  five  dimensions ofemergency  management  information  in the  early  stage  of  Covid-19  in  China. Journal of Chinese Governance, 5(2), 213-
233.
[3]    Setyaningrum. (2020, April 29). Nilai Buruk Penanganan  Corona  di  Indonesia,  Pakar Beberkan  kekurangan  Pemerintah. Warta
Ekonomi .https://www.wartaekonomi.co.id/r ead283332/nilai-buruk-penanganan-corona- di-indonesia-pakar-beberkan-kekurangan- pemerintah
[4]    Kruger,  Justin.,  Dunning,  David.  (1999). Unskilled  and  Unaware  of  It:  How Difficulties  in  Recognizing  One’s  Own Incompetence  Lead  to  Inflated  Self-
Assessments. Journal  of  Personality  and Social  Psychology .  77(6):  1121-1134.
CiteSeerX 10.1.1.64.2655.
[5]  Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
[6]  Fadliondi, Isyanto, H., &Budyanto. (2018). Bypass  diodes  for  improving  solar  panel performance. International  Journal  of Electrical and Computer engineering, 8(5),
2703-2708.
0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grafik Hasil Uji Pengamatan Terhadap Responden
Nilai Kinerja Alat
Nilai Kelancaran Alat
Nilai Kevalidan Data