Terbit online pada laman web jurnal: http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jveit

## JVEIT

## Journal of Vocational Education and Information Technology
Vol. 4 No. 1 (2023) 22 - 28
ISSN Media Elektronik: 2722-5305

## Rancang Bangun Alat Ukur Tinggi Badan dan Berat Badan Digital Menggunakan Sensor Ultrasonik dan Sensor Berat Berbasis Arduino Uno
Aji Sandi Saputra
Teknik Informatika, fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dharmas Indonesia 1702011010@undhari.ac.id

## Abstract
Digital height and weight measuring devices are important tools in monitoring individual health. In this study, we propose the design of a height and weight measuring instrument that uses an ultrasonic sensor and a weight sensor based on Arduino Uno. Ultrasonic sensors are used to measure body height by sending ultrasonic waves towards the user and then detecting the time required  for  the  waves  to  return  to  the  sensor  after  being  reflected  by  the  surface  above  the  user's  head.  Using  simple trigonometry principles, the user's height can be calculated accurately. Meanwhile, a weight sensor is used to measure body weight. The user's  weight is placed on a platform equipped with a  weight sensor. The data  generated by the sensor is then processed  by  Arduino  Uno  to  calculate  body  weight  with  precision.  The  height  and  weight  measurement  data  is  displayed digitally on the LCD screen installed on the tool. In addition, this tool is also equipped with the ability to save measurement data  so  that users  can  track  changes  in  their  height  and  weight  over  time.  Testing  is  carried  out  to  verify  the  accuracy  and reliability of the tool. Test results show that this tool is able to measure height and weight with a high level of accuracy. Thus, this tool can be an effective and efficient solution for monitoring personal health.
Keywords: Measuring Instruments, Ultrasonic Sensors, Arduino Uno Weight Sensors, Community Health Centers

## Abstrak
Alat  ukur  tinggi  badan  dan  berat  badan  digital  merupakan  perangkat  yang  penting  dalam  pemantauan  kesehatan  individu. Dalam studi ini, kami mengusulkan rancang bangun sebuah alat ukur tinggi badan dan berat badan yang menggunakan sensor ultrasonik  dan  sensor  berat  berbasis  Arduino  Uno.  Sensor  ultrasonik  digunakan  untuk  mengukur  tinggi  badan  dengan  cara mengirimkan  gelombang  ultrasonik  ke  arah  pengguna  dan  kemudian  mendeteksi  waktu  yang  diperlukan  untuk  gelombang tersebut  kembali  ke  sensor  setelah  dipantulkan  oleh  permukaan  atas  kepala  pengguna.  Dengan  menggunakan  prinsip trigonometri  sederhana,  tinggi  badan  pengguna  dapat  dihitung  dengan  akurat.  Sementara  itu,  sensor  berat  digunakan  untuk mengukur  berat  badan.  Berat  badan  pengguna  ditempatkan  pada  platform  yang  dilengkapi  dengan  sensor  berat.  Data  yang dihasilkan oleh sensor tersebut kemudian diproses oleh Arduino Uno untuk menghitung berat badan dengan presisi. Data hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan ditampilkan secara digital pada layar LCD yang terpasang pada alat. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan kemampuan untuk menyimpan data pengukuran sehingga pengguna dapat melacak perubahan tinggi badan dan  berat badan  mereka  dari  waktu  ke  waktu. Pengujian dilakukan  untuk  memverifikasi  akurasi  dan  keandalan  alat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat ini mampu mengukur tinggi badan dan berat badan dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Dengan demikian, alat ini dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien dalam pemantauan kesehatan personal.
Kata kunci: Alat Ukur, Sensor Ultrasonik, Sensor BeratArduino Uno, Puskesmas.
© 2023 Jurnal JVEIT

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi yang  pesat,  mendorong  manusia  untuk  melangkah maju.  Dunia  industri  yang  terus  berkembang  seiring ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  tidak  terlepas  dari perkembangan  mesin-mesin  produksi,  mulai  dari persiapan  bahan  baku,  perakitan,  sampai  dengan pengepakan  barang  jadi.  Semua  proses  atau  aktivitas industri tersebut tidak lepas dari peran sistem otomasi. Sistem  otomasi  dalam  proses  manufaktur  bisa membantu  kerja  operator  menjadi  lebih  efisien, menghemat  biaya  produksi,  mutu  yang  baik,  dan konsisten.  Tak  hanya  itu,  sistem  otomasi  juga  dapat diterapkan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  agar  dapat mempermudah segala sesuatu. Karena, dengan adanya sistem otomasi di kehidupan sehari-hari akan membuat kinerja  seseorang  menjadi  lebih  efisien,  praktis  dan simpel.  Dalam  kinerjanya  itu,  maka  perkembangan sistem otomasi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah dibutuhkan.  Dalam  proses  pengembangan  dan pemanfaatan  teknologi  sebagai  dasar  peran  peraturan adalah berlandaskan pada:
Terdapat pula reverensi  sebelumnya  yang dibuat oleh  [1]  yang  berjudul  Perancangan  alat  ukur  digital untuk  tinggi  dan  berat  badan  dengan output suara berbasis Arduino UNO, yang berisikan Alat ukur digital untuk tinggi badan dan berat badan dengan output suara telah berhasil dirancang dan direalisasikan serta dapat bekerja  dengan  sangat  baik.  Nilai  persentase keberhasilan  rata-rata  pada  pengukuran  tinggi  badan adalah sebesar (96,80%), persentase keberhasilan rata- rata  pada  pengukuran  berat  badan  adalah  sebesar (99,04%),  dan  tingkat  keberhasilan  penampilan informasi  suara  adalah  sebesar  (95%),  kemudian terdapat  pula  reverensi  sebelumnya  yang  di  buat  oleh [2] yang berjudul Perancangan alat pengukur tinggi dan berat badan ideal berbasis arduino , yang berisikan Alat pengukur  tinggi  badan  dan  berat  badan  ideal  ini merupakan  gabungan  antara  alat  pengukur  tinggi  dan berat badan. Masing-masing alat tersebut menggunakan  sensor  yang  berbeda  yaitu  Sensor Ultrasonik HY-SRF04 dan Load Cell .
Sistem otomasi dapat didefinisikan sebagai suatu teknologi  yang  berkaitan  dengan  aplikasi  mekanik, elektronik  dan  sistem  yang  berbasis  komputer (komputer,  PLC  atau  mikro).  Semuanya  bergabung menjadi  satu  untuk  memberikan  fungsi  terhadap manipulator (mekanik) sehingga akan memiliki fungsi tertentu.  Dari  fungsi  tersebut,  pembuatan  alat  sistem otomasi  dapat  memiliki  tujuan  tertentu  dalam pembuatannya.
PUSKESMAS  Sungai  Rumbai  adalah  Pusat kesehatan masyarakat  yang terletak di Sungai Rumbai. Pelayanan  PUSKESMAS  semakin  hari  mengalami kemajuan  dan  semakin  kompleks,  baik  dari  segi pelayanan  ataupun  sumber  daya  yang  di  butuhkan. Terutama  pada  saat  mengukur  tinggi  badan  dan  berat
badan  pasien    saat  di  perlukan  sebagai  data  awal  saat pendaftaran.
Tinggi badan dan berat badan adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, karena setiap orang memiliki tinggi  badan  dan  berat  badan    yang  berbeda,  dan terkadang ada juga yang sama namun hanya sebagian. Hal itu mempengaruhi dan menjadi suatu permasalahan yang  ada  di  PUSKESMAS  Sungai  Rumbai.  Karena seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  pengukuran  tinggi badan  dan  berat  badan  bersifat  manual.  Keadaan tersebut  membuat  pengukuran  tinggi  badan  dan  berat badan  terhadap  pasien  membutuhkan  waktu.  Dengan adanya alat ukur tinggi badan dan berat badan ini, hal itu  akan  menjadi  pembantu  untuk  pengukuran  tinggi badan  pasien.  Namun,  kebanyakan  alat  ukur  tinggi badan    dan  berat  badan  yang  dijual  di  pasaran  masih harus dilakukan secara manual untuk bisa mengetahui tinggi badan dan berat badan.
Alat  ukur  merupakan  suatu  alat  yang  dapat digunakan oleh manusia untuk membantu dalam proses penentuan  parameter.  Terdapat  berbagai  macam  alat ukur  yang  telah  ada  saat  ini.  Salah  satu  alat  ukur tersebut  ialah  alat  ukur  tinggi  untuk  mengukur ketinggian  suatu  objek.  Kebanyakan  alat  ukur  tinggi yang  digunakan  saat  ini  ialah  alat  ukur  tinggi  analog. [3]
Akurasi  dalam  pengukuran  merupakan  tingkat kedekatan  pengukuran  kuantitas  terhadap  nilai  yang sebenarnya dan prsesisi itu sendiri adalah Kepresisian dari  suatu  sistem  pengukuran  diartikan  sejauh  mana pengulangan  pengukuran  dalam  kondisi  yang  tidak berubah  mendapatkan  hasil  yang  sama.  [4].  Resolusi adalah  melihat  nilai  terkecil  dari  pengukuran  yang  di lakukan. [5]
Berat  badan  merupakan  salah  satu  parameter dalam  satuan  kilogram  (kg)  yang  digunakan  untuk pengukuran tubuh ( World Health Organization Expert Comittee ,  1995).  Melalui  berat  badan  dapat  diketahui berbagai  informasi  untuk  menganalisa  kondisi  tubuh seseorang seperti Body Surface Area (BSA) dan Body Mass Index . [6]
Tinggi  badan  adalah  suatu  ukuran  dari  idealnya tinggi seseorang yang diukur dengan menggunakan alat ukur  atau  yang  biasa  di  pakai  yaitu  meteran  untuk satuan tinggi seseorang yaitu centimeter. [7]
Alat  ukur  tinggi  badan  yang  biasa  digunakan untuk mengukur tinggi badan ialah dengan menggunakan alat ukur tinggi analog yang penggunaannya secara manual, yaitu dengan membaca tinggi terukur yang tertera di dinding. Seseorang yang akan  diukur  tinggi  badannya  memerlukan  bantuan orang lain dalam melakukan pengukuran. [3]
Penelitian  ini  menggunakan  pemproses  data berbasis Arduino Uno yaitu Mikrokontroler ATMEGA238 yang  sudah  menjadi  papan  minimum sistem  dengan  kekuatan  pemprosesan  8 bit ,  2  KB RAM,  1  kB  EEPROM  dengan  kecepatan clock 16 MHz.  Disamping  itu  juga. Arduino  Uno mempunyai
Port I/O  yang  berjumlah  14  digital  pin  dan  6 analog pin. [8]
Gambar 1 Arduino
HC-SR04  adalah  modul  sensor ultrasonic yang dapat mengukur jarak dengan rentang dari  mulai 2cm sampai dengan 4m, dimana akurasinya mencapai 3mm. [9]
HC-SR04  dapat  mengukur  jarak  dalam  rentang antara  3cm–3m  dengan output panjang  pulsa  yang sebanding  dengan  jarak  objek.  Sensor  ini  hanya memerlukan  2  pin  I/O  untuk  berkomunikasi  dengan mikrokontroler,  yaitu TRIGGER dan ECHO .  Untuk mengaktifkan  HC-SR04 mikrokontroler mengirimkan pulsa  positif  melalui  pin TRIGGER minimal  10  µs, selanjutnya  HC-SRF04  mengirimkan  pulsa  positif melalui pin ECHO selama 100 µs hingga 18 ms, yang sebanding dengan jarak objek.  [10]
Gambar 2 Ultrasonik Sumber: [8]
Load cell adalah perangkat yang mengubah gaya atau  beban  menjadi output yang  terukur .strain  gouge load  cell adalah  yang  paling  umum  dan  didefinisikan sebagai sebuah perangkat yang mengkonfersi gaya atau beban menjadi sinyal elektrik yang setara. [9]
Load cell untuk mengukur berat dari beban sensor load cell terletak di bagian timbangan yang fungsi dari alat ini sebagai alat  untuk  memberikan informasi dari beban  Sensor load  cell apabila  diberi  beban  pada  inti besi  maka  nilai resistansi pada strain gauge-nya akan berubah  yang  dikeluarkan  melalui  tiga  buah  kabel, dimana  dua  kabel  sebagai  eksitasi  dan  satu  kabelnya lagi sebagai sinyal keluaran ke kontrolnya. [11]
Load  Cell merupakan  komponen  inti  yang terdapat pada timbangan digital. Secara umum load cell digunakan  untuk  menghitung  massa dari suatu benda. Sebuah  sensor load  cell tersusun  dari  beberapa konduktor, strain  gauge ,  dan  jembatan wheatstone.
[12]
Gambar 2 load cell Sumber : [2]
Liquid  Crystal  Display merupakan  papan penampil  berupa  karakter,  tulisan,  huruf  dan  angka berjenis  elektronik.  Prinsip  kerja  LCD  ini  yaitu  dapat menangkap  dan  memantulkan  cahaya  yang  ada disekelilingnya terhadap front-lit atau mentransmisikan cahaya dari back-lit. [12] LCD  ( Liquid  Cristal  Display )  berfungsi  untuk menampilkan  karakter  angka,  huruf  ataupun  simbol dengan  lebih  baik  dan  dengan  konsumsi  arus  yang rendah. Dalam aplikasinya, LCD 20 x 4 terbagi menjadi beberapa bagian bentuk, ada yang memakai backlight , ada  juga  yang  tidak.  Kemudian  yang  memakai backlight , ada yang berwarna hijau dan ada juga yang berwarna biru. Tapi intinya sama, pin yang digunakan sama. [2]
Gambar 3 Liquid Cristal Display
Sumber: [13]
Catu  daya  ( Power  Supply )  adalah  sebuah perangkat yang memasok listrik energi untuk satu atau lebih  beban  listrik.  Catu  daya  menjadi  bagian  yang penting  dalam  elektonika  yang  berfungsi  sebagai sumber tenaga listrik misalnya pada baterai atau accu. Pada dasarnya power supply ini mempunyai konstruksi rangkaian  yang  hampir  sama  yaitu  terdiri  dari  trafo, penyearah,  dan  penghalus  tegangan.  Istilah  ini  paling sering  diterapkan  ke  perangkat  yang  mengubah  satu bentuk  energi  listrik  yang  lain,  meskipun  juga  dapat merujuk  ke  perangkat  yang  mengkonversi  bentuk energi  lain  (misalnya,  mekanik,  kimia,  solar)  menjadi energi listrik. Secara umum prinsip rangkaian catu daya terdiri  atas  komponen  utama  yaitu;  transformator, dioda  dan  kondensator.  Dalam  pembuatan  rangkaian catu  daya  selain  menggunakan  komponen  utama  juga diperlukan  komponen  pendukung  agar  rangkaian berfungsi dengan baik Ada dua sumber catu daya yaitu sumber AC dan sumber DC. Sumber AC yaitu sumber tegangan bolak–balik, sedangkan sumber tegangan DC merupakan sumber tegangan searah. [14]

## 2. Metode Penelitian
Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah yang dibahas, karna membantu peneliti didalam penelitiannya sehingga di perlukan susunan kerangka kerja yang jelas tahapannya.  Diuraikan  pembahasan  masing-masing tahap dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1. Identifikasi Masalah Pada tahap ini penulis melakukan identifikasi  masalah  di  PUSKESMAS  Sungai Rumbai  guna  mengetahui  kebutuhan  yang  harus dipenuhi.  Dengan  cara  melihat  atau  mengamati, meneliti,  dan  mengkaji  lebih  dalam  lagi  masalah apa yang dihadapi pada saat merancang Pembuatan alat  ukur  tinggi  badan  dan  berat  badan  secara otomatis  menggunakan  sensor.  Sehingga  penulis dapat  menyimpulkan  bagaimana  cara  merancang pembuatan sebuah alat tersebut tersebut.
2. Analisis masalah Pada  tahapan  ini  peneliti  menganalisis permasalahan yang terjadi pada pengukuran tinggi badan dan berat badan yang masih bersifat manual sehinggga peneliti dapat merancang dan membangun  sistem  yang  dapat  menyelesaikan permasalahan  tersebut.  Sehingga  dalam  proses perancangan sistem menjadi jelas dan terstruktur.
3. Analisa kebutuhan Pada  tahapan  ini  peneliti  menganalisis kebutuhan  apa  saja  yang  akan  dibutuhkan  pada penerapan alat ukur tinggi badan digital serta berat badan  di  PUSKESMAS  Sungai  Rumbai  sehingga peneliti  dapat  merancang  sistem  yang  akan diterapkan tersebut serta Dalam perancangan sistem menjadi lebih efisien.
4. Menentukan tujuan Pada  tahap  ini,  akan  dijelaskan  dan diuraikan  tujuan  dari  perancangan  penerapan  alat ukur  tinggi  badan  dan  berat  badan  digital  yaitu bagaimana sistem yang dibuat dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada.
5. Mempelajari literature Tahap  ini  peneliti  harus  mempelajari literature  sebelum  membuat  karya  tulis,  karena literatur merupakan bahan atau sumber ilmiah yang bisa digunakan untuk membuat sesuatu karya tulis ataupun  kegiatan  ilmiah  lainnya.  Mencari  literatur yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  ada sehingga menunjang proses penelitian.
6. Pengumpulan data Tahap ini penulis melakukan pengumpulan data  dengan  3  metode  yaitu  ;  Metode  Wawancara Metode  wawancara  adalah  metode  pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan  makna  dalam topic penelitian tertentu  yang  biasanya  di  perlukan  teknik wawancara  mendalam  yang  sangat  erat  dengan karateristik penelitian kualitif.
Metode  observasi  adalah  metode  pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi  sebagaimana  yang  mereka  saksikan selama penelitian. Dimaksudkan suatu cara pengambilan  data  melalui  pengamatan  langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.
Merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku,  bahan-bahan  tertulis  serta  reverensi- reverensi  yang  relevan  dengan  penelitian  yang sedang dilakukan.
Penelitian laboraturium adalah penelitian yang di laksanakan pada tempat tertentu (laboraturium) dan biasanya bersifat eksperimen atau percobaan.
7. Desain  sistem Tahap  ini  berupa  gambaran,  perancangan dan  pembuatan  dengan  menyatukan  beberapa bagian  terpisah  kedalam  satu  kesatuan  yang  utuh untuk  memperjelas  bentuk  sebuah  sistem.  Metode penelitian  yang  diterapkan  pada  penelitian  ini adalah dengan pengembangan metode.

## 3.   Hasil dan Pembahasan

## Analisa sistem
Analisis sistem adalah suatu bentuk penguraian suatu sistem  informasi  yang  lengkap  kedalam  bagian-bagian komponennya  dengan  tujuan  mengidentifikasi  dan mengevaluasi  permasalahan,  hambatan,  serta  kualitas sistem  yang  sudaah  ada.  Analisis  sistem  adalah pembelaajaran    sebuah  sistem  dan  komponen  sebagai prasyarat desain sistem, spesifikasi sistem yang baru di perbaiki.
Perancangan alat ukur tinggi badan dan berat badan digital yang menggunakan sensor ultrasonik dan sensor berat  berbasis arduino  uno adalah  alat  yang  diguakan untuk  mengukur  tinggi  badan  serta  berat  badan  sistem ini akan menggambungkan dua buah sensor yaitu sensor ultrasonik  dan  sensor  berat  yaitu load  cell dan menampilkan  hasil  di  display  sehingga  mempermudah untuk mengetahui tinggi badan serta berat badan.
Berikut  analisis  sistem  yang  ada  pada  perancangan alat  ukur  tinggi  badan  dan  berat  badan  digital  yang menggunakan  sensor  ultrasonik  dan  sensor  berat berbasis arduino uno:
Analisis masalah
Dari  fenomena  yang  terjadi  terdapat  beberapa masalah, masalah utama yaitu dimana pengukuran tinggi badan serta berat badan yang masih bersifat manual dan terkadang memperlambat pengerjaan pengambilan data.
Flowchart Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu  yang  menggambarkan  urutan  proses  secara mendetail  dan  hubungan  antara  suatu  proses(intruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. Pembuatan suatu flowchart dari  sistem  ini  akan  menggambarkan alur sistem secaara detail mulai dari awal sistem berjalan hingga  sistem  berakhir  dan  perangkat  berjalan  sesuai dengan perintah user.
Analisis Kebutuhan Sistem Sesuai  dengan  judul  yang  penulis  ambil  yaitu rancang bangun alat ukur tinggi badan dan berat badan digital yang menggunakan sensor ultrasonik dan sensor berat  berbasis arduino  uno disini  penulis  melakukan beberapa  percobaan  sehingga  diketahui  bagaimana menggunakan sistem yang telah penulis buat, selain itu dalam pembuatan alat ini penulis juga memakai satu unit laptop pribadi.
Dalam  membangun  sistem  sesuai  dengan  fungsi yang  telah  dirancang,  diperlukan  sejumlah  perangkat lunak  dan  keras.  Perangkat  lunak  yang  diperlukan termasuk Arduino IDE, yang digunakan untuk menulis dan mengunggah kode ke Arduino Uno. Sementara itu, perangkat  keras  utama  yang  dibutuhkan  mencakup Arduino  Uno  sebagai  mikrokontroler  utama,  sensor ultrasonik untuk mengukur tinggi badan, load cell untuk mengukur  berat  badan,  LCD  untuk  menampilkan  hasil pengukuran,  breadboard  untuk  merangkai  komponen, kabel  jumper  untuk  menghubungkan  komponen,  kabel USB  untuk  menghubungkan  Arduino  ke  komputer, module HX711 untuk memproses sinyal dari load cell, serta  solasi,  sterofoam,  dan  besi  stalbus  untuk membangun  struktur  fisik  alat.  Tahapan  selanjutnya dalam pembangunan sistem akan melibatkan pengkodean  Arduino  untuk  memberikan  perintah kepada  alat  agar  dapat  melakukan  pengukuran  dan menampilkan hasilnya.
Perakitan Alat
Pada  tahap  ini  pembahasan  tentang  bagaimana perakitan alat yang digunakan dalam membangun sistem sehingga sesuai dengan yang diinginkan penulis.
Pemasangan alat pada arduino pada sistem yang akan  saya  buat  menggunakan  1  arduino,  1  sensor ultrasonik, 1 sensor berat ( loadcell ), 1 module HX711, 1  LCD  serta  kabel  USB  untuk  menyalurkan  arus. Arduino  berfungsi  sebagai  penerima  perintah.  module HX711  berfungsi  sebagai  penghubung  antara  load  cell dengan arduino dan sebagai alat untuk mengkonfersikan besaran  dari beban menjadi bilangan angka yang akan keluar di output, sedangkan besi berfungsi sebagai tiang dan alas timbangan.

## Diagram Blok
Diagram merupakan salah satu cara yang paling sederhana  untuk  menjelaskan  cara  kerja  suatu  sistem. Dengan diagram blok kita dapat menganalisa cara kerja rangkaian  dan  merancang hardware yang  kan  dibuat secara umum. Pada perancangan alat ukur tinggi badan dan  berat  badan  digital  yang  menggunakan  sensor ultrasonik dan sensor berat berbasis arduino uno terbagi menjadi  beberapa  bagian  seperti  yang  ditunjukan  pada gambar 4.1
Gambar 5 Diagram Blok

## Gambar 6 Skema alat
Setiap  blok  dalam  sistem  memiliki  fungsi  yang khas. Arduino Uno berperan sebagai pusat penyimpanan program  dan  otak  sistem  hardware  yang  mengontrol seluruh  operasi  alat.  Sensor  ultrasonik  bertugas  untuk mengukur  tinggi  badan  pengguna,  sementara  load  cell bertanggung jawab atas pengukuran berat badan. Layar LCD  berfungsi  untuk  menampilkan  hasil  pengukuran tinggi  badan  dan  berat  badan  secara  visual.  Modul HX711 berperan sebagai perantara untuk memungkinkan komunikasi yang efektif antara load cell dan  Arduino  Uno,  memfasilitasi  proses  pengukuran berat badan dengan akurat.

## Rangkaian  Arduino  uno  IC  Mikrokontroller ATMega328
Rangkaian Arduino adalah papan sirkuit berbasis Mikrokontroler ATMega328. IC ( Integrated Circuit ) ini memiliki 14 input/output digital (6 output untuk PWM), 6 analog  input ,  resonator  kristal  keramik  16  MHz, Koneksi  USB,  soket  adaptor,  pin header ICSP,  dan tombol  reset.  Mikrokontroler  secara  mudah  terhubung dengan  kabel power USB  atau  kabel Power  Supply Adaptor AC ke DC atau juga battery komponen utama dari rangkaian ini adalah IC Mikrokontrol ATMega328. Pin 9 dan 10 dihubungkan  ke XTAL 16 MHz dan dua buah  kapasitor  22PF.  XTAL  ini  akan  mempengaruhi kecepatan mikrokontroler ATMega 328 dalam mengeksekusi  setiap  perintah  dalam  program.  Pin  1 merupakan  masukan reset (aktif rendah). Pulsa transisi dari  tinggi  kerendahan  me-reset  mikrokontroler  ini. Untuk men-download file heksa decimal kemikrokontroler, Mosi, Miso, Sck, Reset, Vcc, dan Gnd
dari  kaki  mikrokontroler  dihubungkan  ke  jack  10  Pin header sebagai konektor yang akan dihubungkan ke ISP Programmer. Dari ISP Programmer inilah dihubungkan ke computer melalui port paralel. Kaki Mosi, Miso, Sck, Reset, Vcc, dan Gnd pada mikrokontroler terletak pada kaki 17, 18, 19, 1, 7, dan 8. Rangkaian sistem minimum mikrokontroler  ATMEGA  328  dapat  dilihat  pada gambar 4.3 dibwah ini :

## Gambar 7 Rangkaian Arduino

## Rangkaian Sensor Ultrasonik
Rangkaian sensor ultrasonik ini berfungsi sebagai pengukur  tinggi  badan,  Sebuah  sinyal  pulsa  dengan durasi setidaknya 10 μS (10 mikrodetik) diterapkan ke pin  Trigger.  Setelah  itu,  sensor  mentransmisikan gelombang  ultrasonik  delapan  pulsa  pada  frekuensi  40 KHz. Pola 8-pulsa ini digunakan untuk sebuah penanda sinyal  ultrasonik  dari  modul  ini,  yang  memungkinkan receiver  /  penerima  untuk  membedakan  pola  yang ditransmisikan dari kebisingan ultrasonik sekitar.
Delapan  pulsa  ultrasonik  bergerak  melalui  udara menjauh dari transmitter / pemancar mengarah ke benda atau  obyek  yang  ada  di  depannya.  Sementara  itu  pin Echo menjadi HIGH / TINGGI untuk mulai membentuk awal sinyal gema.
Jika  tidak  ada  sinyal  ultrasonik  yang  dipantulkan atau diterima oleh receiver selama rentang 38 mS (mili detik),  yang  artinya  tidak  ada  obyek  atau  benda  maka sinyal Echo akan Timeout dan kembali menjadi LOW / RENDAH.Sedangkan  jika  ada  sinyal  ultrasonik  yang dipantulkan  atau  diterima  oleh  receiver,  maka  saat  itu juga  sinyal  Echo  langsung  berubah  menjadi  LOW  / RENDAH. Nah, lebar rentang waktu dari sinyal ECHO inilah  yang  digunakan  untuk  mengukur  jarak  antara sensor dengan obyek atau benda.Dengan menggunakan persamaan  jarak  –  kecepatan  –  waktu  dari  gelombang suara yang merambat pada udara.

## Rangkaian Load Cell
Rangkaian Load  cell ini  berfungsi  sebagai pengukur  beban  serta  merubah  gaya  mekanik  menjadi sinyal listrik yang akan di tampilkan di LCD.
Gambar 8 Rangkaian load cell

## Rangkaian LCD
Rangkaian  LCD  ini  berfungsi  sebagai  alat  yang menampilkan  hasil  dari  pengukuran  berat  badan  serta tinggi badan.

## Gambar 9 Rangkaian LCD

## Rangkaian HX711
Rangkaian  HX711  ini  berfungsi  sebagai  modul timbangan,dimana fungsi dari HX711 mengkonfersikan perubahan  yang  terukur  dalam  perubahan  resistansi dengan  mengkonfersikan  kedalam  besaran  tegangan melalui  rangkaian  yang  ada  dari load  cell ke  hx711 sampai ke arduino.

## Gambar 10 Rangkaian HX711

## 4.   Kesimpulan
Setelah  melalui  tahapan  perancangan  dan  pengujian, serta analisis data hasil perancangan, dapat disimpulkan bahwa rancang bangun alat ukur tinggi badan dan berat badan digital yang menggunakan sensor ultrasonik dan sensor  berat  berbasis  Arduino  Uno  telah  berhasil.  Alat ini  mampu  menampilkan  data  hasil  pengukuran  tinggi
badan  dan  berat  badan  secara  langsung  melalui  layar LCD. Implementasi alat ini juga telah sukses dilakukan di  PUSKESMAS  Sungai  Rumbai,  menunjukkan kesiapan  dan  keandalannya  dalam  penerapan  di lapangan.  Dengan  demikian,  alat  ini  memiliki  potensi untuk  membantu  pemantauan  kesehatan  dengan  lebih efektif  dan  efisien  dalam  konteks  layanan  kesehatan masyarakat

## Daftar Rujukan
[1] [1]  M. Afdali, M. Daud, and R. Putri, “Perancangan Alat Ukur Digital  untuk  Tinggi  dan  Berat  Badan  dengan  Output  Suara berbasis Arduino UNO,” vol. 5, no. 1, pp. 106–118, 2017.
[2] S. Teknika, “No Title,” vol. 1, no. 2, pp. 172–184, 2018.
[3] S. Dwiyatno and I. Prabowo, “RANCANG BANGUN  ALAT UKUR  TINGGI  BADAN  DIGITAL  MENGGUNAKAN SENSOR ULTRASONIK,” vol. 4, no. 1, pp. 15–20, 2017.
[4] N. Fitrya et al. , “DALAM RUMAH TANGGA,” vol. 1, no. 2, 2017.
[5] A. H. Ulum and G. A. Pauzi, “Desain dan Realiasasi Alat Ukur Curah Hujan dengan Metode Timbangan Menggunakan Sensor Flexiforce,” vol. 04, no. 02, pp. 137–144, 2016.
[6] F.  Rahman,  H.  Fauzi,  and  T.  N.  Azhar,  “Analisa  Metode
Pengukuran Berat Badan Manusia Dengan Pengolahan Citra,”
vol. 38, no. 1, pp. 35–39, 2017, doi:
10.14710/teknik.v38n1.12663.
[7] R. Agusli, R. Tullah, and N. Karisma, “Alat Ukur Tinggi dan Berat  Badan  Berbasis  Arduino  Uno,” Acad.  J.  Comput.  Sci. Res. , vol. 3, no. 1, 2021, doi: 10.38101/ajcsr.v3i1.328.
[8] D.  Satria,  S.  Yana,  R.  Munadi,  and  S.  Syahreza,  “Sistem Peringatan  Dini  Banjir  Secara  Real-Time  Berbasis  Web Menggunakan Arduino dan Ethernet,” J. JTIK (Jurnal Teknol. Inf.  dan  Komunikasi) ,  vol.  1,  no.  1,  p.  1,  2017,  doi: 10.35870/jtik.v1i1.27.
[9] aplikasi  arduino  dan  Sensor, No  Title .  bandung:  informatika, 2019.
[10]  B.  Arsada,  “Aplikasi  Sensor  Ultrasonik  Untuk  Deteksi  Posisi Jarak Pada Ruang Menggunakan Arduino Uno,” J. Tek. Elektro , vol. 6, no. 2, pp. 1–8, 2017.
[11]  R. Agusli, R. Tullah, and N. Karisma, “Alat Ukur Tinggi Dan Berat Badan Berbasis Arduino Uno,” vol. 3, no. 1, 2021.
[12]  A. Rahman and M. Nawawi, “Perbandingan Nilai Ukur Sensor Load  Cell  pada  Alat  Penyortir  Buah  Otomatis  terhadap Timbangan Manual,” vol. 5, no. 2, pp. 207–220, 2017.
[13]  A.  H.  Hendrawan et  al. ,  “Monitoring  the  Environmental Temperature Using Arduino and Telegram,” vol. 1, no. 3, pp. 96–101, 2020, doi: 10.18196/jrc.1321.
[14]  E.  P.  Sitohang et  al. ,  “Rancang  Bangun  Catu  Daya  DC Menggunakan Mikrokontroler ATmega 8535,” vol. 7, no. 2, pp. 135–142, 2018.