## ALAT PENDETEKSI TINGKAT KEMURNIAN PREMIUM MENGGUNAKAN SENSOR GAS TGS 2620
Azwardi *1 ,  Ali Firdaus *2 , Restian Dwi Wijaya *3
1,2,3 * Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Bukit Lama, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia

## Abstrak
Premium  adalah  alah  satu  jenis  bahan  bakar  bensin  yang  dipasarkan  di  Indonesia.  Spesifikasinya berdasarkan  Surat Keputusan  Direktur  Jenderal  Minyak  dan  Gas  Bumi,  Nomor  : 933.K/10/DJM.S/2013, tanggal : 19 November 2013, dengan bilangan oktan 88. Premium digunakan sebagai  bahan  bakar  yang  memang  dirancang  dan  dibuat  untuk  mesin  kendaraan  berbahan  bakar premium.  Ketika harga  premium  meningkat,  ada  kecenderungan  penjual  eceran  premium  untuk mencampurkan  sejumlah  cairan  tertentu  kedalam  premium  untuk  memperoleh  keuntungan  lebih besar. Secara visual, tidak  terdapat  perbedaan  yang  kontras  antara  premium  standar PT Pertamina dengan    premium    yang    telah    tercampur    dengan    sejumlah    cairan  tertentu  yang  menyebabkan tekanan uap premium meningkat. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini dilakukan untuk  mengukur tingkat kemurnian  premium  menggunakan  Sensor  Gas  TGS  2620.  Sensor  Gas  TGS  2620  digunakan  pada temperatur  kamar.    Kemudian    Sensor    Gas    TGS    2620    digunakan    untuk    menentukan  tingkat kemurnian  premium  yang  didapat  dari  PT  Pertamina,  SPBU  Rambang,  penjual eceran  daerah  Bukit Besar  Palembang,  dan  premium  oplosan  di  daerah  Sungai  Angit  Musi  Banyuasin.  Berdasarkan pengukuran yang telah di lakukan, ditemukan bahwa tingkat kemurnian premiun yang dijual eceran di daerah  Bukit  Besar  Palembang  masih  sesuai  dengan standar  mutu  premium  PT  Pertamina  dan  tidak terlalu  jauh  dari  kemurnian  premium  SPBU  Rambang  dan  PT  Pertamina.  Sedangkan  premium oplosan  di  daerah  Sungai  Angit  Musi  Banyuasin  tidak  sesuai  dengan  standar  mutu  premium  PT Pertamina.
Kata Kunci: kemurnian premium, TGS 2620, ATMega 16

## 1. PENDAHULUAN
Bensin  premium  yang biasa  disebut  premium  merupakan  bahan  bakar  sebagian  besar  mesin kendaraan.  Mesin  tersebut  telah  dirancang  oleh  pembuatnya  untuk  menggunakan  bensin  premium sebagai  bahan  bakarnya.  Adanya  campuran  lain,  misalnya  minyak  tanah  yang  tercampur  dan  larut dalam premium dapat menyebabkan kerusakan pada mesin kendaraan tersebut.
Premium  terdiri  dari  senyawa-senyawa  hidrokarbon  dengan  5  sampai  10  atom  karbon  yang dapat berupa rantai lurus, bercabang, siklik, jenuh, tak jenuh, ataupun aromatik. Campuran premium dan udara  diinjeksikan  ke  dalam  selinder.  Piston  akan  memampatkan  campuran  bahan  bakar  dan udara  yang  telah  diuapkan,  yang  selanjutnya  disulut  dengan  percikan  api  busi  pada  titik  kompressi maksimum.  Pembakaran  bahan  bakar  tersebut  menghasilkan  gas-gas  panas  yang  memuai  cepat  dan mendorong piston ke posisi dasar selinder, yang akhirnya memutar roda kendaraan.
Premium yang baik haruslah mudah diuapkan di karburator dan terbakar dalam selinder tepat waktu sehingga tidak menimbulkan ketukan. Adanya campuran lain dalam premium akan mengubah karakteristik  pembakarannya  dalam  selinder  sehingga  menimbulkan  ketukan  atau  mungkin  sebagian tidak terbakar. Secara visual, sulit dibedakan antara premium standar yang dipasarkan PERTAMINA dengan yang telah bercampur dengan minyak tanah atau bahan lain yang larut.
Untuk  membedakan  premium  standar  sesuai  yang  dipasarkan  PERTAMINA  dengan  yang telah  bercampur  dengan  bahan  lain  seperti  minyak  tanah  diperlukan  suatu  alat  yang  tepat. Berdasarkan  pokok  permasalahan  tersebut,  penulis  membuat  Alat  Pendeteksi  Tingkat  Kemurnian Premium Menggunakan Sensor Gas TGS 2620.

## 2. METODE PENELITIAN

## Diagram Blok Sistem Secara Keseluruhan
Pada penelitian ini dirancang dengan gas yang terdeteksi oleh sensor TGS 2620 yaitu berupa uap larutan akan diubah menjadi tegangan lalu dikonversi menggunakan ADC agar dat analog yang dihasilkan oleh sensor berubah menjadi data digital sehingga dapat diproses oleh mikrokontroler. Lalu digunakan  USB  to  TTL  untuk  melakukan  komunikasi  serial  dari  mikrokontroler  ke  komputer sehingga komputer dapat menampilkan persentase kemurnian premium yang dideteksi oleh sensor gas TGS 2620.
Prinsip  kerja  sensor  gas  TGS  2620  yaitu  pada  saat  kristal  metal  oksida  dipoanaskan  pada temperatur tertentu dan sensor diberi tegangan input (Vc) dan tegangan heater (VH ) dan diletakkan pada  ruang  terbuka  maka  resistasi  sensor  (Rs)  akan  turun  dengan  cepat  sehingga  tegangan  yang melewati  tahanan  beban  (RL  )  akan  naik  secara  cepat  pula  kemudian  turun  sesuai  dengan  naiknya nilai Rs kenbali sampai mencapai nilai yang stabil.
Pada saat uap larutan premium yang dideteksi sensor, nilai resistansi sensor (Rs) akan turun sesuai dengan besarnya konsentrasi uap larutan premium di udara pada saat itu. Kenaikan Rs ini akan menyebabkan tegangan pada RL, atau VRL juga ikut naik.

## 3. HASI L DAN PEMBAHASAN
Setelah  selesai  melakukan  pembuatan  dan  perakitan,  maka  langkah  selanjutnya  adalah melakukan  pengujian  sesuai  dengan  kerja  rangkaian  sehingga  didapatkan  hasil  yang  diharapkan. Pengujian  dilakukan  sebanyak  5  kali  pada suhu  ruangan  dengan  sampel  yang  sama  agar  mendapat hasil yang maksimal dalam mengukur tingkat kemurnian premium.

## 3.1 Hasil dan Pembahasan
Setelah selesai melakukan pembuatan dan perakitan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan  pengujian  sesuai  dengan  kerja rangkaian  sehingga  didapatkan  hasil  yang diharapkan.  Pengujian  dilakukan  sebanyak  5  kali  pada  suhu  ruangan  dengan  sampel  yang sama agar mendapat hasil yang maksimal dalam mengukur tingkat kemurnian premium.
Dalam  pengujian  ini  terdapat  4  sampel  premium  yang  hendak  diukur  tingkat kemurniannya yaitu:
1. Premium murni yang didapat dari PT Pertamina
2. Premium SPBU Rambang
3. Premium oplosan Sungai Angit, Musi Banyuasin
4. Premium eceran daerah Bukit Besar, Palembang
Tabel 1. Pengujian Pertama No . Sampel Premium Persentase Kemurnian Premium Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 1 Premium Murni PT Pertamina 100.0 100.0 96.4 2 Premium SPBU Rambang 99.2 100.0 99.8
3 Premium Oplosan Sungai Angit 88.8 89.2 96.6 4 Premium Eceran Bukit Besar 98.4 98.7 99.4
Gambar 1. Grafik Pengujian Pertama
Tabel 2. Pengujian Kedua No. Sampel Premium Persentase Kemurnian Premium Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 1 Premium Murni PT Pertamina 100.0 99.4 95.5 2 Premium SPBU Rambang 100.0 99.4 99.1 3 Premium Oplosan Sungai Angit 87.1 90.4 95.7 4 Premium Eceran Bukit Besar 96.3 97.9 98.1
Gambar 2. Grafik Pengujian Kedua
Tabel 3. Pengujian Ketiga No. Sampel Premium Persentase Kemurnian Premium Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 1 Premium Murni PT Pertamina 100.0 98.8 100.0 2 Premium SPBU Rambang 100.0 100.0 94.6 3 Premium Oplosan Sungai Angit 85.7 87.4 94.1 4 Premium Eceran Bukit Besar 93.2 93.5 95.4
Gambar 3. Grafik Pengujian Ketiga
Tabel 4. Pengujian Keempat No. Sampel Premium Persentase Kemurnian Premium Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 1 Premium Murni PT Pertamina 100.0 98.8 93.7 2 Premium SPBU Rambang 100.0 97.2 99.6 3 Premium Oplosan Sungai Angit 88.8 89.2 96.6 4 Premium Eceran Bukit Besar 98.4 98.7 99.4 Gambar 4. Grafik Pengujian Keempat
Tabel 5. Pengujian Kelima
No. Sampel Premium Persentase Kemurnian Premium Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 1 Premium Murni PT Pertamina 100.0 99.4 93.7 2 Premium SPBU Rambang 98.0 100.0 100.0 3 Premium Oplosan Sungai Angit 85.9 86.2 95.3 4 Premium Eceran Bukit Besar 94.1 94.3 96.6
Gambar 5. Grafik Pengujian Kelima

## 3.2 Tampilan Hasil Eksekusi Melalui Komputer
Gambar 6.Tampilan Menu Utama Saat Tidak Terhubung
Gambar 7. Tampilan Jendela Baru Saat Terhubung
Pada  saat  menekan  tombol connect akan  tampil  jendela  baru  yang  berisi  Comport  sukses dibuka, selanjutnya akan terbentuk grafik dari hasil pengukuran yang ditampilkan seperti gambar 8.
Gambar 5. Grafik Pengujian Kelima

## 3.2 Tampilan Hasil Eksekusi Melalui Komputer
Gambar 6.Tampilan Menu Utama Saat Tidak Terhubung
Gambar 7. Tampilan Jendela Baru Saat Terhubung
Pada  saat  menekan  tombol connect akan  tampil  jendela  baru  yang  berisi  Comport  sukses dibuka, selanjutnya akan terbentuk grafik dari hasil pengukuran yang ditampilkan seperti gambar 8.
Gambar 5. Grafik Pengujian Kelima

## 3.2 Tampilan Hasil Eksekusi Melalui Komputer
Gambar 6.Tampilan Menu Utama Saat Tidak Terhubung
Gambar 7. Tampilan Jendela Baru Saat Terhubung
Pada  saat  menekan  tombol connect akan  tampil  jendela  baru  yang  berisi  Comport  sukses dibuka, selanjutnya akan terbentuk grafik dari hasil pengukuran yang ditampilkan seperti gambar 8.
Gambar 4.8. Tampilan Saat Mengukur Tingkat Kemurnian Premium
Pada  saat  pertama  kali  menghidupkan  alat, maka  akan  tampil  tulisan  connecting  untuk mempersiapkan sensor dan mikrokontroller. Selanjutnya akan langsung tampil nilai ADC Max, ADC Min, ADC saat ini, dan persentase sampel yang diukur.
Gambar 9. Tampilan LCD Saat Mengukur Tingkat Kemurnian Premium
Tabel 6. Hasil Pencarian rata-rata dan simpangan baku
No. Sampel Premium Rata-Rata Simpangan Baku 1 Premium Murni PT Pertamina 98.583 2.1896 2 Premium SPBU Rambang 99.028 1.7462 3 Premium Oplosan Sungai Angit 90.233 4.0207 4 Premium Eceran Bukit Besar 96.361 2.3104
Gambar 4.8. Tampilan Saat Mengukur Tingkat Kemurnian Premium
Pada  saat  pertama  kali  menghidupkan  alat, maka  akan  tampil  tulisan  connecting  untuk mempersiapkan sensor dan mikrokontroller. Selanjutnya akan langsung tampil nilai ADC Max, ADC Min, ADC saat ini, dan persentase sampel yang diukur.
Gambar 9. Tampilan LCD Saat Mengukur Tingkat Kemurnian Premium
Tabel 6. Hasil Pencarian rata-rata dan simpangan baku
No. Sampel Premium Rata-Rata Simpangan Baku 1 Premium Murni PT Pertamina 98.583 2.1896 2 Premium SPBU Rambang 99.028 1.7462 3 Premium Oplosan Sungai Angit 90.233 4.0207 4 Premium Eceran Bukit Besar 96.361 2.3104
Gambar 4.8. Tampilan Saat Mengukur Tingkat Kemurnian Premium
Pada  saat  pertama  kali  menghidupkan  alat, maka  akan  tampil  tulisan  connecting  untuk mempersiapkan sensor dan mikrokontroller. Selanjutnya akan langsung tampil nilai ADC Max, ADC Min, ADC saat ini, dan persentase sampel yang diukur.
Gambar 9. Tampilan LCD Saat Mengukur Tingkat Kemurnian Premium
Tabel 6. Hasil Pencarian rata-rata dan simpangan baku
No. Sampel Premium Rata-Rata Simpangan Baku 1 Premium Murni PT Pertamina 98.583 2.1896 2 Premium SPBU Rambang 99.028 1.7462 3 Premium Oplosan Sungai Angit 90.233 4.0207 4 Premium Eceran Bukit Besar 96.361 2.3104
Gambar 10. Grafik Rata-Rata Kemurnian Sampel
Gambar 11. Grafik Simpangan Baku Kemurnian Sampel
Untuk mengubah data ADC ke konsentrasi gas, digunakan rumus seperti berikut ini:
X = Range Deteksi ( ppm ) total bit
KonsentrasiGas = ( X ) x ADC
Berdasarkan rumus diatas, didapatkan hasil seperti tabel 7.
Tabel 7. Konsentrasi Gas
No. Sampel Premium Konsentrasi Gas (ppm) 1 Premium Murni PT Pertamina 4715.67 2 Premium SPBU Rambang 4723.74 3 Premium Oplosan Sungai Angit 4628.73
4 Premium Eceran Bukit Besar 4702.78
Gambar 12. Konsentrasi Gas Sampel

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil pengujian sampel, dapat disimpulkan bahwa :
a. Sensor TGS 2620 dapat mendeteksi tingkat kemurnian premium berdasarkan tekanan uap jenuh yang dihasilkan dari senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam premium.
b. Premium  oplosan  dari  sungai  angit  memiliki  tingkat  kemurnian  yang  rendah  dan  berada  pada batas maksimal tekanan uap yang telah ditentukan.
c. Premium  eceran  daerah  bukit  besar  memiliki  tingkat  kemurnian  standar  yaitu  berada  diantara tekanan uap minimum dan maksimum yang telah ditentukan.
d. Premium SPBU Rambang dan PT Pertamina memiliki tingkat kemurnian tertinggi dan mendekati batas tekanan uap minimum yang berarti 2 sampel tersebut memiliki kualitas yang sangat baik.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Teriring  salam  dan  doa,  kami  sampaikan  ucapan  terimakasih  kepada  beberapa  pihak  yang  telah membantu dalam publikasi jurnal ini, terutama redaksi jurnal Jupiter Politeknik Negeri Sriwijaya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Andrianto, Heri. 2007. Pemograman Mikrokontroller AVR ATMega16 Menggunakan Bahasa C (CodeVision AVR). Bandung : Informatika
[2] Besral.  2010. Pengolahan  dan  Analisa  Data-1  Menggunakan  SPSS. Depok  :  Universitas Indonesia
[3] Cahya, R.A.D., Kurniawan, R., Nugroho, A.A., Arifin, M. 2015. Casger: Casing Yang Berfungsi Sebagai Charger Darurat. Kudus : Jurnal SIMETRIS.
[4] Gustica, A.N., Rivai, M., & Tasripan. 2014. Implementasi Sensor Gas pada Kontrol Lengan untuk Mencari Sumber Gas. Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
[5] http://komit.pln.co.id/aset/Buku/3.Buku%20Pedoman%20Trafo%20Tegangan.pdf
[6] Kurniawan, Agus. 2013. Seri Belajar Mandiri – Pemrograman VB.NET Untuk Pemula Edisi 1. Berlin-Jerman : People Enterprise Press.
[7] Munandar  ,  Firmansyah  H.  2013. Robot  Pemadam  Api  Dengan  Kontrol  PID. Palembang  : Politeknik Negeri Sriwijaya.
[8] Novia, Resta. 2014. Rancang Bangun Gantungan Kunci Sebagai Alat Keamanan Barang Dengan Frekuensi Berbasis Mikrokontroler ATMega8. Palembang : Politeknik Negeri Sriwijaya.
[9] Pinem, Molana. 2010. Analisis Kemurnian Premium Dengan Sensor Gas TGS 2620. Medan. Universitas Sumatera Utara
[10] Salam,  A.,  Sucita,  T.,  Mukhidin.  2012.  “ Rancang  Bangun  Sistem  Jaringan  Multidrop Menggunakan  RS485  Pada  Aplikasi  Pengontrolan  Alat  Penerangan  Kamar  Hote l”. Jurnal Electrans. 11(2), 1-11.
[11] Umar, Efrizon. 2008. Buku Pintar Fisika. Jakarta : Media Pusindo.
[12] Wardhana, Lingga. 2006. Belajar Sendiri: Mikrokontroler AVR Seri ATMega8535 Simulasi, Hardware, dan Aplikasi. Yogyakarta : ANDI.