KAPPA JOURNAL

## Physics & Physics Education
https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/kpj/index
___________ How to Cite: Prameswari, E. P. A., Sutapa, G. N., Ratnawati, I. G. A. A., Ratini, N. N., Artawan, I. N., & Trisnawati, N. L. P. (2024). Analisis Laju Dosis Radiasi di Area Ruang CT Scan di Instalasi Radiologi RSU Bali Mandara. Kappa Journal, 8 (2), 201-207. https://doi.org/10.29408/kpj.v8i2.25211
Analisis Laju Dosis Radiasi di Area Ruang CT Scan di Instalasi Radiologi RSU Bali Mandara
Else Putri Ayu Prameswari 1* , Gusti Ngurah Sutapa 2 , I Gusti Agung Ayu Ratnawati, Ni Nyoman Ratini 1 , I Nengah Artawan 1 , Ni Luh Putu Trisnawati 1 . 1 Program Studi Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Udayana, Bali, Indonesia.
Received: 27 January 2024 Revised: 28 July 2024 Accepted: 03 August 2024
Corresponding Author: Else Putri Ayu Prameswari elseputri99@gmail.com .
© 2024 Kappa Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License
DOI: https://doi.org/10.29408/kpj.v8i2.25211
Abstract: Research has been carried out on radiation dose rate analysis in the CT-SCAN area  of  the  radiology  room  at  RSU  Mandara  Bali.  The  data  used  in  this  research  is quantitative data observed from the radiation rate from the CT-SCAN aircraft. This study aims to determine the radiation dose rate in the radiology area and its rationalization based  on  regulations  regarding  radiation  NBD  (dose  limit  values)  that  apply  to occupational  safety  and  health.  The  research  data  is  the  actual  radiation  dose  rate determined from the dose rate and calibration factors. The results of data calculations show that the highest dose rates are respectively at T2, 30 cm, 50 cm and 100 cm (door) with values of 1.95, 0.94 and 0.05 μSv/year, while the lowest dose rates are respectively at  T4,  30  cm,  50  cm  and  100  cm  (waiting  room)  with  values  of  0.08,  0.06  and  0.05 μSv/year. The research results show that the dose rate at each measurement point is still considered safe for radiation workers where the NBD received is still below 20 μSv/year, while the dose rate is classified as safe for the general public at measuring distances of 50  cm  and  100  cm,  where  the  NBD  received  is  below  1  μSv/year  assuming  the community  concerned  acts  as  a  patient  or  patient's  family  with  an  interest  in  the radiology room area.
Keywords: Radiation dose; CT-SCAN; NBD
Pendahuluan
Aplikasi teknologi nuklir telah banyak dimanfaatkan dalam kehidupan saat ini, salah satunya dalam  bidang  kesehatan  atau  medis  yaitu  bagian radiologi.  Radiologi  merupakan  salah  satu  instalasi penunjang  medis,  menggunakan  sumber  radiasi pengion  untuk  mendiagnosis  adanya  suatu  penyakit dalam  bentuk  gambaran  anatomi  tubuh  yang ditampilkan dalam film radiografi. Pentingnya instalasi radiologi  dalam  bidang  medis  dapat  membantu  peran tenaga  kesehatan  untuk  melaksanakan  pengobatan secara  optimal  berdasarkan  hasil  diagnosis  yang  telah ditempuh.
Penggunaan  radiasi  di  bidang  kesehatan  bukan berarti  tanpa  efek  samping,  baik  dari  aspek  kesehatan manusia  dan  lingkungan.  Efek  merugikan  tersebut dapat  terjadi  apabila  tubuh  menerima  paparan  radiasi pengion dalam jumlah yang besar atau tidak memenuhi
aturan standar yang berlaku. Maka dari itu, diperlukan upaya  secara  terus  menerus  untuk  melakukan pengendalian  keselamatan  dan  kesehatan  pekerja radiasi  melalui  kegiatan  proteksi  radiasi  berupa pemantauan  paparan  radiasi  (Ilmi  &  Rochmayanti, 2018).
Penggunaan teknologi  radiasi khususnya pesawat CT-Scan yang dioperasikan pada tegangan (kV) yang  tinggi  dan  jarak  dekat,  sehingga  keluaran radiasinya sangat tinggi maka diperlukan suatu jaminan keselamatan  dalam  melakukan  pekerjaan  di  bidang radiasi  yang  tertuang  dalam  suatu  program pemantauan  dosis  radiasi  eksternal  pekerja  radiasi. Maka  dari  itu,  dapat  dilakukan  untuk  menjamin keselamatan  dan  kesehatan  pekerja  radiasi  adalah dengan mengontrol penerimaan dosis radiasi eksternal pekerja  radiasi  secara  rutin.  Adapun  cara  yang  dapat dilakukan  untuk  mengontrol  dosis  radiasi  eksternal
yang diterima para pekerja radiasi tersebut antara lain melalui  pemantauan  dosis  radiasi  dengan  dosimeter perorangan  dan  pemantauan  radiasi  daerah  kerja dengan surveymeter. Seperti yang telah dilakukan oleh peneliti  sebelumya  yaitu  Rohama  Alfina  Sinaga  (2018) dari  Universitas  Sumatra  Utara  menyatakan  bahwa factor eksposi sangat penting untuk melihat keamanan paparan radiasi terhadap petugas maupun masyarakat umum.  Berdasarkan  hasil  pengukuran  dinyatakan bahwa  semakin  jauh  jarak  dari  sumber  radiasi,  maka paparan  radiasi  semakin  kecil.  Hal  tersebut  menjadi dasar  bagi  peneliti  melakukan  uji kesesuaian  alat  agar pesawat CT-Scan yang digunakan aman untuk pekerja radiasi, pasien, maupun masyarakat yang ada disekitar ruang radiologi.
Keselamatan  radiasi  adalah  tindakan  yang dilakukan  untuk  melindungi  pasien,  pekerja,  anggota masyarakat dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi. Efek yang  disebabkan  oleh radiasi itu  sendiri  ada  dua yaitu efek stokastik dan efek deterministik dimana perlu dilakukan  pencegahannya.  Efek  stokastik  yaitu  efek radiasi  yang  munculnya  tidak  memerlukan  dosis ambang  yang  artinya  dosis  radiasi  serendah  apapun mempunyai  kemungkinan  untuk  menimbulkan perubahan  pada  sistem  biologi  dan  efek  deterministik yaitu efek radiasi yang timbul bila dosis yang diterima melebihi dosis ambang (threshold dose) dengan kualitas keparahannya  bervariasi  menurut  dosis yang  diterima dan  hanya  timbul  bila  dosis  ambang  dilampaui.  Efek radiasi  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  efek  genetik  dan efek  somatik.  Efek  genetik  yaitu  efek  radiasi  yang dirasakan oleh keturunan dari individu terpapar radiasi dan efek somatik yaitu efek radiasi yang dirasakan oleh individu  akibat  paparan  radiasi.  Waktu  yang dibutuhkan  sampai  terlihatnya  gejala  efek  somatik  ini sangat bervariasi sehingga dikenal efek langsung yang secara  klinik  sudah  dapat  teramati  dalam  hitungan hari/minggu dan efek tidak langsung yang baru timbul setelah waktu tunda yang lama setelah terpapar radiasi (Rosyida, 2016).
Dosis radiasi adalah jumlah radiasi ionisasi atau jumlah  energi  radiasi  yang  melewati  objek  kemudian radiasi  diserap  atau  diterima  oleh  materi  yang dilaluinya.  Perisai  radiasi  diperlukan  untuk  menyerap radiasi  sehingga  dapat  mengurangi  intensitas  radiasi yang  dipancarkan  dan  mengurangi  penerimaan  dosis radiasi  oleh  tubuh  manusia.  Apabila  radiasi masuk  ke dalam bahan perisai radiasi, maka sebagian dari radiasi tersebut  akan  diserap  oleh  bahan.  Semakin  besar  nilai efektivitas atau kemampuan perisai radiasi pada suatu ruangan maka perisai radiasi ruangan tersebut semakin baik dalam  menyerap radiasi.  Menurut  Perka  Bapeten No. 4 Tahun 2013, nilai batas dosis untuk pekerja radiasi yaitu,  dosis  efektif  sebesar  20  mSv/tahun,  sementara
untuk  masyarakat  umum  dosis  efektif  sebesar  1 mSv/tahun.
Seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas,  bahwa radiasi  pengion  sering  digunakan  pada  instalasi radiologi. Maka dari itu upaya yang kontinuitas untuk melakukan  kegiatan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja dalam medan radiasi pengion melalui tindakan proteksi radiasi,  baik  berupa  kegiatan  survey  radiasi.  Ketaatan terhadap  prosedur  kerja  dengan  radiasi  seperti  uji kelayakan  alat  maupun  kelayakan  pada  bangunan dapat  untuk  meminimalkan  tingkat  paparan  radiasi yang diterima oleh pasien, pekerja, dan masyarakat di sekitar  instalasi  radiologi.  Hal  tersebut  menjadi  latar belakang  untuk  menganalisis  Laju  Paparan  Radiasi  di Area  Ruang  CT-Scan  di  Instalasi  Radiologi  RSU  Bali Mandara.adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui laju paparan radiasi di ruang petugas dan di  sekitar  ruang  CT-Scan  pada  instalasi  radiologi  RSU Bali  Mandara  serta  mengetahui  apakah  laju  paparan radiasi di ruang petugas dan di sekitar ruang CT-Scan pada instalasi radiologi RSU Bali Mandara sudah sesuai dengan  peraturan  Badan  Pengawas  Tenaga  Nuklir (BAPETEN).

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  di  Instalasi  radiologi  RSU Bali  Mandara  pada  bulan  Agustus  2023.  Adapun  alat- alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pesawat CT_Scan  dengan  merk  Siemens  Somatom  dan  tipe  M- CT-SCAN160,  Surveymeter  merk  Ludlum, water Phantom, dan  konsol  pengendali.  Pengambilan  data dilakukan  pada  lima  titik  yang  telah  ditentukan  yaitu pada  dinding  bagian  sekunder  dan  primer  CT-Scan. Hasil data yang diperoleh inilah yang kemudian diolah dan  dianalisis. Secara  ringkas,  adapun  alur penelitian ditampilkan dalam diagram alir seperti pada Gambar 1. Adapun  langkah-langkah  pengambilan  data  sebagai berikut:
1) Peralatan  yang  digunakan  disiapkan  berupa pesawat CT-Scan dan water phantom, surveymeter, timer.
2) Surveymeter dihidupkan untuk mengukur background.
3) Water phantom dipasang terlebih dahulu pada head holder kemudian water phantom diposisikan pada pertengahan  gantry,  sinar laser  digunakan  sebagai alat  bantu  untuk  menentukan  posisi  tengah,  atas dan  bawah  scanning.  Pada  penelitian  ini  water phantom di artikan sebagai kepala pasien.
4) Ruangan  CT-Scan  dipastikan  sudah  tertutup  rapat dan tidak ada orang di dalamnya.
5) Pesawat  CT-Scan  dihidupkan  dan  dilakukan pemanasan dengan cara melakukan scanning Check
Up  water  phantom  dengan  menggunakaan tegangan 130 kV dan arus detik 350 mAs.
6) Dilakukan pengukuran laju dosis radiasi menggunakan surveymeter yang sudah disediakan pada  setiap  titik  yang  ditentukan  seperti  yang ditunjukkan pada denah titik-titik pengukuran pada
Gambar 2
7) Pada  setiap  titik  dilakukan  pembacaan  data sebanyak lima kali dengan durasi waktu 30 detik.
8) Catat nilai paparan radiasi pada setiap titiknya.
Gambar 1. Diagram alir penelitian
Gambar 2.  Denah titik-titik pengukuran. Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan  hasil  bacaan  dosis  pengukuran,  kemudian dikurangi  background  untuk  mendapatkan  laju paparan  radiasi  sebenarnya.  Data  hasil  pengukuran kemudian  disajikan  dalam  bentuk  tabel.  Berikut merupakan  rumusan  laju  dosis  ukur,  dimana  akan digunakan  untuk  menghitung  laju  dosis  sebenarnya (Rohama, 2018):
Ḋ u = dosis pengukuran – background (1)
Dari pengukuran laju dosis ukur lalu dikalikan dengan faktor  kalibrasi  alat  untuk  mengetahui  hasil  laju  dosis sebenarnya,  yang  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut (Rohama, 2018):
𝐷𝑠̇ = 𝐹𝑘 𝑥 𝐷𝑢̇ (2)
Keterangan:
Ḋ s = Laju Dosis sebenarnya ( μ Sv/h) Ḋ u = Laju Dosis ukur ( μ Sv/h) Fk = Faktor kalibrasi alat ukur.
Dari hasil pengukuran tersebut kemudian dibandingkan  menurut  acuan  paparan  radiasi  yang telah  diizinkan.  Menurut  Perka  Bapeten  No.  4  Tahun 2013, nilai batas dosis untuk pekerja radiasi yaitu, dosis efektif  sebesar  20  mSv/tahun,  sementara  untuk masyarakat umum dosis efektif sebesar 1 mSv/tahun.

## Hasil dan Pembahasan
Pengambilan  data  dilakukan  pada  bagian sekunder  dan  bagian  primer  CT-Scan,  yang  masing- masing memiliki beberapa titik pengamatan. Jarak yang digunakan  pada  pusat  radiasi  ke  dinding  masing- masing yaitu T1 sejauh 432,2 cm, T2 sejauh 530,2 cm, T3 sejauh 138,2 cm, T4 sejauh 88,2 cm dan T5 sejauh 196,2 cm. Data penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 1. Di bawah  ini  merupakan  hasil  rata-rata  laju  dosis background  dan  data  pengukuran  laju  dosis  pada dinding  primer  maupun  dinding  sekunder  yang disajikan dalam Tabel 1 dan Tabel 2 berikut:
Tabel  1.  Data  Laju  Dosis  Background  Dinding  Primer dan Sekunder
Titik Laju Dosis Background (μSv/h) Jarak titik ukur 30 cm 50 cm 100 cm T1 0.18 0.17 0.16 T2 0.61 0.56 0.51 T3 0.19 0.18 0.17 T4 0.23 0.20 0.12 T5 0.19 0.17 0.16
Ket. T1 (Operator), T2 (Pintu), T3 (Ruang Radiografer),
T4 (Ruang Tunggu), dan T5 (Ruang Berkas).
Tabel  2.  Data  Laju  Dosis  Pengukuran  Pada  Dinding Primer dan Sekunder
Titik Laju dosis titik primer dan sekunder (μSv/h) Jarak titik ukur 30 cm 50 cm 100 cm T1 0.89 0.46 0.18 T2 1.61 1.04 0.53 T3 0.89 0.36 0.19 T4 0.27 0.23 0.14 T5 0.17 0.78 0.39
Ket: T1 (Operator), T2 (Pintu), T3 (Ruang Radiografer), T4 (Ruang Tunggu), dan T5 (Ruang Berkas).
Data pengukuran laju dosis dan data laju dosis background terdiri dari 2 dinding yaitu bagian primer dan bagian sekunder. Bagian sekunder terdiri dari titik 2  (pintu),  titik  3  (ruang  radiografer),  titik  4  (ruang tunggu)  dan  titik  5  (ruang  berkas),  sedangkan  bagian primer terdiri dari titik 1 (operator). Data pada Tabel 1 dan 2, selanjutnya dianalisis secara menyeluruh dengan menggunakan  persamaan  1.  Salah  satu  contoh perhitungan  persamaan  dapat  ditunjukkan  sebagai berikut:
Ḋ u = Laju Dosis Pengukuran – Dosis Background Ḋ u = 0,89 - 0,18
Ḋ u = 0,71 ( μ Sv/h)
Berikut  ini  merupakan  hasil  pengurangan  dosis pengukuran  yang  sudah  dikurangi  dengan  dosis
background  pada  bagian  primer  dan  sekunder  ruang radiologi pada tabel 3.
Tabel  3.  Hasil  Data  Laju  Dosis  Ukur  di  Sekitar  Ruang Radiologi RSU Bali Mandara
Titik Dosis Ukur (μSv/h) Jarak titik ukur 30 cm 50 cm 100 cm T1 0.71 0.29 0.02 T2 0.99 0.48 0.02 T3 0.70 0.19 0.02 T4 0.04 0.03 0.02 T5 0.59 0.22 0.02
Ket: T1 (Operator), T2 (Pintu), T3 (Ruang Radiografer), T4 (Ruang Tunggu), dan T5 (Ruang Berkas).
Dari  tabel  3  dimasukkan  pada  persamaan  2  untuk mendapatkan  hasil  laju  dosis  sebenarnya,  berikut merupakan  salah  satu  contoh  perhitungan  dengan persamaan 2:
Ḋ s = Fk × Ḋ u Ḋ s = 1,09 × 0,71 Ḋ s = 0,77 ( μ Sv/h)
Berikut  ini  merupakan  hasil  analisis  data  pada  bagian primer  dan  sekunder  ruang  radiologi  disajikan  pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Analisis Data Laju Dosis di Sekitar Ruang Radiologi RSU Bali Mandara
Titik Laju dosis (μSv/h) Jarak titik ukur 30 cm 50 cm 100 cm T1 0.77 0.32 0.02 T2 1.08 0,52 0,03 T3 0.76 0,20 0,03 T4 0.04 0.03 0.03 T5 0.64 0.24 0.02
Ket: T1 (Operator), T2 (Pintu), T3 (Ruang Radiografer), T4 (Ruang Tunggu), dan T5 (Ruang Berkas).
Hasil  anailisis  pada  Tabel  4,  selanjutnya dilakukan konversi dari μSv/h ke mSv/tahun didapat dengan mengalikan hasil ukur μSv/h dengan jam kerja per  tahun  yaitu  1800  jam/tahun  berdasarkan  Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.01.02.4.1. A. 906 tahun 2012, dimana dijelaskan bahwa jam kerja pekerja radiasi  yaitu  37,5  jam/minggu  sehingga  pertahun  di dapat  perhitungan  37,5  jam/minggu  dikali  dengan  48 minggu/tahun  didapatkan  1800  jam/tahun,  sehingga didapat hasil seperti berikut.
Tabel 5. Hasil Perhitungan Laju Dosis Berdasarkan Titik Pengambilan Data sesuai dengan NBD.
Titik NBD (mSv/Tahun) Laju dosis (mSv/Tahun) PR M Jarak titik ukur 30 cm 50 cm 100 cm T1 20 1 1.38 0.57 0.04 T2 1.95 0.94 0.05 T3 1.36 0.36 0.05 T4 0.08 0.06 0.05 T5 1.15 0.43 0.03
Ket: T1 (Operator), T2 (Pintu), T3 (Ruang Radiografer), T4  (Ruang  Tunggu),  T5  (Ruang  Berkas),  NBD  (Nilai Batas Dosis), PR (Pekerja Radiasi), M (Masyarakat).
Dari hasil perhitungan pada tabel diatas dibuat menjadi  grafik  dosis  laju  paparan  berdasarkan  titik pengambilan data. Adapun Grafik tersebut ditunjukkan pada Gambar 3 berikut.
Gambar 2. Grafik Perbandingan Laju Dosis Radiasi Dengan NBD.
Dari  hasil  dapat  dilihat  bahwa  laju  dosis sebenarnya  tertinggi  terdapat  pada  T2  30  cm  (pintu) dengan nilai 1.08 μSv/h sedangkan laju dosis terendah pada T5 100 cm (ruang berkas) dengan nilai 0,2 μSv/jam. Hasil  laju  dosis  pada  setiap  titik  pengambilan  data masih tergolong aman bagi operator unit radiologi dan masyarakat  yang  ada  disekitar  unit  radiologi,  hal tersebut  sesuai  dengan  SK  BAPPETEN  No.1-P/K.A. BAPPETEN/IV-1999 untuk keselamatan kerja operasional radiologi diagnostik, jarak titik aman sejauh 3 (tiga) meter dengan ketentuan nilai batas dosis (NBD) untuk pekerja sebesar 10 Sv/h. NBD untuk masyarakat umum 0,5 Sv/h, sehingga dosis radiasi yang pada tubuh baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Area radiologi yang baik  adalah  yang  memenuhi  syarat  proteksi  radiasi dengan ukuran ruang pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan,  untuk  peralatan  rontgen  dengan  dinding ruang yang harus dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin keamanan pasien, karyawan, dan masyarakat pada umumnya (Trikasjono dkk., 2009).
Berdasarkan  dengan  hasil  pada  Tabel  5  diatas merupakan konversi dari μSv/h ke mSv/tahun didapat dengan mengalikan hasil ukur μSv/h dengan jam kerja per  tahun  yaitu  1800  jam/tahun  berdasarkan  Surat Edaran  Menteri  Kesehatan  nomor  :  HK.01.02.4.1.A.906 tahun 2012, dimana dijelaskan bahwa jam kerja pekerja radiasi  yaitu  37,5  jam/minggu  sehingga  pertahun  di dapat  perhitungan  37,5  jam/minggu  dikali  dengan  48 minggu/tahun  didapatkan  1800  jam/tahun  lalu  dikali 1000 untuk konversi μSv/h ke mSv/h, sehingga didapat hasil dosis laju paparan tertinggi terdapat pada T2 30 cm (pintu)  dengan  nilai  1.38  μSv/tahun  sedangkan  dosis laju paparan terendah terdapat pada T5 100 cm (ruang berkas)  dengan  nilai  0.03  μSv/tahun.  Hasil  dosis  laju paparan  masih  tergolong  aman  bagi  pekerja  radiasi dimana  NBD  (Nilai  Batas  Dosis)  yang  diterima  masih dibawah 20 μSv/tahun. Hasil dosis laju paparan masih tergolong aman bagi pekerja radiasi dimana NBD (Nilai Batas  Dosis)  yang  diterima  masih  dibawah  20 mSv/tahun.  Hasil  dosis  laju  paparan  tergolong  tidak aman  pada  titik  T2  dengan  jarak30cm  dan  50cm  bagi masyarakat  umum  dimana  NBD  (Nilai  Batas  Dosis) yang  diterima  diatas  1  mSv/tahun  dengan  asumsi masyarakat  yang  bersangkutan  bertindak  sebagai pasien atau pihak keluarga pasien yang berkepentingan di area ruang radiologi.
Antisipasi resiko
keselamatan dapat ditingkatkan  dengan  melakukan  pengaturan  posisi strategis ruang radiologi dan kontruksi dinding ruangan yang tahan terhadap paparan radiasi sinar-X yang aman bagi masyarakat sekitar sehingga potensi bahaya yang diakibatkan  bisa  ditekan.  Konstruksi  dinding  gedung untuk  ruang  penyinaran  merupakan  penahan  radiasi sehingga harus direncanakan dalam pembangunannya. Persyaratan  perisai/pelindung  radiasi  untuk  ruangan radiologi  ditentukan  oleh  jenis  peralatan  dan  energi radiasi  yang  dipakai.  Persyaratan  desain  ruang pemeriksaan adalah ruangan dengan ukuran 4 m x 3 m x 3 m, toilet 2 m x 1,5 m x 3 m. Tebal dinding penahan radiasi  primer  adalah  dinding  dari  bata  plesteran dengan telbal 25 cm atau beton setebal 15 cm yang setara dengan  Pb  2  mm.  Untuk  penahan  radiasi  hambur diperlukan dinding bata berplester dengan tebal 15 cm dan untuk pintu kayu termasuk kusennya harus dilapisi dengan timah hitam (Pb) setebal 2 mm, serta dilengkapi alat  peringatan  bahaya  radiasi  dan  sistem  pengaturan udara sesuai dengan kebutuhan (Maryanto dan Solichin, 2009).
Berdasarkan  Perka  Bapeten No.  4 Tahun  2013, nilai batas dosis untuk pekerja radiasi yaitu, dosis efektif sebesar  20  mSv/tahun,  sementara  untuk  masyarakat umum  dosis  efektif  sebesar  1  mSv/tahun.  Namun besarnya laju dosis paparan radiasi yang ada didaerah ruang  CT-Scan  intalasi  radiologi  RSU  Bali  Mandara masih  dibawah  batas  ambang  yang  direkomendasikan
oleh BAPETEN yaitu dosis paparan tertinggi secara rata- rata  terdapat  pada  T2  pada  jarak  30  cm  untuk masyarakat  umum  belum  aman,  yang  aman  untuk masyarakat  umum  ada  pada  jarak  50  cm  khusus  di depan pintu. Namun untuk titik pengukuran yang lain untuk  masyarakat  umum  aman  pada  semua  jarak pengukuran.  Dosis  paparan  terendah  secara  rata-rata terdapat  pada  T4  (ruang  tunggu).  Jika  dibandingkan degan NBD masyarakat yaitu 1 mSv/thn maka keadaan tersebut  masih  aman  untuk  petugas  maupun masyarakat  yang  berada  disekitar  ruang  CT-Scan  RSU Bali Jimbaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar  4.1.  grafik  perbandingan  hasil  analisa  dengan NBD BAPETEN.
Berdasarkan  dengan  analisis  data  yang diperoleh, perhitungan laju dosis paparan sinar radiasi yang  terdampak  pada  bagian  primer  dan  sekunder menunjukkan  hasil  relatif  rendah  serta  bervariasi.  Hal ini  disebabkan  pesawat  CT-Scan  telah  terkalibrasi dengan  baik  sehingga  sinar  radiasi  yang  dihasilkan relatif rendah. Pertimbangan penting bagi rumah sakit yang menyediakan pemeriksaan menggunakan pesawat sinar-X  harus  memperhitungkan  denah  ruangan  yang meliputi ukuran, bahan, dan ketebalan dinding ruangan serta posisi yang strategis dimana tidak membahayakan masyarakat sekitar di lingkungan rumah sakit.

## Kesimpulan
Berdasarkan  dengan  hasil  dan  pembahasan  diatas, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Laju  dosis  radiasi tertinggi  terdapat  pada  titik  T2  30  cm  (pintu)  dengan dosis sebesar 1,08 μSv/jam dan terendah pada titik T5 100  cm  (ruang  berkas)  dengan  nilai  0,02  μSv/jam. Konsistensi paparan dosis radiasi tergolong aman pada seluruh titik pengambilan data. Laju paparan radiasi di ruang radiologi RSU Bali Mandara tergolong aman dan sesuai  dengan  NBD  berdasarkan  dengan  peraturan Badan  Pengawas  Tenaga  Nuklir  (BAPETEN)  dengan dosis tertinggi pada titik T2 30 cm (pintu) dengan nilai 1,95  mSv/tahun  dan  dosis  laju  paparan  terendah terdapat  pada  T5  100  cm  (ruang  berkas)  dengan  nilai 0,03 mSv/tahun. Konsistensi paparan radiasi per tahun tergolong  tidak  aman  bagi  masyarakat  umum  pada jarak 30 cm titik pintu. Jarak aman untuk pekerja radiasi dan  masyarakat  umum  adalah  pada  semua  titik pengukuran dengan jarak terdekat 50 cm dari dinding primer maupun sekunder.

## Daftar Pustaka
Akhadi, M., 2000. Dasar-Dasar Proteksi Radiasi, Jakarta:
Erlangga.
Anggarini, R., Muslim, M., & Mutanto, A. 2019. Analisis Sebaran  Radiasi  Hambur  Di  Sekitar  Pesawat
Sinar-X  Pada  Pemeriksaan  Tomografi  Ginjal. Jurnal Ilmiah GIGA, 17(2), 63-69.
Badan  Pengawas  Tenaga  Nuklir.  2013.  Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Bhayangkara  Makassar.  Fakultas  Sains  Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 2003. Pedoman Dosis Pasien Radiodiagnostik. Keputusan Kepala Badan Pengawas  Tenaga  Nuklir  nomor  01-P  /Ka- BAPETEN/ I-03.
Bontrager,  K.L.,  2014.  Text  Book  of  Radiographyc  and Related  Anatomy  Seventh  Edition.  St.  Louis: Mosby Inc.
Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia.  1999. Pedoman  Peningkatan  Quality  Assurance. Fasilitas Pelayanan Radiologi, Jakarta.
Felayani,  F.,  Rosidah,  S.,  &  Budiwati, T.  2016.  Analisis Kebutuhan  Tenaga  Radiografer  Berdasarkan Beban  Kerja  di  Instalasi  Radiologi  RSUD Kabupaten Batang. RadX: Jurnal Ilmiah Radiologi, 1(1).
Ferusgel,  A.,  &  Berutu,  A.  2018.  Faktor  Yang Mempengaruhi  Tindakan  Keselamatan  Radiasi Sinar-X di Unit Radiologi Rumah Sakit Putri Hijau Medan.  Journal  of  Borneo  Holistic  Health,  1(2), 264-270.
Hafid,  T.  2012.  Analisis  Nilai  Noise  Citra  CT  Scan dengan  Variasi  Filter  dan  faktor  Eksposi.  Tugas Akhir. FMIPA Universitas Hasanuddin, Makassar
Hasmawati,  H.  2016.  Analisis  Dosis  Paparan  Radiasi Sinar-X  di  Unit  Radiologi  RS.  Bhayangkara Makassar. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Ilmi,  H.,  &  Rochmayanti,  D.  2018.  Pengukuran  Laju Paparan  Radiasi  dan  Efektivitas  Dinding  serta Perisai  Radiasi  Ruang  Panoramik.  Jurnal Radiografer Indonesia. 1(1): 81-84.
Irnawati.  2018.  Studi  Dosis  Radiasi  Pada  Pemeriksaan Computer Tomography (CT) Scan Dengan Nilai Computer  Tomography  Dose  Index  (CTDI)  Di Rumah  Sakit  Bhayangkara  Makassar.  Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Proteksi  Dan  Keselamatan  Radiasi  Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
Malaka, T. 2017. Analisis Faktor Risiko Paparan Radiasi Sinar-X  terhadap  Perubahan  Jumlah  Limfosit pada  Radiografer  di  Kota  Palembang.  Jurnal Kedokteran  dan  Kesehatan:  Publikasi  Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, 4(1), 1-7.
Maryanto,  D.,  &  Solichin,  A.  Z.  2008.  Analisis Keselamatn  Kerja  Radiasi  Pesawat  Sinar-X  di Unit Radiologi RSU Kota Yogyakarta. SEMNAS IV SDM Teknologi Nuklir.
Monita, R. M. R. 2021. Analisis Penerapan Keselamatan Radiasi  Sinar-X  Pada  Pekerja  Radiasi  Di Instalasi  Radiologi  Rumah  Sakit  Pekanbaru Medical  Center  (PMC)  Tahun  2020.  Media Kesmas (Public Health Media), 1(1), 26-39.
Ramadhani,  P.,  2006.  Elektronika  Kedokteran  CT Scanner.  Jurusan  Elektro,  Fakultas  Teknik, Universitas Hassanudin: Makassar.
Rosyida,  N.  2016.  Pengukuran  Laju  Dosis  Paparan
Radiasi Eksternal di Area Radioterapi RSUD Dr. Saiful  Anwar  Malang.  Journal  of  Chemical Information and Modeling, 31-40.
Seeram,  E.,  2001.  Computed  Tomography  Physical
Principles,  Clinical  Applications  and  Quality Control. Philadelphia: W.B. Saunders Company.
Sinaga, R. A., 2018. Analisis Paparan Dosis Radiasi Jarak Aman Petugas Dan Pasien Lain di Ruang ICU.
Siregar, E. S., Sutapa, G. N., & Sudarsana, I. W. B. 2020. Analisis Dosis Radiasi Pasien Pada Pemeriksaan CT  Scan  Menggunakan  Aplikasi  Si-INTAN.
Buletin Fisika, 21(2), 53-59.
Sugiantoro,  S.,  Has,  D.  F.  S.,  KM,  S.,  &  Epid,  M.  2023. Analisis  Faktor  Risiko  Keselamatan  pada Instalasi  Radiologi  di  Rumah  Sakit  Medika Mulia  Tuban. Journal  of  Public  Health  Science Research, 3(2), 32-45.
Supriyono,  P.,  Rahim,  A.  H.,  &  Murni,  T.  W.  2018. Keamanan Peralatan Radiasi Pengion Dikaitkan Dengan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga Kesehatan  Di  Bidang  Radiologi  Diagnostik. Soepra, 3(1), 102 – 116.
Trikasjono, T., Marjanto, D., & Timorti, B. 2009. Analisis Keselamatan  Pesawat  Sinar-X  di  Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Sleman
Yogyakarta.  Sekolah  Tinggi  Teknologi  Nuklir- Badan Tenaga Nuklir Nasional. Yogyakarta.
Trikasjono,  T.,  Hanifasari,  K.,  &  Suhendro,  B.  2015. Analisis  Paparan  Radiasi  Lingkungan  Ruang Radiologi  di  Rumah  Sakit  dengan  Program Delphi. Jurnal Teknologi Elektro, 6(3), 142458.
Yuliamdani, R., Sahara, S., & Fuadi, N. 2020. Pengujian Paparan  Radiasi  Sinar-X  Di  Unit  Radiologi RSUD  Kota  Makassar.  JFT:  Jurnal  Fisika  dan Terapannya, 7(1).