## Kinerja Inkubator Bayi dengan Pemanas Tanpa Listrik yang Dilengkapi Unit Pemantau Suhu dan Kelembaban Udara

## Wihantoro, Abdullah N. Aziz, Mukhtar Effendi dan Sukmaji A. Raharjo
Program Studi Fisika, Universitas Jenderal Soedirman wihantoro.han@gmail.com
Received 28-09-2012, Revised 22-10-2012, Accepted 30-10-2012, Published 25-10-2012

## ABSTRACT
An  infant  incubator  utilizing  a  non-electrical  heater  element  and  an  add-on  temperature  and relative humidity controlling unit has been produced.  Copper pipe in planar spiral construction which usually found as a radiator element in refrigerator was used as the heater element. Once the hot water filled into the element, it will served as heat energy source for (40 x 58 x 40) cm 3 volume  of  incubator’s  baby  compartment.  Compartment’s  performance  ( P )  in  providing  the heat  energy  was  to  be  found  as  0.4  J/s  and  the  average  constant  temperature  achievable  was 34.2 o C. Two of LM35 ICs were operated as dry and wet sensor each and served as the input for temperature and humidity quantities for baby’s compartment. These both sensors were set by  CV-AVR  package  program  which  then  was  loaded  into  the  ATMega8535  chip.  An  LCD screen  of  20x2  matrices  was  then  used  in  displaying  these  both  quantities.  Dry  and  wet temperature  sensors  which  were  used  to  acquire  the  value  of  air  temperature  and  relative humidity within baby’s compartment to be found have sensitivity value of 0.02   0.01 volt/ o C and 0.03   0.01 volt/ o C, each.
Keywords:  baby  compartment’s  performance,  planar  spiral  heater  element,  non-electrical infant incubator.

## ABSTRAK
Inkubator  bayi  yang  mengunggulkan  elemen  pemanas  tanpa  listrik  dan  penambahan    piranti elektronika  pemantau  suhu  dan  kelembaban  udara  relatif  berhasil  di  produksi.  Pipa  tembaga lekuk  datar  yang  biasa  digunakan  sebagai  radiator  lemari  pendingin  dimanfaatkan  sebagai elemen  pemanasnya.  Elemen  ini  diisi  air  panas  dan  berperan  sebagai  pemasok  energi  panas bagi  ruang  inkubator  bayi  yang  berukuran  (40  x  58  x  40)  cm 3 .  Kinerja  ruang  inkubator  ( P ) dalam memasok energi panas di dalam ruang inkubator diketahui sebesar 0,4 J/s dengan capain rata-rata suhu stabilnya 34,2 o C. Dua buah IC LM35 difungsikan masing-masing sebagai sensor suhu  kering  dan  suhu  basah  dan  menjadi  inputan  besaran  suhu  dan  kelembaban  udara  bagi ruang  inkubator.  Dalam  menghasilkan  nilai  suhu  dan  kelembaban,  fungsi  kedua  sensor  ini diatur  melalui  bahasa  pemrograman  CV-AVR  yang  ditanamkan  pada  mikrokontroler ATMega8535. Nilai besaran ini ditampilkan ke layar LCD bermatrik 20x2. Sensitifitas kedua besaran  diketahui  masing-masing  sebesar  0,02    0,01  volt/ o C  dan  0,03    0,01  volt/ o C  untuk sensor suhu kering dan suhu basah.
Kata Kunci: kinerja ruang inkubator, elemen pemanas planar spiral, inkubator bayi tanpa listrik.

## PENDAHULUAN
Daerah  yang  jauh  dari  akses  kota  ( remote  area )  ternyata  masih  ada  yang  belum memperoleh  pasokan  listrik  PLN.  Daerah  seperti  ini  diperparah  dengan  kurang memadainya fasilitas dan/atau akses kesehatan terutama bagi ibu dan anak. Daerah-daerah remote  area di  sekitar  wilayah  Banyumas,  terutama  Cilongok  dan  Gumelar [1] masih ditemukan pelaporan adanya kelahiran di bawah berat normal  dan/atau prematur. Dengan alasan faktor biaya, penduduk lokal ada  yang memilih merawat bayinya sendiri di rumah dengan  “inkubator”  sederhana.  Kearifan  lokal  menarik  “inkubator”  sederhana  ini  adalah digunakannya  nampan  seng  berisi  air  yang  dipanasi  dengan  pembakar  minyak  sumbu- tunggal  sebagai  sumber  energi  panasnya.  Namun,  asap  hitam  dari  pembakar  minyak  ini dapat  mempengaruhi  kesehatan  bayi.  Kondisi  inilah  yang  menginspirasi  dibuatnya inkubator bayi tanpa listrik ini.
Inkubator secara keseluruhan berangka kayu dengan sisi dinding ruang bayinya dari plastik akrilik  tembus  pandang.  Pipa  tembaga  lekuk  datar  yang  biasa  digunakan  sebagai  elemen radiator  kulkas  yang  diisi  air  panas  dimanfaatkan  sebagai  sumber  energi  panas  tanpa listriknya.  Agar  mendekati  inkubator  keluaran  pabrik,  pada  ruang  inkubator  ditempatkan satu buah IC LM35 yang difungsikan sebagai sensor suhu kering. Satu buah lagi IC LM35 ditempatkan dalam wadah terpisah berisi kapas basah dan difungsikan sebagai sensor suhu basah. Masing-masing keluaran sensor diumpankan ke mikrokontroler ATMega8535 guna menghasilkan nilai besaran suhu dan kelembaban udara. Tambahan ini menjadi unit piranti elektronik pemantau suhu dan kelembaban udara yang dapat lepas-pasang dan tidak harus menempel pada inkubator [2] . Walau masih dalam kategori prototipe karena belum dicoba pakai  serta  tidak  melibatkan  bayi  dalam  percobaannya,  inkubator  bayi  ini  diharapkan mampu mengatasi keterbatasan tersedianya sarana dasar kesehatan bagi bayi baru lahir di bawah berat badan dan/atau prematur di daerah terpencil  yang belum terjangkau jaringan listrik PLN dan jauh dari akses sarana kesehatan memadai.
Pada  ranah  fisika,  tujuan  utama  tulisan  ini  adalah  menentukan  kinerja  eleman  pemanas dalam  memasok  sumber  energi  panas  bagi  ruang  inkubator  yang  dinyatakan  sebagai kinerja  ruang  inkubator, P .    Penambahan  unit  pemantau  suhu  dan  kelembaban  diuji kinerjanya  guna  melihat  kehandalannya  dalam  menampilkan  nilai  suhu  dan  kelembaban ruang inkubator. Pengujiannya dilakukan dengan hanya mengkarakterisasi dua buah sensor IC LM35 yang difungsikan sebagai sensor suhu basah dan kering.

## BAHAN DAN PERALATAN
Bahan  utama  inkubator  adalah  rangka  kayu  ukuran  2,5  cm  x  4,5  cm.  Bahan  tembus pandang  plastik  akrilik  setebal  5  mm  dipilih  sebagai  dinding  ruang  inkubator.  Ukuran volume  bagian  dalam  ruang  inkubator  ini  adalah  (40  x  58  x  40)  cm 3 (Gbr.  1a).  Elemen pemanasnya diambil dari elemen radiator yang biasa ditemukan pada sisi belakang lemari pendingin (kulkas). Elemen ini berupa pipa tembaga berdiameter dalam 3,0 mm berbentuk lekuk  mendatar  ( planar  spiral )  yang  jarak  antar  lekuknya  4,5  cm  dan  luas  (43,0  x  48,5) cm 2 . Jarak antar lekuk elemen ini dijaga tetap dengan menempelkan batang tembaga pepat berdiameter  1,0  mm  secara  melintang  pada  sisi  atas  dan  bawah  dengan  jarak  spasi  tiap batang nya 0,8 cm (Gbr. 1b). Elemen pemanas ini digunakan untuk memasok energi panas (kalor)  ke  ruang  inkubator  ( baby  compartment )  dengan  cara  mengalirkan  air  panas  yang sudah tersedia di tandon (termos) melalui salah satu ujung pipa elemen. Ujung pipa elemen satunya  difungsikan  sebagai  kran  untuk  menahan  air  panas  di  dalam  elemen  serta membuang  air  di  dalamnya  bila  telah  tidak  digunakan.  Volume  air  panas  yang  dapat ditampung elemen ini setara dengan seper-lima volume kemasan gelas plastik air mineral,
yaitu  39,6  cm 3 .  Disinilah  kelebihan  elemen  ini  dalam  memasok  energi  panas.  Walaupun hanya  menggunakan  air  panas  dengan  volume  sedikit,  tetapi  konstruksi  pipa  tembaganya mampu menghasilkan suhu yang tinggi.
(a) (b)
Gambar  1. (color  online) (a)  Desain  rangka  inkubator,  (b)  elemen  pemanas  planar  spiral  dari  radiator kulkas.(Gambar 1a dibuat dengan bantuan GoogleSketchUp )
Kehandalan elemen pemanas dilihat dari kemampuannya memasok energi panas ke ruang inkubator.  Ini  dilakukan  dengan  cara  mengamati  perubahan  suhu  yang  terjadi  di  dalam ruang inkubator segera setelah air panas diisikan ke elemen. Pengamatan perubahan suhu dilakukan  menggunakan  sensor  suhu  IC  LM35  yang  difungsikan  sebagai  sensor  suhu kering dan menampilkan nilai suhu ruang inkubator. Agar fungsi pemantauan kondisi fisis ruang  inkubator  menjadi  lengkap,  ditambahkan  variabel  pemantau  kelembaban  udara dengan menambahkan lagi  satu  IC  LM35 sebagai  komponen suhu basah  terpisah dari  IC LM35  sensor  suhu  kering.  Rasio  selisih  suhu  kering  dan  suhu  basah  terhadap  suhu keringnya  inilah  yang  diproses  sebagai  kelembaban  relatif  udara.  Alur  pengaturan  ini diolah  memanfaatkan  paket  program  CV-AVR  yang listing lengkapnya  ditanamkan  ke dalam  modul  mikrokontroler  ATMega8535.  Nilai  pembacaan  dari  dua  variabel  ini selanjutnya ditampilkan pada komponen layar LCD bermatriks 20x2.

## METODE
Spesifikasi  ukuran  fisik  inkubator  bayi  disajikan  pada  Gbr.  1a.  Ruang  tempat  elemen pemanas diletakkan di bawah ruang inkubator guna memudahkan air panas dialirkan dari tandon  ke  elemen.  Juga  agar  air  panas  mudah  mengalir  di  sepanjang  pipa  tembaganya, elemen  dipasang  miring  dengan  titik  masuk  air  panas  berada  pada  bagian  atas  dan  titik buang  airnya  berada  di  bawah.  Alasan  lain  dari  penempatan  ruang  elemen  pemanas  di bawah  ruang  inkubator  adalah  agar  energi  panas  dari  ruang  pemanas  dapat  mudah mengalir  ke  atas  merujuk  efek  cerobong  ( chimney  effect ) [3] .Guna  menjamin berlangsungnya  efek  cerobong,  sekeliling  sisi  dan  alas  elemen  pemanas  dilapisi foam setebal 2,0 cm.
Kinerja ruang inkubator diturunkan dari persamaan Joule. Besaran ini menyatakan jumlah energi panas yang diterima udara di dalam ruang inkubator tiap satuan waktu [4]
ud v ud c B t V B P ; (1)
dengan / t menyatakan perubahan suhu udara di dalam ruang inkubator selama selang waktu t , ud menyatakan rapat massa udara (1,29 kg/m 3 ) dan c v-ud menyatakan kalor jenis udara pada volume tetap (0,71 kJ/kg. o C). Dua variabel terakhir merupakan nilai konstanta
udara  dalam  ruang  inkubator  dan  dinyatakan  sebagai  konstanta B .  Sementara, V menyatakan  volume  udara  yang  tertampung  di  bagian  dalam  ruang  inkubator.  Berdasar persamaan (1) selanjutnya diamati seberapa cepat suhu udara ruang inkubator naik hingga tepat mencapai nilai stabil suhu inkubator yang dipertahankan. Persamaan (1) merupakan bentuk  persamaan  linier  sederhana  dengan B dan V bernilai  tetap  selama  rentang  waktu pengukuran.  Secara  grafis  suku  ( t )  merupakan  gradien  garis  lurusnya  dan  nilai P kinerja ruang inkubator dapat ditentukan.
Sebuah unit tambahan yang berperan sebagai pemantau suhu dan kelembaban udara dalam ruang  inkubator  dibuat  dengan  mengandalkan  dua  buah  sensor  suhu  IC  LM35. Listing program  berbahasa  C  untuk  mikrokontroler,  yaitu  paket  program  CV-AVR,  yang ditanamkan  pada chip mikrokontroler  ATMega8535  dibuat  guna  mengubah  nilai  yang dihasilkan oleh kedua sensor IC LM35 menjadi besaran suhu dan kelembaban. Nilai suhu dibuat  dalam  satuan o C  dan  kelembahan  relatif  dalam  satuan  persen.  Nilai-nilai  ini selanjutnya ditampilkan ke layar LCD matriks berukuran 20x2. Bagian terpenting dari unit pemantau  ini  adalah  pengaturan  satu  sensor  LM35  sebagai  sensor  suhu  kering  yang selanjutnya  digunakan  untuk  pembacaan  suhu  ruang  inkubator.  Sedangkan  satu  sensor LM35 lainnya diatur sebagai sensor suhu basah. Rasio selisih suhu kering dan suhu basah terhadap suhu keringnya itu sendiri inilah yang dibaca sebagai kelembaban relatif (RH) [5] menurut hubungan
% 100 x ker ker ing basah ing RH (2)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Inkubator bayi tanpa listrik
Rancangan  inkubator  bayi  berikut  dengan  spefisikasi  teknis  ukuran  dimensinya  disajikan pada Gambar 1a. Rangka inkubator dipilih dari bahan kayu agar kokoh tetapi tetap ringan. Tiga  bagian  utama  inkubator  terdiri  dari  ruang  elemen  pemanas,  ruang  inkubator  dan penampung (tandon) air panas. Sekeliling sisi dan alas ruang elemen pemanas terbuat dari kayu dengan bagian dalamnya dilapisi foam guna melokalisir energi panas agar tidak cepat terbuang  ke  lingkungan  sekitar  dan  menjamin  arah  alirannya  hanya  ke  atas,  ke  ruang inkubator. Mekanisme ini dikenal sebagai efek cerobong ( chimney effect ) [6] . Sekeliling sisi dan  kanopi  ruang  inkubator  dibuat  dari  plastik  akrilik  dengan  ketebalan  5  mm.  Sisi  kiri- kanan  ruang  ini  diberi  lubang  ventilasi  secukupnya  untuk  pertukaran  udara.  Kanopi  dan bagian  depannya  dibuat  agar  dapat  dibuka-tutup  guna  memudahkan  akses penangan/perawatan bayi nantinya (Gambar.2). Antara kedua ruang ini diberi sekat berupa triplek berlubang yang disangga dengan rangka kayu dan difungsikan sebagai alas tempat tidur  bayi.  Lubang  pada  triplek  alas  difungsikan  guna  memudahkan  proses  trasfer  energi panas dari elemen pemanas ke ruang inkubator.
Gambar 2. (color online) Bukaan ganda inkubator bayi produksi sendiri yang memudahkan akses penanganan bayi.Kotak kecil yang ditunjuk adalah unit tambahan pemantau suhu dan kelembaban

## Kinerja Ruang Inkubator
Walaupun sumber energi panasnya berasal dari air panas yang dikungkung dalam elemen planar  spiral  di  ruang  pemanas,  tetapi  kinerja  yang  diukur  adalah  kinerja  ruang inkubatornya.  Alasan  mendasarnya  adalah  ruang  inkubator  inilah  tempat  bayi  baru  lahir dibawah berat badan dan/atau prematur ditempatkan. Kondisi lingkungan fisis dalam ruang inilah  yang  akan  berinteraksi  dengan  bayi.  Persamaan  (1)  yang  digunakan  sebagai  dasar penentuan kinerja ruang inkubator merupakan contoh langsung penerapan persamaan Joule,
Q = m . c . . (variabel suhu t diganti dengan   agar tidak rancu dengan variabel t waktu). Seperti diuraikan pada bagian eksperimental, nilai B dan V Persamaan (1) cenderung tetap pada  rentang  pengamatan  suhu.  Nilai  ( t )  yang  pada  dasarnya  merupakan  variabel yang  diamati  pada  kajian  ini  dihitung  dari  gradien  kenaikan  suhu  hingga  tepat  tercapai suhu stabil dalam ruang inkubator. Data yang dimasukkan untuk pengambilan nilai gradien ini adalah rata-rata semua pengukuran perubahan suhu yang dilakukan (Gambar. 3).
Gambar 3. Pembangkitan persamaan linier untuk penentuan nilai gradien perubahan suhu-waktu ( t ) di dalam ruang inkubator produksi sendiri. Data dengan garis mendatar memperlihatkan capaian suhu stabil (Grafik dan pembangkitan persamaan regresi linier diolah dengan bantuan Microsoft Excel 2010)
Dengan  memasukkan  nilai-nilai  dari  semua  komponen  variabel  Persamaan  (1)  diperoleh besarnya  kinerja  ruang  inkubator  rata-rata  sebesar  0,4  J/s.  Sementara  capaian  suhu  stabil udara ruang inkubator rata-rata tercapai  pada 34,2 o C. Suhu stabil ini rata-rata tercapai  20 menit segera setelah air panas mengisi penuh volume elemen planar spiral. Capaian suhu stabil  ruang  inkubator  yang  rata-rata  sebesar  34,2 o C  sudah  cukup  memadai  sebagai lingkungan bayi, karena suhu maksimal yang disyaratkan adalah 37 o C [6,7] .
Begitu  penunjukkan  suhu  stabil  ruang  inkubator  memperlihatkan  penurunan,  air  panas dalam  elemen  dapat  dibuang  untuk  kemudian  digantikan  dengan  air  panas  baru  yang tersimpan di tandon.  Secara praktek memang terlihat kurang praktis harus membuang atau mengisi  air  panasnya,  namun  inilah  cara  solutif  aman  penyedia  sumber  energi  panas inkubator untuk daerah yang belum teraliri listrik PLN dan jauh dari akses pusat kesehatan.

## Unit Pemantau Suhu dan Kelembaban
Rangkaian tiap komponen penyusun unit pemantau ini disajikan pada Gambar 4.
Gambar 4a. Skema unit pemantau suhu dan kelembaban untuk inkubator (Gambar dibuat dengan Microsoft Visio 2002)
Gambar 4b. (color online) Rangkaian unit pemantau suhu dan kelembaban untuk inkubator secara fisik. Gambar inset  memperlihat-kan contoh tampilan pembacaan nilai suhu dan kelembaban
Sensor  IC  LM35  dengan  pin input dikoneksikan  melalui  kabel  serial  pararel  yang memungkinkan  terjadinya  sistem  konversi  sinyal  analog  ke  sinyal  digital  (sistem  ADC yang  telah  terdapat  di  dalam  modul  mikrokontroler).  Sistem  ADC  mempunyai  jumlah maksimum delapan saluran masukan analog yang dapat direspon secara bersamaan melalui port A mikrokontroler.  Sistem ADC mempunyai lebar pita 8 bit, sehingga proses sampling data analog dapat dibagi menjadi 28 atau 256 bagian (dari bit 0-255). Pin-pin ADC yang digunakan pada pembuatan unit ini adalah pin 0 untuk output sensor suhu kering dan pin 1 untuk  sensor  suhu  basah.  Sinyal  digital  keluaran  dari  ADC  akan  langsung  diolah  oleh mikrokontroler.  Dengan  program  CV-AVR  yang  telah  dibuat,  mikrokontroler  akan mengatur sinyal keluaran menuju aktuator yang dipasang pada port B, dan layar LCD pada port C. Nukilan potongan listing program CV-AVR pengatur suhu dan kelembaban dapat dilihat pada Gambar.5.
Gambar 5. (color online) Nukilan listing pembacaan suhu kering (atas) dan kelembaban udara (bawah)
Guna  menjamin  bahwa  besaran  fisis  yang  ditunjukkan  pada  layar  LCD  sama  dengan besaran  fisis  semestinya,  dilakukan  kalibrasi  pada  kedua  sensor  IC  LM35-nya.  Kalibrasi pertama  adalah  dengan  memperlihatkan  bahwa  perubahan  nilai  variabel  fisisnya  setara dengan  perubahan  tegangan  yang  terjadi  pada  tiap  sensor  (Gambar.6).  Kalibrasi  kedua adalah  membandingkan  nilai  besaran  fisis  yang  ditunjukkan  oleh  sensor  suhu  kering  dan suhu  basah  sama  dengan  nilai  yang  ditunjukkan  pada  termometer  digital  dari  keduanya (Gambar. 7).
a.
(b)
Gambar  6. Kalibrasi  sensor  suhu  kering  (a)  dan    sensor  suhu  basah  (b)  terhadap  nilai  tegangan keluarannya.(Gambar  dan  persamaan  regresi  linier  dibangkitkan  dengan  bantuan  Microsoft Excel 2010)
a. b.
Gambar 7. Perbandingan nilai suhu kering terukur (a) dan suhu basah (b) pada LCD dengan nilai penunjukkan pada termometer digital rujukan.
(Gambar dan persamaan regresi linier dibangkitkan dengan bantuan Microsoft Excel 2010)
TLCD= 1,0009T + 0,6867 R 2 = 0,9866 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Temperatur (C) T p e n g u k u ra n ( C ) T LCD  = 1,0911T- 0,8105 R 2 = 0,9706 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Temperatur (C) T p e n g u k u ra n ( C ) T = 127,41V - 6,3277 R 2 = 0,9808 0 10 20 30 40 50 60 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Tegangan (V) T e m p e ra tu r (C ) T = 113,75V - 8,5788 R 2 = 0,9744 0 10 20 30 40 50 60 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Tegangan (V) T e m p e ra tu r (C )
Berdasarkan  Gambar.  7,  kalibrasi  nilai  suhu  ruang  inkubator  yang  muncul  di  layar  LCD dibandingkan dengan nilai suhu yang terbaca pada termometer digital. Sementara kalibrasi kelembaban  yang  nilainya  ditampilkan  pada  layar  LCD  tidak  dibandingkan  dengan higrometer digital, karena tidak adanya higrometer digital. Nilai kelembaban yang muncul pada layar LCD sepenuhnya mengandalkan pengolahan data sensor suhu kering dan suhu basah  menurut  Persamaan  (2)  yang  algoritmanya  diatur  sebagaimana  nukilan  program pada Gambar. 5. Sehingga disini, yang dikalibrasi adalah nilai suhu basah dan suhu kering pengukuran terhadap nilai keduanya yang diukur dengan termometer digital.
Dari persamaan regresi linier yang diperoleh serta melihat nilai R 2 -nya, kesensitifan sensor berkisar  antara 0,02    0,01 volt/ o C dan 0,03    0,01 volt/ o C, masing-masing untuk sensor suhu  kering  dan  suhu  basah.  Dari  persamaan  linier  yang  muncul  terutama  nilai R 2 -nya dapat  diketahui  bahwa  sistem  pemantau  besaran  suhu  dan  kelembaban  dalam  memantau linkungan fisis inkubator bayi produksi sendiri ini mempunyai akurasi sebesar 97,06% dan 98,66%, masing-masing  untuk  sensor suhu kering dan sensor suhu basah. Unit  pemantau ini  lebih  sederhana  dalam  pembuatan  listing  programnya  dan  lebih  lengkap  karena menyertakan  variabel  kelembaban  udara  dibanding  dengan  unit  sejenis  yang  pernah dilakukan sebelumnya [8] .

## KESIMPULAN
Secara  umum,  inkubator  bayi  dengan  sumber  energi  berupa  air  panas  yang  dikungkung dalam  elemen  planar  spiral  mampu  menghasilkan  energi  panas  rata-rata  sebesar  0,4  J/s dengan  capaian  rata-rata  suhu  stabilnya  34,2 o C  dalam  selang  waktu  20  menit  segera setelah  air  panas  mengisi  elemen.  Kalibrasi  dari  kedua  sensor  suhu  kering  dan  basahnya masing-masing memiliki kepekaan berkisar 0,02   0,01 volt/ o C dan 0,03   0,01 volt/ o C.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  LPPM  UNSOED  atas  dukungan  dana  melalui skim  PKM  Berbasis  Riset.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyumas  atas  perkenan  ijin kegiatan  PKM  dan  kunjungan  ke  Puskesmas  Rawat  Inap  dan  Rumah  Sakit  Bersalin  di sekitar Banyumas. Miftakhul Firdaus atas bantuan inisiasi pemrogramannya.

## DAFTAR PUSTAKA
1 BPS  Kab.  Banyumas.  “ Kabupaten  Banyumas  dalam  Angka  2011 ”.  ISSN  0214.4331. Katalog BPS 1401.3302.
2 Wihantoro.  2011.  “Pemantau  Parameter  Fisis  untuk  Lingkungan  Inkubator  Bayi.” Prosiding Pertemuan Ilmiah XXV HFI , Jateng-DIY. ISSN 0853-0823. pp. 96-98.
3 Antonucci,  R.,  Porcella  A.,  and  Fanos  V.  2009.“The  infant  incubator  in  the  neonatal intensive  care  unit:  unresolved  issues  and  future  developments”. Journal  of  Perinatal Medicine , Vol. 37 No. 6, pp. 587-598.
4 Wihantoro dan Agus Yanto. 2010. “ Kajian Teori Dan Eksperimen Dinding Penampung Kalor:  Alternatif  Pemanas  Air  Sederhana  Tenaga  Matahari ”  Prosiding  Seminar Nasional Energi Terbarukan Indonesia I. pp. 85-89.
5 Sinclair, L and Sinn J. ” Higher versus Lower Humidity for the Prevention of Morbidity and  Mortality  in  Praterm  Infants  in  Incubators ”.  Cochrane  Database  of  Systematic Reviews pp.2.
6 Aynsley-Green, A.,  Roberton  N.R.,  and Rofley. P. 1975. “Air Temperature Recording in infant incubators”. Arch Dis Child . Vol. 50 No. 3, pp. 215-219.
7 Dahm,  Linda  Swafford,  and  Stanley  James.  1977.“Newborn  Temperature  And Calculated Heat Loss In The Delivery Room”. Pediatrics Vol. 49 No. 4, pp. 504-513.
8 Sugito,H  dan  Suryono.  2009.  “Rancang  Bangun  Sistem  Pengaturan  Suhu  Ruang Inkubator Bayi Berbasis Microcontroller AT89S51”. Berkala Fisika , Vol. 12. No. 2, pp. 55-62.