Pengembangan Model Aspirator Penangkap Nyamuk Elektrik
Wahyu Widyantoro 1 *, Sarifah Syadiyah 2 , Ari Sumiyarsih 3
1,2,3 Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes, Yogyakarta Indonesia * Koresponden email : kangbeyes@gmail.com
Diterima: 31 Maret 2023 Disetujui: 11 April 2023

## Abstract
Mosquito catching activities in surveys and practical learning in the laboratory always use an aspirator. An aspirator is a tool used to catch very small, soft, agile, active insects that are difficult to collect with tweezers or brushes, such as mosquitoes. Aspirators that are widely used to catch mosquitoes during surveys and in the laboratory are simple, namely mouth suction aspirators. The use of oral suction aspirators is prone to the  spread  of  COVID-19  cases  because  apart  from  being  sucked  by  mouth,  they  are  also  used interchangeably.  So  it  is  necessary  to  develop  various  models  of  automatic  aspirators  without  mouth suction. The research method used is Research and Development (R&D). Based on the suction power test, the fan model has a maximum suction speed of 5cm while the valve model is 1 cm. The aspirator model of the fan has .
Keywords: aspirator, mosquito, mosquito catch, survey entomologi, tool development

## Abstrak
Kegiatan  penangkapan  nyamuk  dalam  survei  dan  pembelajaran  praktik  di  laboratorium  selalu menggunakan  aspirator.  Aspirator  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  menangkap  serangga  yang  sangat kecil, lembut, gesit, dan aktif yang sulit dikumpulkan dengan pinset atau sikat, seperti nyamuk. Aspirator yang  banyak  digunakan  untuk  menangkap  nyamuk  saat  survei  maupun  di  laboratorium  sederhana  yaitu aspirator mouth suction . Penggunaan oral suction aspirator rentan terhadap penyebaran kasus COVID-19 karena  selain  dihisap  melalui  mulut,  juga  digunakan  secara  bergantian.  Sehingga  perlu  dikembangkan berbagai  model  aspirator  otomatis  tanpa  penyedot  mulut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah Research  and  Development (R&D).  Berdasarkan  uji  daya  hisap,  model  kipas  memiliki  kecepatan  hisap maksimum  5cm  sedangkan  model  katup  1  cm.  Model  aspirator  kipas  menerima  3,82  atau  sangat  baik dibandingkan dengan model katup 3,4 atau baik.
Kata Kunci: aspirator, nyamuk, penangkap nyamuk, survei entomologi, pengembangan alat

## 1. Pendahuluan
Ada  banyak  metode  pengambilan  sampel  nyamuk  dewasa,  teknik  yang  cocok  tergantung  pada pertanyaan  yang  akan  dijawab.  Sebagian  besar  metode  pengambilan  sampel  bertujuan  mengumpulkan nyamuk  dalam  tahap  fisiologis  tertentu,  mis.  mencari  inang  atau  ovipositing.  Meskipun  metode  ini cenderung  memberikan  spesimen  dalam  jumlah  besar  melalui  penggunaan  atraktan,  mereka  tidak memberikan  sampel  yang  mewakili  populasi  nyamuk.  Sampling  nyamuk  istirahat  dewasa  memberikan sampel  cross-sectional  dari  seluruh  populasi  -  memberikan  informasi  yang  lebih  representatif  tentang struktur umur, kondisi fisiologis dan rasio jenis kelamin populasi [1].
Nyamuk  dapat  ditemukan  beristirahat  di  dalam  atau  di  luar  ruangan  sesuai  dengan  perilaku  dan musim spesifik spesies [2]. Nyamuk yang beristirahat di luar ruangan biasanya memilih tempat berlindung alami  seperti  lubang  pohon,  pinjaman  hewan,  batang  kayu  yang  rusak,  lubang  di  tanah  dan  vegetasi. Beberapa  spesies  nyamuk  memilih  untuk  beristirahat  di  dalam  tempat  tinggal  manusia,  tetapi  yang melakukannya  biasanya  merupakan  vektor  penyakit  penting  yang  sangat  sinantropik.  Dalam  konteks pemantauan dan pengendalian penyakit, pengambilan sampel nyamuk yang beristirahat di dalam ruangan merupakan  indikator  kemanjuran  yang  penting  dari  intervensi  tingkat  rumah  tangga  serta  tingkat perlindungan masyarakat yang dapat diberikan oleh intervensi [3].
Penangkapan  nyamuk  stadium  dewasa  metode  ini  merupakan  metode  yang  telah  diterapkan  pada Survei entomologi vektor malaria secara permanen dan diadaptasikan juga untuk diterapkan pada survei entomologi  vektor  DBD  [4].  Dalam  perkembangannya  penerapan  metode  ini  mengalami  permasalahan etical  clearance  ketika  dihadapkan  pada  risiko  petugas  dilapangan  untuk  tertular  penyakit,  sehingga kebijakan  terkini  lebih  mengutamakan  untuk  menerapkan human  landing  collection [5].  Penangkapan nyamuk landing collection walaupun berbiaya rendah namun masih membutuhkan jumlah petugas lebih
banyak,  konsumsi  waktu  lebih  lama,  keberhasilan  penangkapan  dipengaruhi  kemampuan  petugas  dan cenderung sulit untuk diterapkan pada lingkungan permukiman padat [6].
Kegiatan  menangkap  nyamuk  dewasa  merupakan  bagian  kegiatan  dalam  menunjang  kemampuan mahasiswa  dalam  kegiatan  survei  lapangan maupun praktik di dalam  laboratorium. Prosedur penangkap nyamuk yaitu mendekatkan ujung kaca aspirator ke arah nyamuk dan menghisapnya melalui selang karet sehingga nyamuk akan terbawa ke dalam tabung kacanya. Antara tabung kaca panjang dan selang pengisap terdapat suatu penyaring sehingga nyamuk tidak akan ikut tersedot ke dalam selang karet [7].
Aspirator  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  menangkap  serangga  yang  berukuran  sangat  kecil, lembut, lincah, aktif dan sulit dikoleksi dengan pinset atau kuas, misalnya nyamuk  [8]. Aspirator terbuat dari bahan kaca dan selang. Penggunaan aspirator yang harus dihisap merupakan kelemahan aspirator saat ini. Dalam kondisi pandemi COVID-19 diperlukan alat yang aman dan mudah digunakan oleh mahasiswa sehingga  dapat  menekan  penyebaran  COVID-19.  Penggunaan  aspirator  yang  sering  berganti-ganti  dari mulut  ke  mulut  walaupun  sebelum  digunakan  biasanya  dibersihkan  dulu  dengan  kapas  yang  dibasahi dengan alkohol. Berdasarkan hasil observasi pada keadaan diatas perlu adanya modifikasi berbagai model aspirator yang otomatis tanpa menghisap [9].
Berdasarkan latar belakang, permasalahan utama yang dapat dirumuskan, adalah adanya resiko bagi petugas untuk tertular penyakit termasuk COVID-19. Diperolehnya berbagai model aspirator elektrik tanpa menyedot dengan mulut atau aspirator elektrik.

## 2. Metode Penelitian
Model penelitian Research & Development yang digunakan oleh peneliti adalah model penelitian. Metode  penelitian  dan  pengembangan  ini  digunakan  untuk  menghasilkan  suatu  produk  tertentu.  Model pengembangan yang digunakan di dalam penelitian ini mengacu pada model pengembangan menurut Borg dan Gall. Model pengembangan Borg & Gall yang dilakukan oleh peneliti agar produk yang dirancangnya mempunyai standar kelayakan. Dengan demikian, yang diperlukan dalam pengembangan ini adalah rujukan tentang prosedur produk yang akan dikembangkan [10].
Adapun  tahapan  dalam  model  yang  digunakan  sebagai  berikut:  (1)  Pengumpulan  data,  (2) perencanaan, (3) Pembuatan model desain aspirator elektrik, (4)  revisi produk, (5)  uji fungsi alat, (6) uji daya terima alat.
Produk  yang  dihasilkan  berupa  aspirator  elektrik  di  Jurusan  Kesehatan  Lingkungan  Poltekkes Kemenkes  Yogyakarta.  Waktu  penelitian  dimulai  dari  bulan  Agustus  sampai  dengan  September  2022. Lokasi  penelitian  atau  uji  coba  produk  yakni  di  laboratorium  vektor  Jurusan  Kesehatan  Lingkungan Poltekkes  Kemenkes  Yogyakarta.  Penelitian  ini  telah  memperoleh  kaji  etik  dari  Komisi  Etik  Poltekkes Kemenkes Yogyakarta No No. e-KEPK/POLKESYO/0626/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Uji Daya Hisap
Pengujian  prototipe  dilakukan  di  Laboratorium  Pengendalian  Vektor  dan  Binatang  Pengganggu Poltekkes  Kemenkes  Yogyakarta.  Pengujian  dilakukan  secara  bertahap  dengan  pengujian  teknis  yaitu kecepatan  daya  hisap dan uji  fungsi  penangkapan  nyamuk dewasa.  Pengujian  kecepatan  dilakukan pada tanggal 1 September 2022. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kemampuan daya hisap alat  aspirator  elektrik.  Pengujian  dilakukan  5  (lima)  kali  pengulangan  untuk  mendapatkan  informasi kecepatan daya isap alat pada kondisi di lapangan.
Tabel 1. Rekapitulasi hasil daya isap alat Model Rata-rata Kecepatan Hisap (meter/detik) pada jarak (cm) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 Model fan 5,5 3,8 2,7 2,3 1,8 1,5 1,1 0,8 0,3 Model hisap 1,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 Sumber: Data terolah, 2022
Tabel 1 menunjukkan bahwa kecepatan daya hisap aspirator elektrik pada model 1 masih mampu menghisap hingga jarak 5 cm dari tepi inlet aspirator elektrik pada kecepatan tombol maksimal sebesar 0,3 meter/detik .
Gambar 1 . Uji kecepatan hisap aspirator elektrik menggunakan anemometer Sumber: Penelitian, 2022

## 3.2. Pengujian Fungsi
a. Uji perolehan nyamuk tertangkap
Pengujian fungsi dilakukan pada tanggal 19 September 2022 s.d 24 September 2022 di laboratorium Pengendalian Vektor dan Binatang Pengganggu Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pengujian ini memiliki tujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  kemampuan  aspirator  elektrik  dalam  menangkap  nyamuk  melalui berbagai  serangkaian  uji  penangkapan  nyamuk  di  rearing  nyamuk.  Proses  pengujian  spesimen  nyamuk Aedes. Perbandingan perolehan nyamuk tertangkap dalam skala waktu 1 menit.
Tabel 2. Uji perolehan nyamuk per menit. Perolehan Nyamuk Tertangkap per 1 (satu) menit Pengulangan Model fan Model katup Aspirator manual I 56 12 6 II 45 6 7 III 67 8 8 IV 43 14 7 V 44 9 9 VI 46 14 6 VII 65 13 7 VIII 43 12 8 IX 37 10 7 X 41 15 9 Total 487 113 74 Sumber : Pengolahan Data, 2022
b. Uji keutuhan spesimen nyamuk
Keutuhan spesimen nyamuk tertangkap pada uji ini berdasarkan jumlah nyamuk yang tertangkap dan memiliki bagian tubuh yang utuh meliputi seluruh bagian kepala, abdomen, sayap dan kaki.
Tabel 3. Uji keutuhan nyamuk yang tertangkap aspirator model fan Pengulangan Jumlah nyamuk Bagian tubuh nyamuk yang rusak kepala abdomen sayap kaki I 56 - - - 1 II 45 - - - - III 67 - - - - IV 43 - - - - V 44 - - - - VI 46 - - - - VII 65 - - - - VIII 43 - - - - IX 37 - - - - X 41 - - - - Total 487 Sumber : Pengolahan Data, 2022 Tabel 4 . Uji keutuhan nyamuk yang tertangkap aspirator model katup Pengulangan Jumlah nyamuk Bagian tubuh nyamuk kepala abdomen sayap kaki I 12 - - - - II 6 - - - - III 8 - - - - IV 14 - - - - V 9 - - - - VI 14 - - - - VII 13 - - - - VIII 12 - - - - IX 10 - - - - X 15 - - - - Total 113 Sumber : Pengolahan Data, 2022 Tabel 5. Uji keutuhan nyamuk yang tertangkap aspirator model fan Pengulangan Jumlah nyamuk Bagian tubuh nyamuk kepala abdomen sayap kaki I 6 - - - - II 7 - - - - III 8 - - - - IV 7 - - - - V 9 - - - - VI 6 - - - - VII 7 - - - - VIII 8 - - - - IX 7 - - - - X 9 - - - - Total 74 Sumber : Pengolahan Data, 2022

## 3.3. Uji Lapangan oleh Pengguna
Uji  lapangan  pengguna  ini  merupakan  uji  daya  terima  terhadap  alat  yang  digunakan.  Pengguna melakukan penilaian terhadap beberapa poin terhadap alat yang di gunakan.
Tabel 6. Hasil Uji penerimaan alat oleh pengguna atau mahasiswa No. Aspek penilaian Model fan Model katup Rata-rata kategori Rata-rata kategori 1. Keefektifan alat 4,8 Sangat baik 4,1 Baik 2. Kemudahan penggunaan alat 3,6 Sangat baik 3,2 Baik 3. Ringan dan ringkas 3,2 Baik 3,1 Baik 4. Spesimen alat yang tertangkap mudah terlihat dan tidak rusak 3,6 Sangat baik 3, 1 Baik 5. Alat aman digunakan 3,9 Sangat baik 3,3 Baik Rata-rata 3,82 Sangat baik 3,425 Baik Sumber : Pengolahan Data, 2022 Keterangan: 1. Sangat baik  =3,5-4
2. Baik =3-3,5
3. Cukup  =2,5-3
4. Kurang  =0-2,5
Hasil rata-rata angket respon mahasiswa terhadap alat aspirator elektrik dapat dilihat hasil 3,82 untuk model  fan  dan  3,425  untuk  model  katup.  Berdasarkan  hasil  ini  menunjukkan  bahwa  model  fan  lebih  di terima oleh mahasiswa dari segi keefektifan alat, kemudahan penggunaan alat, dan aman digunakan.
Pembuatan  aspirator  elektrik  melalui  berbagai  tahap  yang dilakukan  oleh  peneliti.  Tahap  pertama merupakan  tahap  perancangan  dan  penentuan  model.  Model  yang  didapat  adalah  model  fan/kipas  dan model  katup.  Setelah  penentuan  model  alat  dilanjutkan  pada  tahap  pembuatan.  Setelah  dilakukan pembuatan  dilakukan  koreksi  terhadap  alat.  Perbaikan  alat  kemudian  dilakukan  maka  tahap  selanjutnya adalah melakukan uji fungsi alat dan uji daya terima alat oleh pengguna atau mahasiswa.[11]
Kecepatan isap merupakan kelompok variabel teknis. Variabel ini  merupakan variabel utama yang erat kaitannya dengan performa prototipe  aspirator elektrik. Kecepatan isap secara teknis standar pabrik tertera pada  spesifikasi fan/blower yang digunakan pada prototipe aspirator elektrik ini namun demikian instalasi controller , kapasitas aki (sumber energi) dan penggunaan mesh dapat mempengaruhi kinerja yang berdampak pada penurunan   kecepatan  isap  [12] Berbagai  aspirator  elektrik  yang  pernah dikembangkan sebelumnya  lebih  menitikberatkan  pada  fungsi  menangkap  nyamuk  secara  umum  artinya  alat  lebih difokuskan  diuji  langsung  untuk  menangkap  nyamuk  di  lapangan  dimana  hasil  tangkapan  akan  sangat dipengaruhi oleh kondisi kepadatan nyamuk yang fluktuatif [13].
Berdasarkan hasil pengujian didapatkan angka pengukuran sebesar 5,5  meter/detik pada posisi 0 cm dari inlet dengan jarak maksimal mengisap hingga  5,5 cm . Angka pengukuran  ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan procopack aspirator , dimana procopack aspirator mampu mengisap hingga jarak 10 cm dengan kecepatan  isap  11-10,6    meter/detik  pada  tepi inlet .      Performa    kecepatan  isap  prototipe aspirator elektrik yang lebih rendah ini  sangat dimungkinkan karena penggunaan jenis mesh . Jenis mesh yang   digunakan  memiliki  kerapatan  yang  lebih  tinggi yaitu ukuran  80  sedangkan procopack  aspirator menggunakan ukuran mesh yang lebih kecil [11].
Uji penerimaan alat dilakukan dengan melakukan uji penggunaan oleh mahasiswa semester 3 Prodi diploma  tiga  sanitasi  dan  semester  5  sarjana  terapan  jurusan  kesehatan  lingkungan.  Uji  penerimaan  alat meliputi (i) Keefektifan alat (ii) Kemudahan penggunaan alat (iii) Ringan dan ringkas (iv) Spesimen alat yang tertangkap mudah terlihat dan tidak rusak (v) Alat aman digunakan. Sementara dari aspek nyamuk yang tertangkap belum ada yang mengulas perihal kondisi fisiknya, artinya belum banyak dipelajari apakah aspirator nyamuk elektrik yang ada selama ini mampu menangkap nyamuk dalam keadaan utuh atau tidak. Untuk mendapatkan berbagai informasi yang komprehensif perihal perilaku dan kebiasaan spesifik, maka nyamuk  yang  ditangkap  harus  dapat  diidentifikasi  untuk  dapat  menentukan  spesiesnya  dan  perannya sebagai vektor atau bukan, oleh karena itu keutuhan nyamuk yang ditangkap menjadi salah satu faktor yang menentukan [14].
Kegiatan survei entomologi mencakup suatu kegiatan mendeskripsikan keberadaan vektor di suatu wilayah secara berkala, meliputi penyebaran geografis, pola variasi musiman, perilaku indigenus, ukuran kepadatan  populasi  vektor  dan  pengaruh  unsur  abiotik  terhadap  vektor  dengan  kegiatan  pengukuran kepadatan  populasi  vektor  menjadi  fokus  utama  dikarenakan  mampu  menggambarkan  risiko  penularan. Survei entomologi vektor stadium dewasa yang diterapkan di seluruh negara mengadaptasi pada ketentuan
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Badan  Kesehatan  Dunia  (WHO)  dimana gold  standart nya  adalah human  landing/bitting  collection dan resting collection dengan menggunakan aspirator.[15]

## 4. Kesimpulan
Aspirator  elektrik  menghadirkan  alternatif  memberikan  hasil  yang  sebanding  selain  lebih  mudah digunakan  terutama  dalam  periode  pengambilan  sampel  yang  lama.  Keuntungan  besar  dari  Aspirator elektrik  adalah  meminimalkan  penularan  penyakit    dan  dapat  dirakit  sendiri  menggunakan  suku  cadang yang mudah didapat dengan biaya yang jauh lebih kecil. Namun, kami merekomendasikan agar penelitian semacam ini dilakukan karena aspirator elektrik dapat digunakan di dalam dan di luar ruangan, merupakan alat yang murah dan efektif yang memerlukan keterampilan minimum untuk beroperasi.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  kepada  Direktur  Poltekkes  Kemenkes  Yogyakarta  yang  telah  memberikan kesempatan dalam penelitian pengembangan alat ini.

## 6. Referensi
[1] Barrera R, Amador M, Acevedo V, Hemme RR, Félix G. Sustained, Area-Wide Control of Aedes aegypti  Using  CDC  Autocidal  Gravid  Ovitraps.  Am  J  Trop  Med  Hyg  2014;91:1269. https://doi.org/10.4269/AJTMH.14-0426.
[2] Bäck  AT,  Lundkvist  A.  Dengue  viruses  -  an  overview.  Infect  Ecol  Epidemiol  2013;3. https://doi.org/10.3402/iee.v3i0.19839.
[3] Naris Dyah P, Sudaryanto S, Muslikah M, Widyantoro W. Pengkayaan Materi Bagi Kader Jumantik Yang Tergabung Dalam Tanggap Bocah [TABO] Di Kecamatan Sleman. Jurnal Terapan Abdimas 2018;3:60–5. https://doi.org/http://doi.org/10.25273/jta.v3i1.2169.
[4] Tiya,  Taslisia. Survei  Entomologi,  Maya  Indeks  Dan  Status  Kerentanan  Larva  Nyamuk  Aedes Aegypti Terhadap Temephos Di Desa Salido Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan . Diss. Universitas Andalas, 2018.
[5] Kenea  O,  Balkew  M,  Tekie  H,  Gebre-Michael  T,  Deressa  W,  Loha  E,  Comparison  of  two  adult mosquito  sampling  methods  with  human  landing  catches  in  south-central  Ethiopia.  Malar  J 2017;16:1–15. https://doi.org/10.1186/S12936-016-1668-9/TABLES/4.
[6] Tangena JAA, Thammavong P, Hiscox A, Lindsay SW, Brey PT. The Human-Baited Double Net Trap: An Alternative to Human Landing Catches for Collecting Outdoor Biting Mosquitoes in Lao PDR. PLoS One 2015;10:e0138735. https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0138735.
[7] Gimnig  JE,  Walker  ED,  Otieno  P,  Kosgei  J,  Olang  G,  Ombok  M,  Incidence  of  Malaria  among Mosquito Collectors Conducting Human Landing Catches in Western Kenya. Am J Trop Med Hyg 2013;88:301. https://doi.org/10.4269/AJTMH.2012.12-0209.
[8] Subaris H, Subiyanto S, Kartono DT, Lestary E. Social Capital Capacity as Prediction of Dengue Control. vol. 5. Inst. of Advanced Engineering and Science; 2016.
[9] Vazquez-Prokopec GM, Galvin WA, Kelly R, Kitron U. A New, Cost-Effective, Battery-Powered Aspirator for Adult Mosquito Collections. J Med Entomol 2009;46:1256. https://doi.org/10.1603/033.046.0602.
[10] Widyantoro  W,  Pengembangan  S,  Awetan  M,  Sebagai  T,  Ajar  B,  Kuliah  M.  Exploring  Rat Preserved Media as Teaching Material for Vector Control Subjects. Jurnal Temapela 2020;3:29–33. https://doi.org/10.25077/TEMAPELA.3.1.29-33.2020.
[11] Cox G, Jones E, McGonagle D, Giannoudis P V. Reamer-irrigator-aspirator indications and clinical results: A systematic review. Int Orthop 2011;35:951–6. https://doi.org/10.1007/S00264-010-1189- Z/METRICS.
[12] Boyd  CE,  Martinson  DJ.  Evaluation  of  propeller-aspirator-pump  aerators.  Aquaculture 1984;36:283–92. https://doi.org/10.1016/0044-8486(84)90243-6.
[13] Ogoma SB, Lweitoijera DW, Ngonyani H, Furer B, Russell TL, Mukabana WR. Screening mosquito house entry points as a potential method for integrated control of endophagic filariasis, arbovirus and malaria vectors. PLoS Negl Trop Dis 2010;4. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0000773.
[14] Vanlerberghe V, Trongtokit Y, Jirarojwatana S, Jirarojwatana R, Lenhart A, Apiwathnasorn C, et al.  Coverage-dependent  effect  of  insecticide-treated  curtains  for  dengue  control  in  thailand. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 2013;89:93–8.
https://doi.org/10.4269/ajtmh.13-0015.
[15] Chandrasegaran  K,  Lahondère  C,  Escobar  LE,  Vinauger  C.  Linking  Mosquito  Ecology,  Traits,
Behavior, and Disease Transmission. Trends Parasitol 2020;36:393–403. https://doi.org/10.1016/J.PT.2020.02.001.