## Perancangan Alat Pencatat Data Kurva Karakteristik Arus dan Tegangan (I-V) Modul Surya
1 Cholis, 2 Ira Devi Sara, 3 Yuwaldi Away 1,2,3 Magister Teknik Elektro Universitas Syiah Kuala Tgk. Syech Abdul Rauf No. 7 Darussalam – Banda Aceh Kode Pos: 23111
1 olizzgreen@gmail.com

## Abstrak
Untuk  menampilkan  kurva  karakteristik  I-V  diperlukan  sebuah  peralatan  dalam  menelusuri keluaran sebuah modul surya yang disebut IV Tracer. IV Tracer bekerja berdasarkan nilai tegangan kerja yang  divariasikan  terhadap  sebuah  modul  surya  mulai  dari  titik  nol  sampai  nilai  tegangan  rangkaian terbuka  ( open  circuit ).  Berdasarkan  hasil  percobaan  menggunakan  rangkaian snubber dengan  nilai kapasitor  47  uF,  tahanan  5 Ω  dan  dioda  FR207  memperlihatkan  bentuk  kurva  arus  dan  tegangan  yang sesuai datasheet dengan selisih rata-rata sebesar 8,89 % berdasarkan parameter nilai modul surya yang diuji. Data yang diperoleh merupakan nilai variasi tegangan saat switching MOSFET IRF540 selama 1600 milisekon dengan mengumpulkan sebanyak 52 titik pengujian. IV tracer yang dirancang memiliki batasan sebesar 200 mA - 8V berdasarkan pengaturan yang dilakukan pada layar TFT 1,8”.
Kata kunci: Modul surya, Kurva Karakteristik (I-V), IV Tracer, Snubber, P-sim

## Abstract
To  display  the  I-V  characteristic  curve  needed  of  equipment  in  tracing  the  output  of  a  solar module  called  Tracer  IV.  Tracer  IV  based  on  the  working  is  varied  voltage  a  solar  module  ranging  from zero point to the value of the open circuit voltage. Based on the results of an experiment using a snubber circuit  with  47  uF  capacitor  value,  resistor  5  Ω  and  diode  FR207  reveal  the  shape  current  and  voltage curves  corresponding  datasheet  with  an  average  rate  of  8,89  %  to  the  parameter  value  solar  module tested. The data obtained is the value of the voltage variation when switching MOSFET IRF540 for 1,600 milliseconds by collecting a total of 52 test points. Tracer IV test results were simulated by 3%. IV tracer designed has a limit of 200 mA - 8V is based on the arrangements on the TFT screen of 1.8".

## Keywords
: solar module, characteristic curve (I-V), Tracer IV, snubbers, P-sim

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  dalam  pemanfaatan  teknologi  potensi  energi  matahari  semakin meningkat.  Modul  surya  bekerja  mengubah  energi  cahaya  menjadi  energi  listrik  dengan memanfaatkan  proses  photoelektrik  [1,2].  Modul  surya  memiliki  kurva  karakteristik  arus  dan tegangan  (I-V).  Kinerja  sebuah  sistem  modul  surya  dapat  dilakukan  dengan  pengamatan terhadap kurva karakteristik arus dan tegangan    (I-V). Beberapa parameter pada karakteristik kurva  arus  dan  tegangan  (I-V)  adalah  seperti  arus  hubung  singkat  (Isc),  tegangan  rangkaian terbuka  (Voc),  faktor  pengisian  (FF),  daya  maksimum  (Pmpp),  arus  pada  daya  maksimum (Impp) dan tegangan pada daya maksimum (Vmpp) [1,4]. Kurva karakteristik arus dan tegangan (I-V)  menampilkan  secara  grafis  kondisi  pencapaian  daya  keluaran  maksimum  pada  sebuah modul  surya  [5].  Kurva  karakteristik  arus  dan  tegangan  (I-V)  modul  surya  diperoleh  dengan melakukan  variasi tegangan  pada  rangkaian  mulai  dari  rangkaian  hubung  singkat  (nilai tegangan nol) hingga rangkaian terbuka (nilai tegangan maksimal).
Untuk  memperoleh  kurva  karakteristik  arus  dan  tegangan  (I-V)  suatu  modul  surya dilakukan  dengan  menelusuri  nilai  keluaran dengan  peralatan  yang  disebut  IV  Tracer  [6].  IV Tracer  diperlukan  untuk  menelusuri  parameter  modul  surya  berdasarkan  variasi  tegangan sebuah  modul  surya  mulai  dari  titik  nol  sampai  titik  nilai  tegangan  rangkaian  terbuka  (Voc) secara menyeluruh. Seluruh parameter yang pada modul surya tersebut dilakukan pembacaan
menggunakan  pengaturan  pada  mikrokontroler  ATmega  2560  [7].  Metode  perancangan  IV Tracer  menggunakan  MOSFET  dan  rangkaian  snubber  sebagai  beban  variabel  untuk memvariasikan tegangan mulai dari short circuit sampai dengan open circuit [3,8]. Perancangan IV  Tracer  pada  modul  surya  dengan  penambahan  beberapa  sensor  memberikan  informasi menyeluruh  mengenai  kondisi  energi  pada  lingkungan  tertentu  berupa  arus,  tegangan,  suhu dan pencahayaan.
Pada  umumnya  modul  surya  memiliki  datasheet,  maka  perlu  diketahui  bentuk  kurva karakteristik  arus  dan  tegangan  I-V  keluaran  yang  dihasikan  apakah  sudah  sesuai  dengan datasheet. Berdasarkan hal tersebut perancangan IV Tracer perlu dilakukan untuk mengetahui parameter keluaran  modul  surya  secara  keseluruhan  dengan  harga  yang  murah,  terpercaya dan ketelitian sesuai kondisi modul surya tersebut. Studi karakteristik kurva arus dan tegangan dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  eksternal  sebuah  modul  surya  yaitu  suhu  dan pencahayaan terhadap daya keluaran sebuah modul surya.

## 2. Studi Pustaka
2.1. Karakteristik Modul surya
1. Model Ekivalen Sebuah Modul surya
Cara kerja modul surya sendiri sebenarnya identik dengan piranti dioda semikonduktor [11].  Bentuk  rangkaian  persamaan  solar sel,  dimana  arus  (I)  dan  tegangan  (V),  modul  surya (IL/cell’s photocurrent), kemudian tahanan seri (Rs) dan tahanan shunt (Rsh) dapat diperhatikan pada gambar berikut ini:
Gambar 1 Rangkaian ekivalen modul surya [1]
Adapun persamaan matematis dari rangkaian diatas dapat dituliskan sebagai berikut: [1,2]
(1)
Dimana :
I   = arus rangkaian ekivalen sel surya (Ampere) Io = arus saturasi reverse (Ampere) n  = faktor ideal dioda q  = faktor pengisian elektron (1.602·10-19 C) k  = konstanta Boltzman (1.3806.10-23 J.K-1) T  = temperatur sel surya (oK)
2. Kurva Karakteristik Modul surya
Sifat  elektrik  modul  surya  dalam  menghasilkan  energi  listrik  dapat  diamati  dari karakteristik listrik sel tersebut berdasarkan arus dan tegangan pada kondisi intensitas cahaya dan  suhu  yang  berbeda-beda  [11,13].  Karakteristik  ini  biasanya  digambarkan  oleh  kurva  arus dan tegangan (kurva I-V) seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.
Gambar 2 Kurva karakteristik I – V pada modul surya [12]
Parameter kurva karakteristik I-V dapat digolongkan antra lain [9, 13]:
1. Nilai titik daya maksimum (MPP)
2. Arus hubung singkat (lsc)
3. Tegangan rangkaian terbuka (Voc)
Faktor  Pengisian  atau Fill  Factor (FF) didefinisikan    sebagai    rasio    daya  maksimum photovoltaic terhadap  hasil  kali  Voc dan  Isc. Fill  factor juga  merupakan  ukuran  besarnya deviasi karakteristik I-V terhadap kurva ideal dioda.
Gambar 3 Faktor pengisian dari Modul Surya [10]
3. Pengaruh Faktor Lingkungan
a. Temperatur
Karakteristik perubahan temperatur pada sel surya  diperlihatkan  pada gambar dibawah ini [1]. :
Gambar 4 Karakteristik I-V pada temperatur permukaan modul surya yang berbeda [11,14].
b. Intensitas Cahaya
Gambar di bawah ini memperlihatkan  perubahan arus dan tegangan dari modul surya ( photovoltaic ) berdasarkan intensitas cahaya  matahari yang diperoleh berubah-ubah nilainya [12,15].
A rus (A m pe re ) Tegangan (Volt) A rus (A m pe re ) Tegangan (Volt)
Gambar 5 Kurva I-V Terhadap Irradiance dan Temperatur yang Tetap [12,15]

## 2.2. Peralatan pendukung
1. Sistem Switching
Perancangan pada penelitian ini menggunakan Switching converter yang dimaksudkan untuk  memberi  kondisi  pada  rangkaian open  circuit menjadi Short  circuit .  Adapun  komponen yang digunakan adalah MOSFET tipe N dengan tipe IRF540N. Pada switching converter terlihat fungsi transistor sebagai elektronik switch yang dapat dibuka ( OFF ) dan ditutup ( ON ) [3].
Gambar 6 Rangkaian dasar switching converter [16,17]
2. MOSFET Sebagai Switching
The  Metal  Oxide  Semiconductor  FET (MOSFET)  digunakan  secara  ekstensif  dalam rangkaian digital yang mana piranti ini memiliki karakteristik switch [17,18].
Gambar 7 MOSFET Sebagai Switch [3]

## 3. PWM (Pulse Width Modulation)
PWM    merupakan  sebuah  teknik  untuk  membangkitkan  sinyal  keluaran  yang periodenya berulang antara high dan low dimana kita dapat mengontrol durasi sinyal high dan low sesuai dengan yang kita inginkan [3]
Gambar 8 Gelombang pulsa keluaran PWM [17]
A rus (A m pe re ) Tegangan (Volt)
Dioda FR (Fast Recovery)
4. Rangkaian Snubber
Pada rangkaian converter DC-DC  sangat  dibutuhkan  sekali  rangkaian snubber untuk memotong  tegangan  Vds  yang  mempunyai spike yang  tinggi  atau  melampaui  tegangan  Vds pada MOSFET [3,20,22].
Gambar 9 Rangkaian snubber [3,21] Adapun nilai Rs dan nilai Cs dapat dihitung dengan persamaan berikut ini [3].
(2)
(3)
Ket:
Rs = tahanan snubber (Ω) Cs = Kapasitor snubber (F) V f = Tegangan MOSFET(V)        I L = Arus Beban MOSFET (A) t on = Waktu hidup MOSFET (S)   t f = Waktu Jatuh MOSFET (S)
5. LCD ( Liquid Crystal Display )
LCD  berfungsi  menampilkan  suatu  nilai  hasil  sensor,  menampilkan  teks,  atau menampilkan menu pada aplikasi mikrokontroler [23].
Gambar 10 LCD ( Liquid Crystal Display )  [23]

## 6. Data Logger Shield
Peralatan data  logger ini  merupakan  penggabungan  beberapa  peralatan  yang berkenaan  dengan  penyimpanan  data. Data  logger ini  dapat  bekerja  cepat  dengan menggunakan sistem FAT16 atau FAT32 yang simpan pada kartu SD baik pembacaan sensor dan menyimpannya dalam bentuk data nilai secara keseluruhan [24].
Gambar 11 Tampilan data logger shield [24]
7. Kartu Memori
SD  Card  adalah  kartu  memori non-volatile  yang  dikembangkan  oleh  SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable [25]
Gambar 12 SD CARD [25]
2.3. Sistem Sensor
1. Sensor Tegangan
Sensor tegangan ini berupa pembagi tegangan [26]. Sensor tegangan yang digunakan pada  penelitian ini  adalah voltage  sensor  shield  modul .  Tegangan  yang  dihasilkan  masih berupa sinyal sinusoidal. Tegangan ini akan diteruskan ke input rangkaian mikrokontroler.
Gambar 13 Voltage sensor shield modul [27].
2. Sensor Arus
Sensor  arus  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  INA219.  Sensor  INA219 merupakan sensor sistem bi-directional menggunakan tahanan shunt [28].
Gambar 14 INA219 Shield [29]
3. Sensor Intensitas Cahaya
Pada  penelitian  ini  menggunakan photodioda  untuk  mendeteksi  cahaya.  Photodioda adalah piranti semikonduktor yang mengandung sambungan p-n, [30,32].
Gambar 15 Photodioda [31].
4. Sensor Suhu
Untuk mengukur suhu digunakan sensor DS18B20 dengan digital output 9 bit hingga 12 bit untuk pengukuran temperature dalam celcius [33,34]
Gambar 16 Modul sensor  temperature DS18B20 [34,35]
2.5. Sistem Kontrol  (Arduino Mega)
Gambar 17  Modul Arduino mega 2560 [36]
Arduino  Mega  2560  adalah  papan  mikrokontroler  ATmega  2560  berdasarkan ( datasheet )  memiliki  54  digital  pin input atau output (dimana  15  pin dapat  digunakan  sebagai output PWM atau Pulse Width Modulation ), 16 analog input , 4 UART ( Universal Asynchronous Receiver/Transmitter ), osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, jack listrik, header ICSP ( In-Circuit Serial Programing ), dan tombol reset [36,37].
Adapun  data-data  spesifikasi  mengenai  Arduino  mega  2560 adalah  sebagai  berikut:
[36]
1.
Operating Voltage : 5 V 2. SRAM : 8 KB 3. DC Current per I/O Pin : 40 mA 4. DC Current for 3.3V Pin : 50 mA 5. Digital I/O Pins : 54 (14 PWM) 6. Flash Memory : 256 KB 7. Analog Input Pins : 16 8. EEPROM : 4 KB 9. Input Voltage ( recomendation )
: 7-12 V
10. Input Voltage ( limits ) : 6-20 V 11. Clock Speed : 16 MHz
3. Metode
Penelitian diawali perancangan IV Tracer dengan mensimulasi rangkaian menggunakan  software  Psim  selanjutnya  perancangan hardware dan software .  Hasil  kurva karakteristik arus dan tegangan I-V yang dihasilkan oleh IV tracer diharapkan menunjukkan nilai parameter karakteristik modul surya sesuai dengan datasheet .
3.1. Perancangan Peralatan IV Tracer
1. Blok Diagram Sistem
Adapun  blok  diagram  sistem kerja  peralatan  secara  keseluruhan  pada  gambar  berikut ini;
Gambar 18 Diagram blok sistem secara keseluruhan 2. Output IV Tracer
a. Data logger shield Arduino
Perekaman  terhadap  variasi  tegangan  dilakukan  sebanyak  52  data.  Sinyal  PWM dengan nilai 255 divariasikan terhadap penurunan sebesar 5. Penurunan nilai PWM sebesar 5 dilakukan dengan penundaan rata-rata dalam waktu 30,5 mS. Dengan waktu rata-rata 30,5 mS MOSFET melakukan proses switching selama +1600 mS . Data yang diperoleh disimpan dalam bentuk file excel memuat beberapa parameter pengukuran terhadap sensor yang digunakan.
Gambar 19 Penyimpanan file data berdasarkan waktu
Dari  data  yang  dihasilkan  pada  saat  penyimpanan  menggunakan  memori  pada  SD Card sebesar  3  KB  yang  memuat  data  pada  masing-masing  pembacaan  sebanyak  52  data dengan  ukuran  penggunaan  memori  sebesar  2  GB  maka  data  kemampuan  memori  dalam menyimpan data berjumlah 699.050.
Gambar 20 Penyimpanan dalam file excel pada IV Tracer
b. Liquid Crystal Display (LCD)
LCD  TFT  1,8”  dipilih  agar  dapat  menampilkan  gambar  grafik  secara    langsung  pada saat  pengambilan  data  dilakukan. Pada  layar  TFT  dilakukan  pengaturan  tampilan  yang diaplikasikan  pada  bahasa  program.  Tampilan  pada  layar  TFT  sesuai  dengan  tindakan  yang diprogram  pada  peralatan.  Saat  awal  program  dilakulan  pengecekan  terhadap  memori  seperti pada Gambar 3.12(a). jika memori yang akan digunakan belum terpasang maka pada layar TFT akan  menampilkan  Gambar  3.12(b) sebaliknya  bila  terpasang  akan  menampilkan  Gambar 3.12(c).  Pembacaan  sensor  pada  program  dengan  penundaan  pembacaan  sebesar  100 milisekon. Nilai pembacaan sensor kemudian ditampilkan pada layar TFT seperti pada Gambar 3.12(d).  Saat  proses  perekaman  terjadi tampilan  proses  seperti  pada  Gambar  3.12(e)  terjadi variasi  tegangan  dengan  penundaan  pada  layar  sesuai  dengan  kecepatan  pembacaan.  Akhir dari tampilan layar TFT adalah gambar grafik  yang dihasilkan sesuai  pembacaan sensor serta perhitungan  terhadap  nilai karakteristik  kurva  arus  dan  tegangan  (I-V)  modul  surya  yang  diuji sesuai dengan kondisi tersebut yang diperlihatkan pada Gambar 3.12(f).
.(a) (b)
(c)
.(d) (e) (f)
Gambar 21 Urutan tampilan pada layar TFT 1,8”

## 3. Perancangan IV Tracer Modul Surya
Modul  surya  yang  digunakan  merupakan  modul  dengan  daya  kecil  yaitu  5  VDC. Perancangan  rangkaian  modul  surya  menggunakan  MOSFET  tipe  n  IRF540N  dengan rangkaian snubber . Rangkaian yang diaplikasikan merupakan sistem short circuit modul surya. Proses switching menimbulkan spike tegangan  sehingga  dirancang snubber untuk meminimalisir  gangguan  yang  terjadi  dengan  kombinasi  dioda  frekwensi  tinggi  dengan  tipe
FR-207.  Rangkaian snubber dirancang  berdasarkan  nilai datasheet komponen  MOSFET IRF540  yakni  I L =  16  A,  t on =  11  mS,  t f =  35  mS  V f =  6  V  sehingga  dapat  ditentukan  seperti hitungan sebagai berikut [3];
(4)
(5)
Berdasarkan  perhitungan  diatas  maka  dipilih  nilai  komponen  yang  mendekati  hasil tersebut  dengan  nilai  kapasitor  47  uF  dan  resistor  5 Ω.  Adapun  gambar  skematik  rangkaian modul surya dengan rangkaian short circuit diperlihatkan pada gambar berikut ini;
Gambar 22 Rangkaian pembebanan IV Tracer modul surya
Adapun gambar sistem rangkaian diperlihatkan pada gambar berikut ini.

## Gambar 23 Sistem rangkaian secara keseluruhan
4. Pengaturan PWM dan Push Button
Setelah push  button ditekan  maka  mikrokontroler  melakukan  variasi  tegangan berdasarkan  nilai  PWM  mulai  dari  225  sampai  dengan  0.  Diperlukan  tegangan  dari  sumber tegangan  DC  sebesar  9  VDC  dari  adaptor  untuk menghasilkan switching secara  penuh dalam memvariasikan  tegangan  9  VDC  digunakan optocoupler TLP250  sehingga  sinyal  input  yang bersumber  dari  mikrokontroler  sebesar  5  VDC.  Pada  Arduino  mega  digunakan  pin digital 5 untuk memberikan sinyal PWM. Persamaan variasi sejajar antara 5 VDC dengan 9 VDC hingga 0  VDC  maka ground kedua  sistem  disatukan. Dengan  demikian  dalam  mengumpulkan  data mikrokontroler melakukan pengaturan tiap pengambilan data sebesar 0,10V dengan persamaan variasi pada keluaran TLP250 sebesar 0,18 V.

## Gambar 24 Rangkaian variasi tegangan modul surya
Push button memberikan respon pada mikrokontroler sebagai nilai digital input 0 dan 1.

## 3.2. Pengujian Prototipe Rangkaian IV Tracer
Pengujian IV tracer menggunakan modul surya dengan spesifikasi sebagai berikut [38]. Jenis : GH65x65 Tegangan maksimum : 5,5 V Arus maksimum : 110 mA Output maksimum : 0,4 W Dimensi : 65 mm x 65 mm x 3 mm.
Gambar 25 Modul Surya pngujian IV Tracer [38]
Adapun gambar rangkaian ditunjukkan pada gambar berikut ini.
Gambar 26 Prototipe rancangan IV Tracer saat dilakukan pengujian
Penelitian  ini  dilakukan  pengujian  pada  Laboratorium  Energi  Listrik  Prodi  Teknik  Elektro Universitas Syiah Kuala.
Gambar 27 Proses pengambilan data pada Lab. Energi
Sensor  cahaya  yang  digunakan  untuk  pengambilan  data  ditempatkan  tepat  disamping  modul surya. Pada sensor suhu dilekatkan tepat ditengah pada sisi belakang modul surya.
Gambar 28 Posisi penempatan sensor cahaya dan suhu pada modul surya
Sumber  cahaya yang  terdapat  pada  Laboratorium  Energi  Listrik  untuk  dilakukan pengujian  memiliki  spesifikasi  daya  maksimal  sebesar  230  VAC  50  Hz.  Sesuai  dengan pengujian  diperoleh  hasil  mendekati  1000  W/m 2 sesuai  dengan  kalibrasi  program  yang digunakan  dengan  Jarak  pengukuran  sumber  cahaya  modul  adalah  16  cm.  Proses pengambilan  data  dilakukan  terhadap  modul  surya  dengan  pencahayaan  ruangan  yang  gelap sehingga diperoleh pengukuran cahaya yang diperoleh dari sumber alat uji tersebut.

## 4. Hasil dan Pembahasan
IV tracer yang dirancang memiliki batasan dalam pembacaan nilai sensor sebesar 200 mA dan untuk tegangan sebesar 8 V berdasarkan pengaturan  yang dilakukan pada layar TFT 1,8”. Pada sensor yang digunakan memiliki rentang pembacaan 0 – 25 V sensor tegangan dan 0 – 3,2  A sensor  arus.  Pengujian  modul  memberikan  bentuk  yang  mendekati  nilai  pada datasheet .  Dari  data  yang  diperoleh  berdasarkan  pengukuran  di  lab  memberikan  informasi secara  menyeluruh  mengenai  parameter  modul  surya  yang  diuji.  Pengolahan  data  yang diperoleh melalui simulasi dengan mengambil sampel pada saat switching terjadi sebanyak 52 sampel  (+1600  milisekon)  menghasilkan  bentuk  grafik  dengan  paremeter  yang  tertera  pada tabel berikut ini.
Sensor Cahaya Sensor Suhu
Tabel 1 Parameter hasil modul surya berdasarkan IV Tracer
No Parameter Nilai keluaran 1 Pmax 0,47 W 2 Vmax 4,76 V 3 Imax 99,4 mA 4 Voc 5,79 V 5 Isc 118 mA 6 Fill Factor 0,69
Adapun  data  tersebut  diperoleh  berdasarkan  pengujian  yang  dilakukan  pada Laboratorium Energi Listrik Universitas Syah Kuala. Kondisi pengukuran yang dilakukan adalah dengan nilai suhu 33,13 0 C pada modul surya dan 1000 W/m 2 kondisi irradian pada permukaan modul surya.
Hasil tersebut memperlihatkan bentuk kurva yang cukup baik seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut ini.
Gambar 29 Gambar tampilan hasil bentuk kurva IV saat pengujian
Pada  gambar  di  atas  memperlihatkan  perbandingan  hasil  bentuk kurva  daya  terhadap kurva  arus  dan  tegangan  modul  surya.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dapat  digambarkan secara keseluruhan mengenai karakteristik modul surya tersebut seperti pada gambar berikut.
Gambar 30 Parameter kurva arus dan tegangan (I-V) modul surya
Gambar  di  atas  memperlihatkan  parameter  yang  membentuk  modul  surya  tersebut. Grafik  di  atas  juga  memperlihatkan Fill  Factor dari  modul  surya tersebut  dengan  nilai  sebesar 0,69  sesuai  data  hasil  pengujian.  Seluruh  parameter  kurva  arus  dan  tegangan  yang  diperoleh melalui  peralatan  IV  tracer  dilakukan  pengolahan  mengenai  parameter  nilai  pada  program excel .
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  masing-masing  pengujian  dilakukan perbandingan dari data yang diperoleh seperti yang tertera pada tebel berikut ini.
Tabel 2 Parameter nilai perbandingan hasil pengujian dengan datasheet modul surya
No Parameter Pmax (W) Voc (V) Isc (A) Selisih Rata-rata (%) 1 Datasheet 0,4 5,5 0,110 2 IV Tracer 0,47 5,79 0,118 Selisih (%) 14,89 5,01 6,78 8,89

## 5. Kesimpulan

## 5.1. Kesimpulan
Rancangan  IV Tracer dengan  menggunakan  rangkaian snubber sebagai  pembebanan memberikan hasil yang sangat baik dengan selisih rata-rata terhadap datasheet sebesar 8,89 % berdasarkan parameter nilai modul surya yang diuji. IV tracer yang dirancang memiliki batasan sebesar 200 mA – 8 V berdasarkan pengaturan pada layar TFT 1,8”.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil yang diperoleh, peneliti dapat memberikan saran terhadap penelitian lanjutan untuk  dapat  dilakukan  peningkatan  terhadap  sensor  yang  dirancang  dan  rangkaian yang presisi agar bentuk kurva yang dihasilkan lebih baik lagi.

## Referensi
[1]. Tom  Markvart  and  Luis  Castafier,  “ Practical  Handbook  of  Photovoltaics:  Fundamentals  and Applications ”, Elsevier Ltd., Copyright 0 2003 [2]. Kjr,  Slren  Bkhlj,  “ Design  And  Control  Of  An  Inverter  For  Photovoltaic  Applications ”,  Aalborg University, Denmark Institute of Energy Technology , 2005 [3]. Muhammad  H.  Rashid, “Power  Electronics Handbook Devices,  Circuits,  And  Applications Third Edition”, Electrical and Computer Engineering University of West Florida, Elsevier Inc.Copyright c 2011
[4]. Marcelo  Gradella  Villalva,  Jonas  Rafael  Gazoli,  and  Ernesto  Ruppert  Filho,” Comprehensive Approach  to  Modeling  and  Simulation  of  Photovoltaic  Arrays”,  IEEE  Transactions  On  Power Electronics, Vol . 24, 2009
[5]. Matic  Herman,  Marko  Jankovec,  Marko  Topic,” Optimisation  of  the  I–V  measurement  scan  time through  dynamic  modelling  of  solar  cells”,  Faculty  of Electrical  Engineering,  Laboratory  of Photovoltaics  and  Optoelectronics, University  of  Ljubljana, Slovenia , IET  Renew.  Power  Gener., 2013
[6]. Shuren Wang, Wei  Jiang,  and  Zhengyu  Lin,” Practical  Photovoltaic  Simulator  with  a  Cross  Tackling Control  Strategy  Based on  the  First-hand  Duty  Cycle  Processing “, School  of  Hydraulic,  Energy and  Power  Engineering ,  Yangzhou  University,  Yangzhou,  China, Journal  of  Power  Electronics ,
Vol. 15, No. 4, pp. 1018-1025, July 2015
[7]. O’sullivan  and  Tom  Igoe  ,” physical  computing ”, Thomson  Course  Technology  PTR,  a  division  of Thomson Course Technology 2004
[8]. John Bird,” Electrical Circuit Theory and Technology Fourth edition ”, Elsevier 2010
[9]. Emily S.  Kopp,” I-V Analysis Of Photovoltaic Modules Deployed Outdoors At Tucson Electric Power Solar Test Yard ”, The University Of Arizona, 2012
[10]. Slamet  Riyadi,  “Panel  Surya  sebagai  Energi  Alternatif”,  Materi  Kuliah,  Universitas  Katolik Soegipranata Semarang, 2011
[11]. R.A  Sinton  and  A.  Cuevas,” A  Quasi-Steady-State  Open-Circuit  Voltage  Methode  For  Solar  Cell Characterization”, 16th European Photovoltaic Solar E nergy Conference, Glasgow, UK, 2000
[12]. Satwiko  S,  “Uji  Karakteristik  Sel  Surya  Pada  Sistem  24  Volt  Dc  Sebagai  Catudaya  Pada  Sistem Pembangkit Tenaga Hybrid”, Jurusan Fisika, FMIPA UNJ Prosiding Pertemuan Ilmiah XXVI HFI Jateng & DIY, Purworejo , April  2012
[13]. Jaharap  Situmorang,  Linus  Ampang  Pasasa,” Pemanfaatan  Karakteristik  Sel  Surya  Sebagai  Media Pembelajaran  Fisika  Listrik  Dinamis”, Prosiding  Simposium  Nasional  Inovasi  Pembelajaran  dan Sains 2011, Bandung, Indonesia, Juni 2011
[14]. Tetsuya  Nakamura,  Mitsuru  Imaizumi,  Shin-ichiro  Sato,  and  Takeshi  Ohshima,” Change  in  I -V Characteristics of Subcells in a Multi-junction Solar Cell due to Radiation Irradiation ”, 978-1-4673- 0066-7 IEEE, Japan, 2011
[15]. Karen  Wilson,  Denis De  Ceuster,  Ronald  A.  Sinton, “Measuring  The  Effect  Of  Cell  Mismatch  On Module Output ”, 1-4244-0016-3 IEEE, SunPower Corp USA, 2006
[16]. Rudito Prayogo,” Pengaturan PWM ( Pulse Width Modulation ) dengan PLC”,
ruditoprayogo@rocketmail.com, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Malang Desember 2012
[17]. Sardiyanto,”Pembuatan  Modul  Inverter  3  Fasa      Sinusoidal  Pulse  Width  Modulation  Sebagai Pengaturan  Kecepatan  Motor  Induksi  3  Fasa    Terhubung  Segitiga  220  Volt”,  Jurusan  Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang
[18]. Yunanda  Raharjanto,” Sequensial  Soft  Start Dan Soft  Stop Untuk  Kendali  Motor  Universal Menggunakan  Mikrokontroler  AT89S51”,Jurusan  Teknik  Elektro  Fakultas  Teknik  Universitas Diponegoro
[19]. TOSHIBA products” Datasheet TOSHIBA Photocoupler GaAlAs Ired & Photo-IC TLP250”, 2004
[20]. C. K. Huang, H. H. Nien, S. K. Changchien, C. H. Chan, and C. K. Chen,” An Optimal Designed RCD Snubber  for  DC-DC  Converters”,  Department  of  Industrial  Education  and  Technology ,  NCUE, Changhua  500,  Taiwan, 10th  Intl.  Conf.  on  Control,  Automation,  Robotics  and  Vision  Hanoi, Vietnam, December 2008
[21]. Sam  Ben-Yaakov    and    Gregory  Ivensky,” Passive  Lossless  Snubbers  For  High  Frequency  Pwm Converters ”,  Power  Electronics  Laboratory  Department  of  Electrical  and  Computer  Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, ISRAEL, March 1999
[22]. Semiconductor  at  www.onsemi.com,”Switcher  Efficiency  &  Snubber  Design ”, portfolio  of  power management products from ON
[23]. Tech  Support:  support@iteadstudio.com,  “ Datasheet ITBD02-1.8SP  is  a  1.8"  TFT  LCD  module, ITDB02_1.8SP iteadstudio.com 2012
[24]. Bill    Earl,  “ Adafruit  Data  Logger  Shield ”, Adafruit  Industries  https://learn.adafruit.com/adafruit-data- logger-shield, 2015
[25]. SanDisk  Corporation,”SanDisk  Secure  Digital  Card  Product  Manual” Version 1.9  Document  No.  80- 13-00169, www.sandisk.com, December 2003
[26]. Ageng Pidaksa, “Wattmeter Digital Ac Berbasis Mikrokontroler Atmega8”, Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika F.T. UNY, 2013
[27]. Simon  S,  Duddy  S, “Solar  Panel  and  Battery  Street  Light    Monitoring  System  Using  GSM  Wireless Communication System ”, Telkom Applied Science School Telkom University Bandung, Indonesia, IEEE 978-1-477-3580-2, ICoICT, 2004
[28]. Texas  Instruments  Incorporated ,”INA219Zerø-Drift,  Bidirectional  Current/Power  Monitor  With  I2C Interface” SBOS448G –AUGUST 2008–REVISED DECEMBER 2015
[29]. lady  ada,” Adafruit  INA219  Current  Sensor  Breakout”, https://learn.adafruit.com/adafruit-ina219- current-sensor-breakout, Adafruit Industries, 2015
[30]. Pratik Painjane, Rahul Nangare and Anupsingh Pardeshi,” Design of Solar Insolation Level Detector and  Data  Logger”, Electronics  and  Telecommunication,  P.E.S  Modern  College  of  Engineering,
Shivajinagar, Pune , International Journal of Current Engineering and Technology, 2014
[31]. Everlight  All  Rights  Reserved, ”5mm  Silicon  PIN  Photodiode  ,  T-1  3/4  PD333-3B/H0/L2”. www.everlight.com , 2013
[32]. D.A.  DeWolf  A.J.  DiStasio,  T.  Doyle  R.D.  Faulkner,  R.W.  Fitts  P.D.  Huston,  G.D.  Kissinger  T.T. Lewis,  W.D.  Lindley  C.A.  Meyer  A.G.  Nekut,  R.G.  Neuhauser  R.C.  Park,  D.E.  Persyk  G.A. Robinson, R.M. Shaffer H .A. Weakliem,” Electro optics handbook ” 2014
[33]. Septian  Ade  Himawan.,  Nurussa’adah,  M.  Julius,”Pemasangan  CO  2  dan  Suhu  dalam Live  Cell Chamber 2013
[34]. www.dalsemi.com,”DS18B20 Programmable Resolution1-Wire”, Digital Thermometer
[35]. Prasaja  Wikanta,  Murinto,”  Kontrol  Kecepatan  Fan  dan  Monitoring  Online  Suhu  pada  Rak  Server Politeknik Negeri Batam”, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Batam Parkway, Simposium Nasional RAPI XI II -, 2014 [36]. The  Arduino  Mega  2560  (datasheet), www.arduino.cc ,
[37]. Sigit  Purnomo,  Rozeff  Pramana,” Perancangan  Sistem  Keamanan  Rumah  Berbasis  Sms  Gateway Menggunakan Mikrokontroller Arduino Atmega 2560” Program Studi Teknik Elektro, FT UMRAH [38]. Sel surya 0,4W_5.5 V 65x65x3mm-Toko roboticist-Botland.com.pl.html