## RANCANG BANGUN ELEKTROKARDIOGRAPH BERBASISKAN PERSONAL COMPUTER (PC)

## Oleh Salwin Anwar
Staf Pengajar Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang

## ABSTRACT
Electrical  signals  of  body  are  chemical’s  respond  of  specific  cell  type. Electrocardiograph is used to record heart electrical activity which flow around the chest. This electricity flow is responded by sensor which acts as conductor. AD624AD is an instrument amplifier which is designed to transducer application with low level and pressure transducer. AD624AD has high precisions with low noise and input offside voltage less than 0,25 μV/ 0 C.
AD624AD not need pre-gain 1, 100, 200, 500 and 1000. An external resistor can be used to arrange the gain of AD624AD with level rating 1 up to 10.000 However, this equipment have input voltage to sensor 0,3 to 50 mV. The output voltage result from 1,6 to 5 volt using this amplifier.
Keyword: electrocardiograph, gain, AD624AD

## PENDAHULUAN
Dengan ditemukannya alat pendeteksi  sinyal  biopotensial  yang dihasilkan  oleh  tubuh  manusia  (sinyal denyut  jantung)  sangat  berpengaruh terhadap perkembangan teknologi biomedika.  Sinyal  denyut  jantung  ini direkam  menggunakan  suatu  alat  yang disebut  dengan Electrocardiograph (ECG)  sehingga  bisa  digunakan  sebagai indikasi  normal  atau  tidaknya  kondisi jantung seseorang.
Pada  saat  ini  peralatan  sejenis yang  telah  ada  harganya  masih  relative mahal  sehingga  susah  dijangkau  oleh instansi-instansi kesehatan seperti rumah sakit. Disamping  penggunaan  komputer yang  semakin  luas,  telah  membawa kemajuan  pada  semua  instansi  untuk menggunakan  alat  pencatat  data  pasien atau sebagai peralatan pada administrasi perkantoran.
Pada  awal  perkembangannya instrumentasi ini dibuat dengan komponen-komponen  analog,  sehingga sinyal Electrocardiogram (ECG)  yang diperoleh  dari  hasil  pembrosesan  secara analog.  Dengan  kemajuan  teknologi dibidang Elektronika digital yang begitu cepat,  sehingga  dimungkinkan  untuk merancang instrumentasi berbasis digital.Selanjutnyadengan perkembangan komputer  juga  mengalami  kemajuan yang
sangat pesat, sehingga memunculkan  komputer-komputer  yang memiliki kemampuan yang lebih baik. Sehubungan dengan permasalahan  tersebut  pembuatan  alat Electrocardiograph berbasiskan Personal  Computer  ini    akan  dapat memberikan  pemecahan  masalah  bagi instansi-instansi kesehatan untuk memiliki peralatan Electrocardiograph . Didalam  jantung  terdapat  suatu mekanisme  khusus  yang  menjaga  irama
jantung  dan  menjalarkan  potensial  aksi ke  seluruh  otot  jantung  untuk menimbulkan  denyut  jantung  yang berirama. Jantung  dilengkapi  dengan  suatu sistem  khusus  untuk  membangkitkan impuls- impuls ritmis yang menyebabkan timbulnya  kontraksi  ritmis  otot  jantung, dan  untuk  mengkonduksikan  impuls  ini dengan cepat keseluruh jantung.
Kebanyakan  serat-serat  jantung mempunyai  kemampuan  perangsangan sendiri ( self-excitation ), yang merupakan suatu  proses  yang  dapat  menyebabkan lepasan  dan  kontraksi ritmis yang otomatis.  Hal  ini  memang  benar  bahwa serat-serat  jantung  merupakan  sistem konduksi yang khusus; bagian sistem ini yang  memperlihatkan  ransangan  sendiri secara  luas  adalah  serat-serat nodus sinus . Dengan  alasan inilah nodus sinus biasanya  mengatur  kecepatan  denyut seluruh jantung. Aksi  yang  direkam  dari  suatu serat nodus  sinus untuk  tiga  denyut jantung,  dengan  perbandingan  satu potensial  aksi  otot  tunggal  ventrikel. Perhatikan. bahwa potensial serat nodus sinus  mempunyai  muatan  negatif  antara lepasan  hanya  sebesar -55  sampai -60 milivolt,  sedangkan  serat  ventrikel mempunyai potensial sebesar -85 samapi -90 milivolt. Penyebab  dari  berkurangnya  muatan negatif  ini  dalam  membran  sel  serat sinus  biasanya  membocorkan  ion-ion natrium.
Pada penelitian ini dirancang dan dibuat Electrocardiograph yang pemprosesan sinyalnya dilakukan secara digital.  Pada  pemprosesan  sinyal  ECG ini  dilakukan  pemfilteran.  Dengan penggunaan  filter  l  akan  menghasilkan sinyal ECG yang cukup murni dan tidak terinterferensi oleh  frekuensi  jala-jala, frekuensi-frekuensi sinyal yang diakibatkan  aktivitas  organ  tubuh  lain serta  sinyal  pengganggu( noise )  yang dapat  menyebabkan  sinyal  yang  didapat
tidak murni. Hal tersebut bertujuan agar diagnosa kondisi jantung dapat dilakukan secara akurat. Sedangkan  untuk  pemprosesan pada komputer digunakan software yang dibuat  dengan  menggunakan  bahasa pemograman Delphi

## TEORI PENDUKUNG
Isyarat Listrik Tubuh Isyarat  listrik  ( electrical  signal ) tubuh  merupakan  hasil  perlakuan  kimia dari tipe sel tertentu. Dengan mengukur isyarat listrik tubuh secara selektif sangat beerguna  untuk  memperoleh  informasi klinik tentang fungsi tubuh. Elektrokardiogram  merupakan pencatat  isyarat  biolistrik  jantung, dilakukan pada permukaan kulit
Gambar 1. Skema jantung manusia Irama jantung diatur oleh isyarat listrik  yang  dihasilkan  oleh  ransiangan secara spontan, oleh sel-sel khusus yang terdapat  apada  atrium  kanan  (dekat muara vena cava superior dan inferior ), yaitu SA.node ( simpul  sinotrial ). SA node ini  bertindak  sebagai  “ pace maker ”;  bergetarnya SA  node  berkisar 72 kali permenit. Getaran tersebut dapat meningkat  atau  menurun  diatur  oleh saraf  eksternal  jantung  yang  merupakan respon  atau  jawaban  kebutuhan  darah oleh tubuh. Isyarat  listrik  dari SA  node menyebabkab depolarisasi otot  jantung atrium dan memompa darah keventrikel, kemudian  diikuti  oleh repolarisasi otot
atrium dan memompa darah ke ventrikel, kemudian  diikuti  oleh  repolarisasi  otot atrium. Isyarat listrik akan dilanjutkan ke AV node akan menyebabkan depolarisasi  ventrikel  kanan  dan  kiri yang  menyebabkan  kontraksi  ventrikel sehingga darah dipompa ke dalam arteri pulmonalis dan ke  aorta ; saraf  pada fentrikel  dan  otot  ventrikel  kemudian mengalami  repolarisasi  dan  mulai kembali isyarat listrik dari SA node .
Sewaktu impuls jantung melewati  jantung,  arus  listrik  akan menyebar  kedalam  jaringan  disekeliling jantung,  dan  sebagian  kecil  dari  arus listrik  ini  akan  menyebar  kesegala  arah diseluruh  permukaan  tubuh.  Bila  pada kulit  yang  berlawanan  dengan  sisi jantung  ditempatkan  elektroda,  maka potensial  listrik  yang  dicetuskan  oleh arus itu akan dapat direkam, rekaman ini yang dikenal sebagai elektrokardiogram.
Saraf dan dan otot jantung dapat dipandang sebagai sumber listrik tertutup dalam  suatu  konduktor  listrik  dada  dan perut  ( torso ).  Hal  ini  nyata  sekali  tidak mungkin  mengukur  kelistrikan  jantung secara lansung.

## Aliran  Arus  Listrik  Mengelilingi Jantung Pada Dada
Gambar  2.  menunjukkan  masa otot  ventrikel  yang  terletak  didalam dada.  Sebenarnya  jantung  terendam dalam  media  yang  konduktif.  Bila  satu bagian ventrikel menjadi lebih elektronegatif    diabandingkan  bagian yang lainnya, aliran listrik akan mengalir dari  daerah  yang  terdepolarisasi  menuju kedaerah yang terpolarisasi melalui jalur yang melingkar yang besar, seperti yang dilukiskan  pada  gambar  ini.  Dapat dikatakan  bahwa  arus  listrik  rata-rata yang  bermuatan  negatif  mengalir  ke basis  jantung  dan  arus  listrik  rata-rata yang bermuatan positif akan mengalir ke bagian apeks .

## Gambar 2. Aliran listrik sekitar dada
Analog  To  Digital  Converter  (ADC) 0809 ADC  0809  berfungsi  untuk mengubah  sinyal  analog  menjadi  sinyal yang  ekivalen  dalam  bentuk  digital. Resolusi  suatu  converter  dinyatakan dalam  bit.  Resolusi  menyatakan  tingkat ketelitian suatu converter ADC, semakin tinggi  tingkat  ketelitiannya,  semakin peka ADC terhadap perubahan masukan analognya.  ADC  0809  merupakan  jenis ADC  yang  memiliki  resolusi 8  bit, maksudnya ADC jenis ini menghasilkan data  digital  sebanyak  8  bit  (8  kanal terminal keluaran).
Pada  ADC  terjadi  proses digitalisasi,  yaitu  pencuplikan,  kuatitasi dan  pengkodean.  Hasil  pengkodeaan dalam  bentuk  biner  merupakan  hasil konversi suatu ADC.
Gambar 3 berikut merupkan blok diagram  dasar  atau  diagram  fungsional dari ADC 0809.
Gambar 3. Diagram funsional ADC 0809 Terlihat  pada  gambar  3  diatas bahwa  ADC  0809  memiliki  8  (delapan) buah  kanal  input  yaitu  IN8  sampai dengan  IN&yang  bisa  digunakan  salah
satu  atau  semuanya. Pemilihan  kanal input ini dilakukan dengan mengkombinasikan  3  bit  alamat  C,  B, dan A yang terlihat pada table 1 berikut. Setelah  input  dipilih  maka  nilai  alamat C,  B  dan  A  tersebut  dikunci  oleh Address  Latch  and  decoder dengan memberikan  isyarat Address  Latch Enable (ALE). Untuk  mendigitalisasi  sinyal secara  benar  digunakan  teorema pencuplikan Nyquist yang  menyatakan bahwa  “Frekwensi  pencuplikan  lebih besar  dua  kali  komponen  frekwensi maksimum  yang  ingin  dideteksi (diakuisisi). ADC  digunakan  untuk mencuplik  beberapa  kanal,  maka  laju efektif pencuplikan masing-masing kanal berbanding terbalik dengan jumlah kanal yang dicuplik, sesuai dengan persamaan berikut :
Kanal Jumlah ADC n
Pencuplika Laju
Setelah pemilihan kanal input dilakukan, maka  isyarat  input  analog  yang  dipilih siap  untuk  dikonversi,  yaitu  dengan memberikan  isyarat Start Conversion (SC).  Setelah  konversi  selesai,  ADC 0809  akan  mengeluarkan  isyarat  EOC
( End  Of  Conversion). Untuk  membaca hasil konversinya pada output, sebelumnya harus  diberikan  dahulu isyarat OE ( Output Enable ). Waktu yang dibutuhkan  ADC  untuk  mengkonversi sinyal  adalah  100 s  . Proses  ini  akan dapat  dilihat  pada timing  specification , yang terlihat pada gambar 4. dan timing diagram yang terlihat pada gambar 5.
Gambar 4. Timing specification ADC 0089
Gambar 5. Timing Diagram ADC 0809
Menentukan  persamaan  untuk mendapatkan  tegangan  hasil  konversi ADC  (desimal)  dengan  nilai  maksimum ADC  8  bit  (225)  kemudian  dikalikan dengan tegangan referensi ADC. Berikut bentuk persamaan dalam betuk matematika untuk tegangan keluaran
(Vout):
referensi xTegangan V out _ 225 ADC Asli Data 
Untuk  mendapatkan  tegangan referensi  kartu  antar  muka  ADC, diberikan  tegangan  referensi  pada  kanal input  card tersebut  (salah  satu  atau semuanya)  dengan  kapasitas  yang  terus meningkat.  Jika  keluaran  ADC  tersebut berbeda pada nilai 225 (nilai desiamal = 255),  maka  tregangan  masukan  yang diberikan  tersebut  merupakan  tegangan referensi. Keluaran ADC akan tetap berada pada nilai 255 meskipun diberi tegangan masukan yang lebih besar dari tegangan referensi. Tegangan referensi didapat dengan  menghubungkan  +Vref  ADC
0809  ke  Vcc.  Vcc  adalah  5  Volt,  maka nilai  tegangan  referensinya  adalah sebesar  5  Volt,  sehingga  ADC  0809 mengeluarkan  nilai  decimal 255  untuk nilai tegangan input sebesar 5 Volt. Jika tegangan  input  melebihi  dari  tegangfan referensi  untuk  ADC  0809  akan  tetap berada pada posisi 255. Suatu  tujuan  tercapai  dengan  bila dilakukan  melalui  tahap – tahap  yang disusun  dan  dikerjakan  dengan  baik, seperti  diagram  yang  akan  dilakukan. Perancangan  merupakan  awal  proses pembuatan  suatu  peralatan.    Dalam proses perancangan suatu alat, ada tahap- tahap penting  yang bisa dilakukan  yaitu pembuatan  rangkaian  dari  setiap  blok diagram yang
sudah dirancangsebelumnya.    Eksperimen rangkaian  tersebut,  perangkaian  lay  out dikertas millimeter, pembuatan lay out di
PCB,  pemasangan  komponen  dan pembuatan box.
Pembuatan
blok diagram merupakan  langkah  awal  yang  harus dilakukan  dalam  tahap  perancangan. Diagram  blok  ini  merupakan  realisasi
dari  suatu  ide,  kemudian  melangkah pada  tahap  berikutnya  yaitu  memilih komponen yang sesuai dengan spesifikasi  alat  yang  akan  dibuat. Selanjutnya  tahap  pembuatan  rangkaian yang  mengacu  pada  tahap  percobaan rangkaian  yang  akan  dilakukan  di laboratorium.    Tahap  eksperimen rangkaian  ini  dilakukan  tiap  blok  pada protoboard  dengan  tujuan  agar  mudah melacak  kesalahan  yang  terjadi  serta mudah  memperbaikinya.    Serta  seluruh rangkaian  tang  teruji  dan  memenuhi standar  yang  diharapkan,  kemudian digabungkan  untuk  diuji  coba  kembali fungsinya  secara  keseluruhan  dalam bentuk unit yang terintegrasi.  Jika pada tahap tersebut berhasil maka dilanjutkan dengan  tahap-tahap  berikutnya  yaitu perancangan lay out di kertas millimeter, pembuatan  lay  out  PCB dengan menggunakan ferroclorit
dan pemasangan komponen/penyolderan kaki komponen, kemudian dilakukan uji coba  untuk  memastikan  bahwa  alat berfungsi  dengan  baik  sesuai  dengan standar  yang  direncanakan.    Tahap terakhir  adalah  pembuatan  box  tempat alat/komponen disimpan agar terintegrasi dalam bentuk suatu sistem.

## Deskripsi Kerja
Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan tentang penggunaan maupun pengoperasian  dari  alat  yang  dibuat. Namun  untuk  lebih  mengertinya  akan peralatan  ini  untuk  lebih  dahulu  dapat diperhatikan blok diagram berikut :

## Gambar 6. Blok diagram EKG

## Perancangan Alat
Pembuatan  alat  adalah  merupakan tahap yang paling penting , hal ini akan tampak  sejauh  mana  teori-teori  yang akan  dicapai  secara  maksimal  dalam bentuk  jadi.  Pada  tahap  ini  akan dijelaskan tentang pemilihan komponen- komponen  dan  peralihan  rangkaian pendukung agar didapat alat yang sesuai dengan  apa  yang  jadi  tujuan,  yaitu sebuah  sistem  dengan  berbagai  fungsi yang  berbeda  dengan  faktor  kesulitan yang  kecil  dalam  pengoperasian  tanpa mengurangi  aspek-aspek  perancangan yang  telah  diketahui  keamanan, sistematika, ketersediaan komponen dan kegunaannya serta nilai teknologinya.
Perancangan  dan  Pembuatan Hard
ware
Yang  dikatakan  komponen  inti dari  peralatan  ini  adalah  komponen utama
yang digunakan untuk perancangan alat ini, Subject merupakan hal  terpenting  dalam  pemberian  input. Subject  yang  digunakan  merupakan manusia  dengan  kisaran  umur  20-25 tahun.  Kondisi  subject    dalam  keadaan
sehat  ataupun  dalam  keadaan  kurang sehat. Pada  subject  akan  dipasangakan sensor  elektroda  dengan  jenis  sensor dengan  bentuk floating .  Elektroda  ini digunakan  untuk  mengukur  potensial aksi  dan  untuk  memindahkan  transmisi ion kepenyalur elektron. Pemilihan jenis elektroda  ini  karena  elektroda  ini memiliki  keuntungan  dapat  mencegah secara  lansung  antara  logam  dan  kulit.
Dibandingkan  dengan  elektroda  lainnya elektroda  ini  cukup  bagus  digunakan. Sebagai perbandingannya dapat diperhatikan  cara  penggunaan  dan pemasangan elektroda lainnya :
 Elektroda  dengan  bentuk  plat, didaerah  yang  akan  diletakkan elektroda  digosokkan  dengan saline  solution (air  garam fisiologis ).
 Bentuk  floating,  diderah  yang akan  digunakan  cukup  hanya menempelkan  elektroda  saja tanpa  mempergunakan  cairan saline solution . Adapun  daerah lead (sadapan) elektroda dipergunakan sadapan anggota badan bipolar.

## Gambar.7.Rangkaian sensor

## Input Kabel
Karena penguat (amplifier) mengambil  input  dari  masing-masing output  elektroda.  Maka  sangat  penting
untuk  memperhatikan  jenis  kabel  yang akan digunakan. Kabel tersebut haruslah memiliki bahan konduktor yang baik. Hal  ini  berfungsi  dikarenakan input yang diambil dari output elektroda sangat kecil. Untuk mengetahui terminal hubungan  elektroda  dengan  tubuh  maka sebaiknya, kabel diberi perbedaan warna dengan  warna  merah  sebagi  terminal positif,  kuning  negatif  dam  grounding dengan warna hitam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pengujian  sebaiknya dilakukan secar perblok dengan maksud untuk  mengetahui  apakah  rangkaian yang dirancang pada blok tersebut dapat berjalan dengan baik. Blok diagram pada system  ini  diperlihatkan  pada  bab sebelumnya.  Selain  pengujian  terhadap catu  daya,  maka  pengujian  selanjutnya dilakukan  pada  blok-blok  berikutnya, yang pada sistem ini berisikan :
1. Pengujian program
2. Pengujian rangkaian catu daya
3. Pengujian rangkaian sensor
4. pengujian rangkaian interface

## Pengujian rangkaian catu daya
Pada  pengujian  ini  adapun  tegangan input rangkaian ialah + 9 Volt DC dan – 9  Volt  DC  untuk  rangkaian  sensor. Sedangkan  untuk  rangkaian  interface yang  meliputi  ADC  ( Analog  Digital Converter )  dipergunakan  power  supply dengan  tegangan  5  Volt  DC.  Untuk rangkaian  sensor  sumber  tegangan  yang dipergunakan adalah baterai 9 Volt DC. Hal  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan tegangan  DC  yang  lebih  murni  untuk menghindari  kebocoran  tegangan  dan untuk keselamatan.
Sedangkan
untuk sumber tegangan  pada  rangkaian  interface dipergunakan  IC regulator 7805 sebagai pembatas tegangan.

## Pengujian Sensor
Pada  pengujian  ini  tegangan  yang direspon  oleh  sensor  sangat  kecil  yakni 0,3mV.  Jadi  kondisi  letak  serta menempelnya  sensor  pada  kulit  tubuh sangat mempengaruhi. Hal ini dikarenakan,  jika  sadapan  tidak  erat maka  sinyal  listrik  yang  dideteksi  oleh sensor  akan  sangat  kecil,  dikarenakan sinyal yang menyebar.

## Pengujian Rangkaian Amplifier
Amplifier ini  mengambil  sinyal input  melalui  tiga  buah  sadapan elektroda. Besarnya  sinyal  input  yang diambil  melalui  jantung  sekitar  0,5  mV sampai dengan 5 mV. Setiap output yang dihasilkan  elektroda  dipasangkan  dioda, yang  berfungsi  untuk  mengontrol  atau mengamankan  sinyal  input  positif  dan sinyal input negatif yang akan menuju ke komponen analog divice (AD624AD).
Gambar.8. Analog Divice AD624 AD AD6234AD  ini  memudahkan  untuk memonitar  sinyal  yang  dihasilkan  oleh jantung. Hal ini dikarenakan sinyal input yang ditangkap oleh analog divece dapat dipekuat sampai dengan 1000 kali.
Penggunaan AD624AD ini dikarenakan  ia  memiliki  kemampuan yang  baik,  adapun  kemampuan  tersebut adalah :
Supply Voltage +-9V Battery power Programmable Gain 1,  100,  200,  500, 1000, 2500 CMRR 130dB  (Gain=500  to 1000) Gain Bandwidth Product 25 MHz Input offset 25 μV, max Dikarenakan  nilai  input  yang  tidak konstan,
dapat dilogikakan jika penguatan  diberikan  maksimum  yakni 1000 kali maka nilai outputnya adalah : Vin = 0,5 – 5mV
G    = 1000 Vout = 1000 x 5 mV =  5  V  ...............  dengan nilai input tegangan maksimum 5 mV I in = 5 mV / 16 ohm
=  0,0003125 Amper Vout = 2,6 mV x 1000 =  2,6  V.............. dengan nilai input tegangan maksimum 2,6 mV
Iin = 0,0026 / 16 ohm = 0,0001625 Amper
Vout = 3,2 mV x 1000
=  3,2 mV............dengan nilai input tegangan maksimum 3,2 mV Iin = 0,0032 / 16 ohm = 0,0002 Amper
Vout =  4,1 mV x 1000
=  4,1  mV..............dengan nilai input tegangan maksimum 4,1 mV
Iin = 0,0041 / 16 ohm = 0,000256 Amper
Vout = 4,6 mV x 1000
=  4,6  mV...............dengan niali input tegangan maksimum 4,6 mV
Iin = 0,0046 / 16 ohm
= 0,000287 Amper Tabel.1 : Data Percobaan Vin (mV) In (mA) Vout (Volt) Keterangan 5 0,0003125 2,6 Dengan pengutan Maksimum 1000 kali 2,6 0,0001625 3,2 3,2 0,0002 4,1 4,6 0,000256 4,6
Gambar 9:.Grafik hasil percobaan
Sinyal  yang  ditangkap  oleh penguat haruslah terhindar dari bermacam-macam  gangguan,  gangguan ini dapat dikarenakan :
 Pengaruh  medan  magnet  pada  kabel input,  yang  mana  kabel  input berfungsi sebagai antena.
 Pengaruh bahan logam, yakni berupa alumunium.
 Sistem pentanahan. Output  yang  dihasilkan  oleh rangkaian  penguat  sekitar  2,2  Volt. Sebelum  output  terhubung  pada rangkaian  analog  to  digital  converter, pada  output AD624AD  dipasangkan rangkain  RC  yang  berfungsi  untuk membuang  dan  membatasi  frekwensi yang lebih tinggi dari 50 hertz.

## Pengujian Rangkaian ADC 0809
Untuk pengujian rangkaian analog  to  digital  converter  dapat dilakukan  dengan  memberikan  input tegangan  yang  bervariasi  dengan mempergunakan potensiometer.  Indikasi perubahan  nilai  output  yang  bergantung pada  besaran  nilai  input  dapat  dilihat
dengan  memasang  led  pada  masing- masing output dari ADC Pada  prinsipnya  rangkaian  ADC ini  bekerja  berdasarkan  prinsip  free running mode, dimana pin EOC dan start dihubungkan  dan  bila  kedua  pin berlogika  1,maka  ia  akan  terus mengkonversi bilangan kebentuk bilangan digital yakni bilangan biner .

## KESIMPULAN
Elektrokardiogram  merupakan alat penditeksi denyut atau isyarat lstrik pada  organ  tubuh  manusia  yaitu jantung.Pada  rangkaian  rancang  bangun Elektokardiogram  (ECG)  ini  terdapat pengaruh  medan  magnet  pada  kabel input,  yang  mana  kabel  input  tersebut berfungsi sebagai antena.
Dalam rangkaian ini setiap output yang  dihasilkan oleh  elektroda  (sensor) harus dipasangkan dioda, yang berfungsi untuk  mengontrol  atau  mengamankan sinyal  input  positif  dan  sinyal  input negatif yang langsung menuju komponen analoq  divice  (AD624AD).Yang  mana komponen  analoq  divice  (AD624AD) berfungsi untuk memudahkan memonitor  sinyal  yang  dihasilkan  oleh jantung, sinyal input yang ditangkap oleh analog  divice  (AD624AD)  ini  dapat diperkuat  sampai  1000  kali.Adapun faktor  ganguan-ganguan  yang  terdapat pada  rangkaian  ini  yaitu  :  Sistem pentanahan  (Grounding),  Bahan  logam atau alumunium,Pengaruh medan magnet

## DAFTAR PUSTAKA
Sudono  Agus,2004, Memanfaatkan  Port Printer  Menggunakan  Delphi . Semarang :SmartBooks
Madcoms,
2003. Seri Panduan Pemrograman  Borland  Delphi  7 (Jilid 1) . Yogyakarta : Andi Offset
Poetra,  Abe.2003. Matematika  Biner . Ilmu Komputer.com Kadir,  Abdul.2001. Dasar  Pemograman
Delphi  5 , Yogyakarta:  Andi Yogyakarta Igne Martina  Ir,  2001, 36  Jam  Belajar
Komputer  Delphi  5.0 . Jakarta  :  PT. Elex Media Komputindo Paramono, Djoko. 1999. Mudah Menguasai  Delphi 4  (jilid  1) . Jakarta: PT.Elex Media Komputindo. Djoko Pramono. 1999. Mudah Menguasai  Delphi  6.0  Jilid  I . Jakarta. Komputindo.
Guyton  and Hall.1997. Buku  Ajar Fisiologi Kedokteran . Jakarta : EGC J.F. Gabriel dr, 1996, Fisika Kedokteran . Jakarta : Kedokteran.Jakarta