## RANCANG BANGUN MONITORING PRESENSI DAN SUHU TUBUH BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT)
M. RIZKI HIDAYAT 1 , NORMALIATY FITHRI 2
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains Teknologi, Universitas Bina Darma Palembang 1,2 email: Rizkihdyatt@gmail.com 1 , Normaliaty@binadarma.ac.id 2
DOI: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v6i1.4202
Abstract  : Sebagian  besar  organisasi  memiliki  masalah  dalam  pencatatan  presensi  seorang pegawai secara manual. Proses pencatatan  presensi di atas kertas dengan tanda tangan memakan waktu  lama.    Presensi  pegawai  dilakukan  pada  setiap  instansi  yaitu  pada  institusi  pendidikan, perkantoran  dan  puskesmas.  Dalam  pelaksanaan  fungsional  puskesmas,  efektifitas  kinerja  para pegawai    yang  baik  dibutuhkan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  untuk meningkatkan  kesehatan.  Salah  satunya  tenaga  medis  yang  merupakan  garis  terdepan.  Tujuan dari  perancangan  monitoring  presensi  dan  suhu  tubuh  yaitu  merancang  bangun  monitoring menggunakan  sensor  RFID  Mfrc522  untuk  mengetahui  data  hadir  pegawai  dan  sensor MLX90614 untuk mengetahui suhu tubuh pegawai. Setelah dilakukan pengujian dengan 10 user kartu  identitas  didapatkan  bahwa  monitoring  presensi  dan  suhu  tubuh  yang  dibuat  bekerja dengan baik karena RFID Reader MFRC522 mampu mengindentifikasi RFID Tag sesuai dengan nama  pada  kartu  identitas  dengan    jarak yang  dapat  dibaca  oleh  RFID  Reader  MFRC522  yaitu dari  0,5  cm  hingga  3  cm  serta  sensor  MLX90614  mampu  melakukan  pembacaan  suhu  tubuh dengan  jarak  selisih  terendah  pada  jarak  0,5  cm. Internet  of  Things (IoT)  mampu  menyimpan data kehadiran dan suhu tubuh yang telah berhasil melakukan presensi pada google sheets . Keywords: MLX90614, Monitoring, Presensi, RFID, ,Suhu Tubuh

## A. Pendahuluan
Presensi  merupakan  kehadiran  seseorang  di  suatu  lokasi  tertentu.  Pencatatan  presensi merupakan  indikator  keberhasilan  suatu  kegiatan  karena  tanpa  pencatatan  dan  pelaporan kehadiran maka kegiatan yang dilaksanakan tidak akan terlihat wujudnya (Hidayat, 2019). Data presensi pegawai diperlukan untuk administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Presensi pegawai penting diketahui untuk informasi yang mendalam serta terperinci mengenai kehadiran seorang  pegawai  dan  dapat  menentukan  prestasi  kerja  seorang  pegawai,  gaji  atau  upah, produktivitas,  dan  kemajuan  Instansi  atau  Lembaga  secara  umum.  Beberapa  penelitian sebelumnya  pernah  melakukan  penelitian  tentang  alat  presensi  dan  pengukuran  suhu  tubuh. Penelitian  oleh  (Muhtajuddin  Danny  dan  Sariman  Rio  Permadi  2020)  membuat sebuah prototype sistem absensi Radio - frequency identification (RFID). Hasil dari penelitian ini adalah sebuah  prototipe  dari Radio - frequency  identification (RFID)  yang  memiliki  fungsi  untuk menyimpan data kehadiran dengan jarak pembaca maksimum 2 cm [3]. Penelitian oleh (Kukuh Prasetiyo  Aji,  Ucuk  Darusalam  dan  Novi  Dian  Nathasia  2020)  membuat  perancangan  sistem presensi pegawai dengan Radio - frequency identification (RFID) berbasis IoT( Internet of Things ) menggunakan NodeMCU ESP8266 bertujuan memudahkan pihak Suku Dinas Pariwisata untuk sistem  presensi  kehadiran  bagi  para  pegawai  [4].  Penelitian  oleh  (  Irrine  Budi  Sulistiawati,dkk 2021) Membuat alat presensi menggunakan finger print dan pengkuran suhu tubuh siswa, nomor absensi  dan  suhu  tubuh  siswa  akan  dikirim  menuju  Google  Sheets  Platform  IoT  [1]  serta
penelitian oleh (Wirna Sari dan Rahmat Rasyid 2021) membuat alat berupa termometer infrared dan hand  sanitizer secara Otomatis.  Termometer  infrared  akan  secara  otomatis  membaca  suhu tubuh  dan  ditampilkan  pada  LCD  dan hand sanitizer secara otomatis mengeluarkan  cairan  saat sensor deteksi telapak tangan pada jangkauan 5 cm hingga 15 cm [2]. Pada penelitian ini, penulis akan membuat rancang bangun  yang lebih unggul dengan menganti finger print dengan Radio - frequency identification (RFID) sebagai identitas bagi pegawai puskesmas, dapat mengukur suhu tubuh  pegawai  sebelum  masuk  ke  ruang  kerja  serta  penambahan hand  sanitizer otomatis  pada alat, kemudian data hadir serta suhu tubuh pada pegawai akan tampil pada  LCD dan data akan dikirimkan  juga  menggunakan Internet  of  Things (IoT)  pada  Google  Spreadsheet  yang merupakan bagian dari Google Workspace dan di akses menggunakan Tablet Android. Alat ini diharapkan dapat mempermudah bagian kepegawaian dalam mengetahui kondisi kehadiran yang tercatat secara online serta kesehatan para pegawai melalui suhu tubuh dan kebersihan pegawai dengan hand sanitizer otomatis.

## B. Metode Penelitian Diagram Alir Penelitian
Pada  Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksperimen  dalam  merancang  Bangun  Monitoring Presensi  dan  Suhu  Tubuh  Berbasis  Internet  of  Things  (Iot).  Diagram  alir  pada  gambar  1  dari penelitian merupakan proses yang akan dilakukan terhadap alat ini.
yang akan dilakukan terhadap alat ini. Gambar 4. Diagram Alir Penelitian TIDAK YA Selesai Alat Monitoring presensi dan Suhu Tubuh Finishing Alat Hasil Uji Coba Proses Pembuatan dan Uji Alat Studi Literatur Persiapan Alat dan Bahan Mulai Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
Tahapan  awal  dimulai  dari  metode  penelitian  yaitu  perancangan  bersumber  dari  studi  literatur, persiapan alat dan bahan, dan perakitan alat akan melewati tahap uji coba dan jika berhasil maka akan diteruskan ke tahap akhir namun apabila tidak berhasil maka akan dikaji ulang. Pengujian diangap gagal apabila RFID Reader tidak bisa membaca RFID Tag dan sensor MLX90614 tidak bisa membaca suhu tubuh dan data tidak terkirim ke google sheets.

## Perencanaan Hardware
Perencanaan hardware yang  terdiri  dari  membuat  blok  diagram  rancangan  secara  keseluruhan lalu  pemilihan  komponen  yang  akan  dipakai,  pembuatan  skema  rangkaian  serta  pemasangan komponen. Pada penelitian ini komponen yang akan digunakan yaitu Modul RFID, sensor suhu,
mikrokontroler  esp32,  dengan  output  LCD, google  sheets ,  handsanitizer  otomatis  dan buzzer sebagai alarm.

## Diagram Blok Alat
Diagram  blok  alat  digunakan  dalam  menyederhanakan  sistem  yang  rumit  agar  mudah  untuk dipahami. Dalam penelitian ini blok diagram yang terlihat pada gambar 2.
Gambar 2. Diagram Blok Alat
Sistem kerja dari monitoring presensi dan suhu tubuh yaitu supply tegangan untuk alat ini berasal dari Power supply. Cara kerja alat ini yaitu ketika pegawai yang telah mempunyai kartu RFID (Tag RFID) melakukan presensi dengan cara menempelkan kartu RFID pada RFID Reader Mfrc522  yang  kemudian  diproses  di  mikrokontroler  ESP32  untuk  dilakukan  identifikasi tag . Data tag yang  telah  diproses  di  mikrokontroler  ESP32  kemudian  akan  disimpan  di mikrokontroler  sebagai  kehadiran.  Setelah  pegawai  melakukan  presensi  lalu  akan  tampil  pada LCD “ Silahkan ukur suhu tubuh ”. Sensor yang digunakan untuk menggukur suhu tubuh yaitu sensor  suhu  MLX90614.  Ketika  suhu  tubuh  pegawai  telah  terdeteksi  kemudian  data  berupa tanggal,jam,nama,nomor  pegawai,suhu  dan  status  kesehatan  pegawai  berdasarkan  suhu  tubuh (suhu normal ketika suhu tubuh dibawah 38  dan suhu tidak normal ketika suhu tubuh lebih dari 38 ) akan dikirimkan ke google sheets menggunakan Internet of Things (IoT) dan tampil pada tablet  android.  Ketika  suhu  tubuh  pegawai  di  atas  set  point  lebih  (38 )  maka  buzzer  akan berbunyi. Alat ini dilengkapi juga dengan handsanitizer otomatis untuk sanitasi para pegawai

## Pembuatan Sistem
Pembuatan  sistem  dilakukan  agar  mengetahui  perencaan  sistem  yang  telah  berjalan.  Flowchart yang digunakan dalam rancang bangun  presensi dan suhu tubuh berbasis IoT seperti gambar  3 berikut.
241
Gambar 3. Flowchart Sistem
Gambar  3  menujukkan  ketika  RFID  Reader  MFRC522  membaca  Tag  RFID  maka  LCD  akan menampilkan  silahkan  ukur  suhu  tubuh.  Ketika  suhu  tubuh  pegawai  telah  terdeteksi  kemudian data  berupa  tanggal,jam,nama,nomor  pegawai,suhu  dan  status  kesehatan  pegawai  berdasarkan suhu tubuh (suhu normal ketika suhu tubuh dibawah 38  dan suhu tidak normal ketika suhu tubuh lebih  dari  38  )  akan  dikirimkan  ke  google  sheets  menggunakan  Internet  of  Things  (IoT)  dan tampil pada tablet android. Ketika suhu tubuh pegawai di atas set point lebih (38 ) maka buzzer akan berbunyi.

## Skema Rangkaian
Skema rangkaian yang digunakan dalam rancang bangun  presensi dan suhu tubuh berbasis IoT seperti gambar 4 dibawah ini.
Gambar 4. Skema rangkaian
Skema  rangkaian  dalam  rancang  bangun    presensi  dan  suhu  tubuh  berbasis  IoT  menggunakan komponen  RFID  Reader  Mfrc522,  sensor  suhu  MLX90614,  mikrokontroler  ESP32,  LCD  16x2 dan buzzer.

## C. Hasil dan Pembahasan Pengujian Karakteristik RFID
Tujuan  dilakukan  pengujian  karakteristik  RFID  yaitu  untuk  mengetahui  rentang  maksimal  dari RFID  Reader  MFRC522  dalam  membaca  Tag  RFID  dari  gelombang  radio  yang  dipancarkan dengan pengambilan ruang lingkup pengambilan 10 uji coba dengan jarak dari 0,5 hingga 5 cm dan  dilakukan  dengan  5  kali.  Berikut  merupakan  hasil  dari  pengujian  karakteristik  RFID  pada tabel I Tabel 1. Hasil Pengujian Karakteristik Rfid
Jarak (cm) Pengujian Berkala Keterangan 1  2  3  4  5 0,5 1  1  1  1  1  RFID Tag Terbaca 1 1  1  1  1  1  RFID Tag Terbaca 1,5 1  1  1  1  1  RFID Tag Terbaca 2 1  1  1  1  1  RFID Tag Terbaca 2,5 1  1  1  1  1  RFID Tag Terbaca 3 1  1  1  1  1  RFID Tag Terbaca 3,5 0  0  0  0  0  RFID Tag Tidak Terbaca 4 0  0  0  0  0  RFID Tag Tidak Terbaca 4,5 0  0  0  0  0  RFID Tag Tidak Terbaca 5 0  0  0  0  0  RFID Tag Tidak Terbaca
Pada  tabel  I  dilakukan  pengujian  karakteristik  pada  RFID  Reader  MFRC522  dan  RFID  Tag dengan  jarak  uji  0,5  cm  sampai  5  cm.  Hasil  pengujian  yang  didapat  yaitu  pada  jarak  0,5  cm sampai 3 cm, RFID Reader MFRC522 dapat membaca RFID Tag sedangkan pada jarak 3,5 cm sampai 5 cm, RFID Reader MFRC522 tidak dapat membaca RFID Tag disebabkan karena RFID Reader MFRC522 hanya dapat membaca pancaran gelombang atau sinyal elektromagnetik dari antena yang terdapat pada RFID Tag dengan jarak tertentu.

## Pengujian Karakteristik MLX90614
Tujuan  dilakukan  pengujian  karakteristik  sensor  MLX90614  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh jarak dengan suhu  yang terukur pada sensor dengan melakukan perbandingan antara suhu pada thermeter dengan mengunakan jarak 0,5 cm sampai 3 cm Berikut merupakan hasil dari pengujian karakteristik Sensor MLX90614 pada tabel II. Tabel 2. Hasil Pengujian Karakteristik Sensor Mlx90614
Jarak (cm) Sensor MLX90614 ( Thermometer ( Selisih 0,5 36,37 36,5 0,13 1 35,81 36,2 0,39 1,5 35,49 36,2 0,71 2 35,45 36,1 0,65 2,5 35,37 36,0 0,63 3 36,27 36,0 0,73
Pada tabel II dilakukan pengujian karakteristik pada sensor suhu MLX90614 dengan jarak uji 0,5 cm  sampai  3 cm.  Hasil  pengujian  yang  didapat  yaitu  pada  jarak  0,5  menunjukan bahwa  selisih hanya 0,13 dengan thermometer sedangkan selisih tertinggi pada jarak 2,5 cm sebesar 0,73. Hal ini  disebabkan  sensitivitas  sensor  suhu  MLX90614  terhadap  pengaruh  jarak  sesuai  dengan konsep  dalam  fisika  yaitu  bahwa  radiasi  infrared  yang  diterima  sensor  berkurang  jika  semakin jauh sumber radiasinya.

## Pengujian Keseluruhan Alat
Pada  tabel  III  dilakukan  pengujian  alat  secara  keseluruhan  agar  dapat  mengetahui  alat  bekerja sesuai  dengan  cara  kerja.  Pengujian  dilakukan  sebanyak  5  kali  pengujian  dengan  10  user  atau penguna RFID Tag. Hasil yang didapatkan yaitu dari 5 pengujian dan 10 user bahwa RFID Tag berfungsi dengan baik sesuai nama yang  telah diprogram. Untuk mengetahui dan membuktikan jika  suhu  tubuh  diatas  38 maka  buzzer  berbunyi,  saat  pengujian  suhu  tubuh  diatas  38 menggunakan alat bantu hair dryer dikarenakan mengeluarkan panas lebih dari 38 . Setelah user melakukan presensi dan mengukur suhu tubuh lalu data dikirimkan ke google sheet dengan delay pengiriman  dan  diterima  oleh  google  sheet  yaitu  dengan  rata  rata  16,42  detik.  Pengaruh  delay pengiriman data dipengaruhi pada kecepatan koneksi internet. Tabel 3.Hasil Pengujian Alat Secara Keseluruhan
User Suhu ( Jarak (cm) Delay (S) Keterangan Adam Malik 36,51  0,5 16,42 Suhu Normal Bayu Alfaredo 36,51  0,5 13,75 Suhu Normal Candra Haidar 36,33  0,5 18,17 Suhu Normal Desi Ratnasari 36,25  0,5 14,12 Suhu Normal Edward Fransisco  36,33  0,5 19,28 Suhu Normal Era Gustina 36,63  0,5 17,92 Suhu Normal Marsha Guslita 36,77  0,5 16,31 Suhu Normal Rayanza Malik Ahmad 44,95  0,5 16,08 Suhu Tidak Normal Rizani Firdaus 40,01  0,5 15,88 Suhu Tidak Normal Zeni Yolanda Putri 46,41  0,5 16,28 Suhu Tidak Normal

## D. Penutup
Monitoring  presensi  dan  suhu  tubuh  yang  dibuat  bekerja  dengan  baik  karena  RFID  Reader MFRC522 mampu mengindentifikasi RFID Tag sesuai dengan nama pada kartu identitas dengan jarak  yang  dapat  dibaca  oleh  RFID  Reader  MFRC522  yaitu  dari  0,5  cm  hingga  3  cm  yang disebabkan  RFID  Reader  MFRC522  hanya  dapat  membaca  pancaran  gelombang  dari  antena yang terdapat pada RFID Tag dengan jarak tertentu serta sensor MLX90614 mampu melakukan pembacaan suhu tubuh dengan jarak selisih terendah pada jarak 0,5 cm yang disebabkan radiasi infrared yang diterima sensor berkurang jika semakin jauh sumber radiasinya.Internet of Things (IoT)  pada  monitoring  presensi  dan  suhu  tubuh  mampu  menyimpan  data  kehadiran  dan  suhu tubuh  yang  telah  berhasil  melakukan  presensi  dengan  kartu  identitas  RFID  Tag  pada  google sheets dengan delay dari pengiriman dan penerimaan yaitu rata – rata 16,42 detik.

## Daftar Pustaka
[1]  Irrine  Budi  Sulistiawati,dkk  .  2021.  “Rancangan  Dan  Implementasi  Sistem  Absensi  Dengan Sensor  Fingerprint  Dan  Sensor  Suhu  Non–Contact  Berbasis  IoT  Menggunakan  Google Sheets.” ALINIER: Journal of Artificial Intelligence & Applications 2(1): 28–35.
[2]  Wirna  Sari,  and  Rahmat  Rasyid.  2021.  “Rancang  Bangun  Sistem  Termometer  Inframerah Dan Hand Sanitizer Otomatis Untuk Memutus Rantai Penyebaran Covid-19.” Jurnal Fisika Unand 10(1): 76–82.
[3]  Muhtajuddin  Danny  and  Sariman  Rio  Permadi.  2020.  "  Implementasi  Sistem  Monitoring Absensi Berbasis Rfid Proxymity." SIGMA  Jurnal Teknologi Pelita Bangsa: 175-178.
[4]  Aji, Kukuh Prasetiyo, Ucuk Darusalam, and Novi Dian Nathasia. 2020. “Perancangan Sistem Presensi  Untuk  Pegawai  Dengan  RFID  Berbasis  IoT  Menggunakan  NodeMCU  ESP8266.” JOINTECS (Journal of Information Technology and Computer Science) 5(1): 25.
[5] Erwin, 2004, Radio Frequency Identification,
http://www.cert.or.id/~budi/courses/ec5010/projects/erwin-report.pdf.  diakses  pada  18 Desember 2022
[6]  Daniel Hunt, 2017. RFID  A  Guide To Radio  Frequency  Identification, John Wiley & Sons Inc, New York.2
[7]  Wilshusen,  Gregory  C,  2005.  Radio  Frequency  IdentificationTechnology  in  the  Federal Government, http://www.gao.gov/new.items/d05551.pdf. diakses pada 18 desember 2022.
[8]Melexis.https://www.melexis.com/en/documents/documentation/datasheets/datasheet- mlx90614.pdf. diakses pada 19 desember 2022
[9]  Simarmata,  J.,  Muttaqin,  M.,  Karim,  A.,  Rismayani,  R.,  Angriawan,  R.,  Nurzaenab,  N.,& Jamaludin,  J.  (2022). Dasar-Dasar  Teknologi  Internet  of  Things  (IoT) .  Yayasan  Kita Menulis. [10]Margaret Rouse. 2006. Google Spreadsheets.
https://whatis.techtarget.com/definition/Google-Spreadsheets. Diakses 20 desember 2022.
[11] M.Aji  Firmansyah,  Ida  Afriliana  and  Yusup  Christanto.  2021.  “Rancang Bangun  Sistem  Absensi  Dan  Deteksi  Suhu  Tubuh  Dengan  Sensor  Mlx90614  Berbasis Website.” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. : 2013–15.
[12] Putra, Andhika Novritas et al. 2022. “Perancangan Alat Monitoring Suhu Dan Presensi Pada Pintu  Masuk  Ruang  Kelas  Berbasis  IoT  (  Design  of  Temperature  Monitoring  Devices  and Attendance at IoT-Based Classroom Entrances ).” 9(5): 2188–98.
[13]  Asshiddiqi,  Fikri  Fajar,  Agung  Triayudi,  and  Rima  Tamara  Aldisa.  2022.  “Pembangunan Smart Detection Absensi Berbasis Kartu RFID Dan ESP 32.” 4(September): 204–9.
[14] Mas`udia, Putri Elfa et al. 2021. “Rancang Bangun Sistem Deteksi Suhu Tubuh Dan Hand Sanitizer Nirsentuh Pada Prototype Pintu Geser Otomatis.” Jurnal Eltek 19(2): 17.