## Urania

## Jurnal Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir
Beranda jurnal: http://jurnal.batan.go.id/index.php/urania/

## IMAGE ENHANCEMENT CITRA DIGITAL SHORT PIN PWR FUEL BERISI PELET UO 2 ALAM PASCA UJI RADIOGRAFI SINAR-X  MENGGUNAKAN PROGRAM IMAGEJ
Refa Artika 1 , Rohmad Sigit 1 , Maman Kartaman Ajiriyanto 1 , Tri Yulianto 1 1 Pusat Riset Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif – BRIN Kawasan PUSPIPTEK Serpong Gd.20 Tangerang Selatan, Banten 15314 refa.artika@brin.go.id
(Naskah diterima: 28 –01–2022, Naskah direvisi: 11–02–2022, Naskah disetujui: 23–02–2022)

## ABSTRAK
IMAGE ENHANCEMENT CITRA DIGITAL SHORT PIN PWR FUEL BERISI PELET UO 2 ALAM PASCA  UJI  RADIOGRAFI  SINAR-X  MENGGUNAKAN  PROGRAM  IMAGEJ .  Pengujian  tak merusak menggunakan radiografi sinar-X  digital merupakan salah satu rangkaian penting dalam evaluasi unjuk kerja bahan dan bahan bakar nuklir. Image enhancement atau peningkatan kualitas citra sangat dibutuhkan untuk analisis lanjutan terhadap citra hasil radiografi  sinar-X  digital yang cenderung  memiliki  resolusi  lebih  rendah.  Proses image  enhancement pada  citra  radiografi sinar-X  digital  bertujuan  untuk  memberikan  citra  yang  lebih  mudah  diinterpretasi  sehingga  data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi unjuk kerja bahan bakar setelah proses iradiasi. Pengujian menggunakan radiografi sinar-X  digital dilakukan pada short pin PWR fuel berisi pelet  UO 2 dilakukan  pada  jarak  40  cm  terhadap  detektor  dengan  parameter  tegangan  dan  arus sebesar  120  kV  dan  1000  μA.  Selanjutnya image  enhancement dilakukan  terhadap  citra  digital menggunakan  ImageJ meliputi  proses  penyelarasan  terhadap  kontras  citra, edge  enhancement , pengolahan  histogram gray  value ,  dan  penyesuaian  warna  citra.  Data  uji  disesuaikan  dengan informasi yang harus dicapai dari pengujian radiografi sinar-X digital short pin PWR fuel berisi pelet UO 2 .  Informasi  ini  dapat  berupa  data  dimensi,  batas  antar  pelet,  dan  histogram  yang menggambarkan adanya perbedaan material atau perbedaan ketebalan. Informasi ini selanjutnya digunakan  sebagai  input data  dalam  pemetaan  konsep image  enhancement short  pin  PWR  fuel berisi pelet UO 2 . Output citra yang dihasilkan dari proses image enhancement memiliki resolusi dan kualitas citra yang lebih baik untuk memudahkan dalam proses analisis dan interpretasi serta dapat dijadikan metode baku dalam melakukan image enhancement citra radiografi sinar-X digital short pin PWR fuel berisi pelet UO 2 pasca iradiasi.
Kata kunci : Image enhancement , radiografi sinar-X digital, short pin PWR, ImageJ , interpretasi.
Image Enhancement Citra Digital Short Pin PWR Fuel Berisi Pelat UO 2 Alam Pasca Uji Radiografi Sinar-X Menggunakan Program ImageJ (Refa Artika, Rohmad Sigit, Maman Kartaman Ajiriyanto, Tri Yulianto)
ABSTRACT IMAGE  ENHANCEMENT  ON  SHORT  PWR  FUEL  PIN  CONTAINING  NATURAL  UO2  POST X-RAY  RADIOGRAPHIC  TEST  USING  IMAGEJ  PROGRAM.  Non-destructive  test  using  digital X-ray radiography is one of the important series in performance evaluation of nuclear materials and fuels. Image enhancement or image quality improvement is needed for further  analysis of digital X-ray  radiography  images  which  tend  to  have  lower  resolution.  Image  enhancement  process  on digital  x-ray  radiographic  images  needs  to  be  carried  out  to  provide  images  that  are  easier  to interpret  so  that  the  resulting  data  can  be  used  as  a  basis  for  evaluating  performance  after irradiation. The tests were  performed at  a distance  of 40 cm against the detector  at voltage  and current of 120 kV and 1000 μA. The image enhancement was later performed using ImageJ, which involves  the  process  of  aligning  the  image  contrast,  edge  enhancement,  processing  histogram value, and adjusting image colors. The resulted data were costumized according to the information to be obtained from the digital x-ray radiography test such as dimensional data, boundaries between pellet, and histogram ilustrating material or thickness differences. Further, this information can be used as data input in mapping the concept of enhancement of image of short pin PWR fuel contains UO2 pellets. Output image produced from the enhancement process not only has a better resolution and quality to facilitate the process of analysis and interpretation but also can be used as a standard method to perform image enhancement of digital x-ray radiography images of short pin PWR fuel contains UO2 pellets after irradiation.
Keywords : Image enhancement, digital x-ray radiography, short pin PWR, ImageJ, interpretation. .
Image Enhancement Citra Digital Short Pin PWR Fuel Berisi Pelat UO 2 Alam Pasca Uji Radiografi Sinar-X Menggunakan Program ImageJ (Refa Artika, Rohmad Sigit, Maman Kartaman Ajiriyanto, Tri Yulianto)

## PENDAHULUAN
Salah  satu  pengujian  pasca  iradiasi yang dilakukan di hot cell Instalasi Radiometalurgi  (IRM)  Pusat  Riset  Teknologi Daur  Bahan  Bakar  Nuklir  dan  Limbah Radioaktif  (PRTDBBNLR)  adalah  uji  tak merusak  menggunakan  radiografi  sinar-X digital.  Perbedaan  signifikan  antara  hasil pengujian  radiografi  digital  dengan  radiografi konvensional  terletak  pada  citra  positif  yang dihasilkan  oleh  pengujian  radiografi  digital berkebalikan  dengan  citra  negatif  film  hasil radiografi  konvensional.  Pada  citra  radiografi digital,  citra  yang  lebih  gelap  menunjukkan bahwa  bahan  memiliki  densitas  lebih  rapat atau  memiliki  nilai  ketebalan  lebih  besar dibandingkan citra yang lebih terang[1].
Direct  Radiography (DR)  merupakan bentuk  radiografi  digital real  time yang menggunakan Flat  Panel  Detector (FPD) untuk  mengonversi  radiasi  menjadi  muatan listrik sebelum diubah menjadi citra digital[2]. Direct  Radiography memiliki  keunggulan sebagai metode inspeksi yang handal dengan proses  pengambilan  citra  yang  cepat  dan lebih  baik[3],  sedangkan  kelemahannya terletak  pada  resolusi  citra  yang  relatif  lebih rendah  sehingga  memerlukan  interpretasi lanjutan melalui perbaikan kualitas citra[4],[5].
Penggunaan image processing dalam rangka image enhancement citra uji radiografi sinar-X , terutama pada radiografi digital relatif umum  dilakukan  karena  secara  keseluruhan tidak  mempengaruhi  proses  interpretasi  citra lebih lanjut[6]. ImageJ merupakan salah satu program  pengolah  citra open-source yang telah  banyak  digunakan  dalam  berbagai bidang. Program ImageJ mampu menghitung luasan  dan  nilai  piksel,  mengukur  nilai  jarak dan sudut, serta membuat histogram dan plot profil  garis.  Program  ini  juga  mendukung fungsi image processing seperti penyesuaian kontras,  penajaman,  penghalusan, edge detection , median filtering , transformasi geometris,  dan  pengukuran  densitas/derajat keabuan. Fungsi kalibrasi spatial juga tersedia untuk  memberikan  pengukuran  dimensi  agar sesuai dengan dimensi real benda uji[7].
Saat ini IRM telah berhasil melakukan pengujian tak merusak menggunakan radiografi sinar-X  terhadap short pin PWR fuel dummy dan  pelat  elemen  bakar  U 3 Si 2 -Al densitas  4,8  gU/cm 3 pasca  iradiasi[1].  Hasil citra  digital  dari short  pin  PWR  fuel  dummy dianalisis  berdasarkan  data  distribusi gray value arah aksial dan radial untuk menentukan  kondisi  seluruh  permukaan
kelongsong.  Berdasarkan  hasil  pengujian tersebut dan image enhancement menggunakan imageJ tidak ditemukan adanya  anomali  yang  ditunjukkan  dari distribusi gray  value yang  relatif  homogen seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1[8].
Gambar 1. Plot nilai gray value short pin PWR fuel  dummy pada  arah  aksial  dan radial [8]
Keberhasilan melakukan image enhancement menggunakan program ImageJ untuk  menentukan  kondisi  dari  kelongsong short  pin  PWR  fuel  dummy menjadi  dasar pengembangan  untuk  melakukan image enhancement citra  radiografi  digital  bahan bakar  nuklir short  pin  PWR  fuel berisi  pelet UO 2 . Data uji tak merusak short pin PWR fuel pra  iradiasi,  terutama  menggunakan  metode radiografi  sinar-X  digital  seperti  visualisasi pelet,  batas  pelet  dari cladding maupun kondisi  tidak  biasa  (abnormal)  atau  cacat sangat  dibutuhkan.  Hal  ini  menjadi  langkah awal  dalam  pengembangan  metode image processing citra  radiografi  digital  untuk melakukan image  enhancement terhadap citra digital short pin PWR fuel sekaligus data awal  untuk  penentuan  ada  tidaknya  anomali pasca iradiasi.

## METODOLOGI
Short  pin  PWR  fuel berisi  pelet  UO 2 ditransfer  dari  KMP-A  tempat  penyimpanan inventori bahan nuklir MBA RI-F IRM menuju KMP-B  untuk  dilakukan  pengujian  secara radiografi  sinar-X  digital. Short  pin  PWR  fuel berisi pelet UO 2 terdiri dari 5 (lima) komponen yang  dirakit  menjadi  satu  bentuk  utuh  yang siap  diiradiasi  di Power  Ramp  Test  Faciity
(PRTF) Reaktor Serba Guna-G. A. Siwabessy (RSG-GAS).  Komponen  penyusun  dan  profil
Image Enhancement Citra Digital Short Pin PWR Fuel Berisi Pelat UO 2 Alam Pasca Uji Radiografi Sinar-X Menggunakan Program ImageJ (Refa Artika, Rohmad Sigit, Maman Kartaman Ajiriyanto, Tri Yulianto)
short pin PWR fuel berisi pelet UO 2 utuh dapat dilihat pada Gambar 2.
Short  pin  PWR  fuel berisi  pelet  UO 2 diletakkan  pada  dudukan  mesin  radiografi sinar-X  digital dengan tinggi dudukan ± 40 cm dari detektor dan dilanjutkan dengan warming-up mesin  radiografi  sinar-X.  Proses warming-up merupakan  langkah  awal  untuk proses pengkondisian mesin radiografi sinar-X  digital  sebelum  digunakan.  Setelah proses warming-up selesai, dilanjutkan proses scanning terhadap  sampel Short  pin
PWR  fuel berisi  pelet  UO 2 .  Proses scanning dilakukan  dengan  variasi  parameter  seperti tegangan  dan  arus  hingga  didapatkan  citra yang  cukup  baik  untuk  nantinya  diolah kembali dengan melakukan image processing .  Penembakan  dilakukan  tiga  kali yaitu  di  bagian  bawah,  atas,  dan  tengah sampel dengan parameter tegangan dan arus optimal  masing-masing  sebesar  120  kV  dan 1000  μA.  Ketiga  hasil  citra  yang  diperoleh kemudian dilakukan image processing dengan menggunakan software ImageJ .
Gambar 2. Komponen penyusun dan penampakan utuh short pin PWR fuel berisi pelet UO 2

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  citra  radiografi  digital  terhadap short  pin  PWR  fuel berisi  pelet  UO 2 ditunjukkan  pada  Gambar  3.  Citra  yang terekam memiliki perbedaan tingkat kehitaman  yang  bergantung  pada  kerapatan
dan ketebalan materi atau bahan tersebut[10]. Ketiga citra radiografi digital yang didapatkan dari  pengujian  radiografi  sinar-X  digital menunjukkan hasil citra yang memiliki kontras berbeda  antara cladding ( zircaloy )  dan  pelet UO 2 .
(a) (b) (c)
Gambar 3. Hasil citra radiografi digital short pin PWR fuel berisi pelet UO 2 bagian bawah (a), tengah (b), dan atas (c).
Citra  hasil  radiografi  digital  dengan kontras  yang  sulit  dibedakan  terjadi  ketika mengenai  dua  atau  lebih  jenis  material berbeda  serta  memiliki  ketebalan  yang berbeda seperti cladding Zr-4 dan pelet UO 2 . Hal ini menyebabkan proses interpretasi citra
kurang  maksimal  sehingga  untuk  lebih menggali informasi lebih jauh perlu dilakukan image  processing .  Hal  ini  sangat  penting untuk radiografi digital karena dapat meningkatkan  visibilitas  detail  dalam  citra radiografi digital[11]. Selain itu Image
Image Enhancement Citra Digital Short Pin PWR Fuel Berisi Pelat UO 2 Alam Pasca Uji Radiografi Sinar-X Menggunakan Program ImageJ (Refa Artika, Rohmad Sigit, Maman Kartaman Ajiriyanto, Tri Yulianto)
processing dilakukan  untuk  memperbaiki kesalahan  data  sinyal  gambar  yang  terjadi akibat  transmisi  selama  akuisisi  sinyal,  serta untuk  meningkatkan  kualitas  penampakan gambar  agar  lebih  mudah  diinterpretasi  oleh sistem  penglihatan  manusia  baik  dengan melakukan manipulasi dan analisa gambar[2].
Selama  ini  program ImageJ telah banyak  digunakan  sebagai  salah  satu program image  processing baik  di  bidang medis,  industri,  maupun  kegiatan  penelitian lain.  Program ImageJ sebagai  salah  satu program opensource dapat digunakan secara bebas untuk berbagai tujuan, sebagai media pembelajaran  bagaimana  program  tersebut bekerja  dan  dapat  diubah,  serta  dapat meningkatkan fungsi program sesuai keinginan pengguna[7]. Proses image enhancement citra  radiografi  sinar-X  digital menggunakan  program ImageJ diawali dengan  mengevaluasi output data  dari pengujian  tak  merusak short  pin  PWR  fuel berisi  pelet  UO 2 dengan  meggunakan radiografi  sinar-X    digital.  Evaluasi  terkait kebutuhan output data  dari  pengujian  tak merusak short pin PWR fuel berisi pelet UO 2 menggunakan  metode  radiografi  sinar-X digital  dibutuhkan  untuk  memetakan  proses- proses yang harus dilakukan program ImageJ dalam  melakukan image  enhancement .
Pemilihan proses image enhancement dalam fitur process , anaylize dan plug-in harus
disesuaikan  dengan output citra  yang dihasilkan. Output citra  yang  dihasilkan  dari proses image  enhancement setidaknya memiliki resolusi dan kualitas yang lebih baik dari  citra  awal  agar  dapat  dilakukan interpretasi dan didapatkan hasil data sesuai kebutuhan.  Kebutuhan  data output dari pengujian  tak  merusak short  pin  PWR  fuel berisi  pelet  UO 2 menggunakan  metode radiografi  sinar-X  meliputi fuel pin  PWR mapping, pellet mapping, pellet-cladding gap, pellet gap, anomali cladding dan pellet.
Citra radiografi digital sinar-X short pin PWR  fuel berisi  pelet  UO 2 pada  Gambar  3 digunakan  sebagai  data  input  pada  program ImageJ  untuk  dilakukan image  enhancement sesuai  data  yang  dibutuhkan.  Data  terkait mapping kondisi  keseluruhan  bahan  bakar short  fuel pin  PWR  berisi  pelet  UO2  dan mapping jumlah serta kondisi pelet dilakukan dengan  metode  ROI  ( Region  of  Interest ).
Metode  ROI  merupakan  langkah  untuk memberikan  nilai gray  value yang  sama  ke seluruh  citra  sesuai  dengan  nilai gray  value yang  diinginkan.  Titik  ROI  yang  dipilih  yaitu untuk  bagian end  cap bawah  tepat  antara bagian kosong dan Zr pejal atau pada bagian end cap atas tepat antara Zr pejal dan pelet.
Selain  dengan  menggunakan  metode  ROI, colour  adjusment juga dapat dilakukan untuk mendapatkan  citra pelet lebih  baik  seperti pada Gambar 4.
a. b. c.
Gambar 4.  Citra short pin PWR fuel berisi pelet UO 2 hasil image enhancement dengan penerapan ROI (a) dan colour adjustment (b)
Image Enhancement Citra Digital Short Pin PWR Fuel Berisi Pelat UO 2 Alam Pasca Uji Radiografi Sinar-X Menggunakan Program ImageJ (Refa Artika, Rohmad Sigit, Maman Kartaman Ajiriyanto, Tri Yulianto)
Penerapan ROI masih memiliki kekurangan  yaitu  hanya  mampu  diterapkan pada citra short pin PWR fuel berisi pelet UO 2 bagian  atas  dan  bawah  yang  dilengkapi dengan  tutup.  Hal  ini  dikarenakan  titik  ROI yang  dipilih  harus  menyertakan  bagian  Zr pejal  yang merupakan end cap dari short pin PWR fuel . Mapping pelet pada short pin PWR fuel bagian tengah dilakukan melalui peningkatan  kontras  citra  dan  rekontuksi
warna yang dapat membantu dalam interpretasi  dengan  menggunakan  metode histogram equalization yang ada pada plug-in ImageJ [12]. Metode ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kontras citra bagian atas dan bawah dari short pin PWR fuel . Hasil dari penggunaan  metode  histogram equalization bagian tengah short fuel pin PWR ditunjukkan pada Gambar 5.
Gambar 5. Bagian  tengah  short  fuel  pin  PWR  setelah  dilakukan  histogram equalization dengan ImageJ
Pada  penelitian  sebelumnya,  proses image  enhancement melalui  penerapan  ROI dan histogram  equalization terhadap  citra digital  bagian endcaps  short  pin  PWR  fuel berisi  pelet  UO 2 menghasilkan  profil  batas pelet dengan menganalisa nilai gray value dari grafik histogram dari output program ImageJ[9]. Profil batas pelet tersebut ditentukan  berdasarkan  kenaikan  nilai gray value yang  cenderung  signifikan  yang ditunjukkan pada Gambar 6.
Gambar 6. Profil batas antar pelet menggunakan histogram gray value dari program ImageJ [9]
Selain  menggunakan  metode image enhancement melalui penerapan ROI, colour adjustment ,  dan histogram  equalization , metode  lain  yang  digunakan  adalah plotting grafik  histogram gray  value .  Histogram gray value merupakan  grafik  yang  menunjukkan adanya  perbedaan  densitas  atau  ketebalan
bahan dengan nilai derajat keabuan. Semakin tebal suatu bahan uji maka akan memiliki nilai derajat keabuan semakin besar yang diindikasikan  dengan  gambar  citra  berwarna hitam dan sebaliknya tertampil dengan warna lebih  terang  dengan  nilai  derajat  keabuan mendekati  nol.  Grafik  histogram gray  value menunjukkan  pola  yang  dapat  diinterpretasi dalam menentukan jumlah pelet seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.
Gambar 7. Pola  grafik  histogram gray  value short pin PWR fuel bagian atas.
Pola  grafik  histogram  untuk  satu  pelet pada  Gambar  7  ditentukan  berdasarkan kenaikan  nilai gray  value di  kedua  sisi  yang merupakan  batas  antar  pelet.  Hal  ini  sesuai dengan struktur di dalam short  pin  PWR fuel itu  sendiri  dimana  pelet  disusun  secara bertumpuk tetapi memiliki batas kosong antar pelet.  Berdasarkan  grafik  histogram  yang dihasilkan,  jumlah  pelet  dapat  diketahui dengan  menghitung  pola  grafik  histogram  1 pelet  yang  terbentuk  seperti  pada  Gambar  6 dan  7.  Berdasarkan  hal  tersebut, image
Image Enhancement Citra Digital Short Pin PWR Fuel Berisi Pelat UO 2 Alam Pasca Uji Radiografi Sinar-X Menggunakan Program ImageJ (Refa Artika, Rohmad Sigit, Maman Kartaman Ajiriyanto, Tri Yulianto)
enhancement yang  dilakukan  menghasilkan indikasi  terlihatnya  10  pelet  UO 2 yang  dapat diinterpretasi  pada  citra short  pin  PWR  fuel bagian tengah seperti  yang ditunjukkan pada Gambar 8. Image enhancement terhadap citra radiografi  sinar-X  digital short  pin  PWR  fuel
berisi  pelet  UO2  menggunakan  program ImageJ mampu  menampilkan  citra  yang memiliki kualitas dan resolusi yang lebih baik untuk  interpretasi  lanjutan  sesuai  dengan kebutuhan data uji yang diperlukan.
Gambar 8. Interpretasi jumlah pelet pada short pin PWR fuel bagian tengah

## KESIMPULAN
Proses image  enhancement citra radiografi  sinar-X    digital  bahan  bakar  nuklir short  pin  PWR  fuel berisi  pelet  UO 2 menggunakan program ImageJ menghasilkan beberapa metode proses image enhancement .  Metode image  enhancement disesuaikan dengan kebutuhan output data uji tak merusak bahan bakar nuklir short pin PWR fuel berisi  pelet  UO 2 dengan  menggunakan radiografi  sinar-X  digital.  Penerapan  metode dan teknik image enhancement yang digunakan telah menghasilkan citra radiografi sinar-X  digital  dengan  kualitas  dan  resolusi yang  lebih  baik  untuk  dilakukan  proses interpretasi.  Metode  yang  dikembangkan  ini, dapat  dijadikan  acuan  dalam  melakukan image  enhancement terhadap  hasil  citra digital short  pin  PWR  fuel berisi  pelet  UO 2 yang  telah  diiradiasi  sekaligus  sebagai  data banding  untuk  penentuan  potensi  timbulnya anomali.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada Kepala PRTDBBNLR dan seluruh staf IRM yang telah mengakomodasi dan membantu pelaksanaan kegiatan riset bahan bakar nuklir untuk reaktor daya. Terima kasih juga  kami  ucapkan  kepada  Bapak  Purwanta dan  Bapak  Erwan  Hermawan  yang  telah membantu selama proses pelaksanaan pengujian  menggunakan  radiografi  sinar-X digital.

## PERNYATAAN KONTRIBUTOR
Sebagai kontributor utama pada makalah  ini  adalah  Refa  Artika  dan  Rohmad Sigit, sedangkan Maman Kartaman Ajiriyanto dan Tri Yulianto bertindak sebagai kontributor anggota.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] R. Artika, R. Sigit, H. Fauzi Rahmatullah,  S.  Supardjo,  and  A.  Br. Ginting, “Uji tak merusak pelat elemen bakar  U 3 SI 2 /Al  densitas  uranium  4,8 gU/cm 3 menggunakan  radiografi  sinar- X    digital ,” Urania  J.  Ilm.  Daur  Bahan Bakar  Nukl. ,  vol.  26,  no.  1,  pp.  49 –56, 2020,doi:10.17146/urania.2020.26.1.5 822.
[2] B. Larson, “Real-time radiography – An introductory  course  module  for  NDT s tudents,” Image Process. , no. October, 2000.
[3]
R.  Cole  and  A.  M.  Hespel,  “Digital radiography,”
Feline Diagnostic Imaging , pp. 3 –11, 2020, doi:
10.1002/9781118840931.ch1.
[4] S.  Zelviani,  “Kualitas  citra  pada  direct digital  radiography  dan  computed r adiography,” J. Teknosains , pp. 49 –62,
2017.
[5] R. C. Gonzalez, R. E. Woods, and B. R. Masters,  “Digital  image  processing, Third e dition,” J. Biomed. Opt. , vol. 14, no. 2, p. 029901, 2009, doi: 10.1117/1.3115362.
Image Enhancement Citra Digital Short Pin PWR Fuel Berisi Pelat UO 2 Alam Pasca Uji Radiografi Sinar-X Menggunakan Program ImageJ (Refa Artika, Rohmad Sigit, Maman Kartaman Ajiriyanto, Tri Yulianto)
[6] B. S. Verma and I. K. Indrajit, “Impact of computers  in  radiography:  The  advent of digital radiography, Part- 2,” Indian J.
Radiol.  Imaging ,  vol. 18,  no. 3, p. 204, 2008.
[7] R.  Lind, Open  source  software  for image processing and analysis: picture this with ImageJ . Woodhead Publishing Limited, 2012.
[8] R. Sigit, R. Artika, M. K. Ajiriyanto, and T.  Yulianto,  “Uji  tak  merusak  short  pin PWR –  fuel  dummy  pasca  iradiasi,” Urania J. Ilm. Daur Bahan Bakar Nukl. , vol. 26, no. 2, pp. 83 –90, 2020,
[9] R. Sigit, R. Artika, E. Hermawan, M. K. Ajiriyanto,  “ Image  enhancement citra radiografi sinar-X  digital short pin PWR berbahan bakar UO2 alam pra-i radiasi,” in Prosiding  Annual  Nuclear  Safety Seminar  2021 ,  2021,  vol.  2021,  pp. 155 –158.
[10] F.  C.  De  Beer,  “Neutron-and  X-ray radiography/tomography: Non-
destructive  analytical  tools  for  the char acterization  of  nuclear  materials,” J. South. African Inst. Min. Metall. , vol.
115, no. 10, pp. 913 –924, 2015.
[11] K.  Stoev,  “Comparison  of  radiographic image processing algorithms,” Proc. 6th Eur. Work. - Struct. Heal.  Monit.  2012, EWSHM  2012 ,  vol.  2,  pp.  1639 –1646,
2012.
[12]  K.  Srinivas,  A.  K.  Bhandari,  and  A. Singh, “Low-contrast
image
enhancement using  spatial  contextual similarity  histogram  computation  and color  reconstruction,” J.  Franklin  Inst. , vol.  357,  no.  18,  pp.  13941 –13963, 2020, doi:10.1016/j.jfranklin.2020.10. 013.