## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3437

## Prototype Sterilisasi Virus Barang Belanjaan Online Berbasis Arduino
Maulana Ashari 1 , Mohammad Taufan Asri Zaen 1,* , Juliyantika Ayudita Putri 2 ,
Khairul Imtihan 1 , Wire Bagye 5
1 Program Studi Sistem Informasi, STMIK Lombok, Lombok Tengah, Indonesia
2 Program Studi Teknik Informatika, STMIK Lombok, Lombok Tengah, Indonesia Email: 1 aarydarkmaul@gmail.com, 2 opanzain@gmail.com, 3 ayudita.ap@gmail.com,
4 khairulimtihan31@gmail.com, 5 wirestmik@gmail.com Email Penulis Korespondensi:  opanzain@gmail.com
Abstrak− Pada penelitian ini dilakukan upaya pemutusan rantai penyebaran covid -19 dengan teknik utama pemanasan untuk mengeringkan  cairan  pada  permukaan  barang  belanjaan.  Dibangun  sebuah  box  pemanas  dengan  ukuran panjang  lebar  dan tinggi 65cm menggunakan bahan utama fiber glass dengan ketebalan 3mm. Dengan menggunakan Arduino Uno sebagai alat untuk mengontrol, sensor suhu MLX untuk mengukur suhu yang ada pada box dan sensor Proximitiy digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi barang.  Metode yang digunakan untuk merancang alat adalah metode Research and Development (R&D). Hasil uji coba mengunakan suhu awal 47º dan suhu yang diinginkan 56ºC membutuhkan waktu 07 menit 21 detik suhu yang ditampilkan LCD sudah mencapai 56ºC,Ketika suhu permukaan barang diukur menggunakan thermogun mendapatkan hasil 43.1ºC. Uji coba Lengkap menggunkan suhu awal 29ºC dan suhu yang diinginkan 56ºC membutuhkan waktu 2 menit 18 detik, suhu  yang  ditampilkan  pada  LCD  sudah  mencapai  56ºC  Ketika  suhu  permukaan  barang  diukur  menggunakan  thermogun mendapatkan hasil 55.5ºC dari hasil uji coba terakhir menunjukan suhu yang dihasilkan mendekati suhu 56ºC.
Kata Kunci: Virus Corona; Droplet; Arduino Uno; Box Pemanas.
Abstract− In this study, efforts were made to break the chain of spread of COVID-19 with the main technique of heating to dry the liquid on the surface of the groceries. Built a heating box with a length of width and height of 65cm using the main material of fiber glass with a thickness of 3mm. By using Arduino Uno as a control tool, the MLX temperature sensor is used to measure the temperature in the box and the Proximity sensor is used as a sensor to detect goods. The method used to design the tool is the Research and Development (R&D) method. The test results using an initial temperature of 47º and the desired temperature of 56ºC takes 07 minutes 21 seconds the temperature displayed by the LCD has reached 56ºC, when the surface temperature of the goods is measured using a thermogun, the results are 43.1ºC. Complete trial using an initial temperature of 29ºC and the desired temperature of 56ºC takes 2 minutes 18 seconds, the temperature displayed on the LCD has reached 56ºC. When the surface temperature of the goods is measured using a thermogun, the results are 55.5ºC. The results of the last test show that the temperature is close to 56ºC.
Keywords: Corona Virus; Droplets; Arduino Uno; Heating Box.

## 1. PENDAHULUAN
Corona  Virus (CoV)  adalah  keluarga  besar  virus yang  yang  dapat  menginfeksi  burung  dan  mamalia,  termasuk manusia.  Menurut World  Health  Organization (WHO)  virus  ini  menyebabkan  penyakit  mulai  dari  flu  ringan hingga  infeksi  pernapasan  yang  lebih  parah Sepertisevere  Acute  Respiratory  Syndrome  Corona  Virus (SARS- CoV). SARS-CoV adalah virus yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2003. SARS-CoV dianggap sebagai virus yang dibawa dari hewan yang diduga kelelawar dan menyebar ke hewan lain (luwak) serta manusia. Infeksi pertama pada manusia terjadi di Provinsi Guangdong, Cina Selatan pada tahun 2002. Pada akhir Desember 2019, jenis baru yang disebut SARS-CoV-2 mulai beredar, yang kemudian menyebabkan penyakit dan dikenal sebagai Corona Virus Disease (COVID-19). Virus corona yang pertama kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019[1]
Berdasarkan data yang dapat dipantau dari Satgas Covid-19 NTB bahwa perkembangan penyebaran virus Covid-19 Nusa Tenggara Barat (NTB) pertanggal 23 Oktober 2020 tercatat 3.831 pasien yang positif terkena virus Covid-19 , 494 pasien dalam perawatan, 3120 pasien sembuh dan 217 pasien meninggal dunia[2]. Data tersebut setiap  harinya  terus  mengalami  peningkatan,  segala  upaya  telah  dilakukan  Pemerintah  untuk  mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 . Berdasarkan beberapa hasil penelitian virus Covid-19 dapat dapat hidup hingga 3  jam di udara, 4  jam pada tembaga, 24  jam pada karton dan 2 hingga 3 hari pada plastik dan stainless steel.Corona Virus bersifat sensitif terhadap panas dengan suhu 56 o C (celcius) selama 30 menit[3]. Dalam  rangka  mengantisipasi  penyebaran  virus Covid-19 melalaui  barang  belanjaan  yang  dibeli  secara online , dilakukan survei awal yang bertujuan mengetahui pola pengiriman dan penerimaan barang serta mengukur kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan virus Covid-19. Survei dilakukan melalui media sosial dengan mengirimkan  formulir  pertanyaan  dan  mendapatkan  tanggapan  sebanyak  78  orang  yang  mengisi  formulir pertanyaan, dari 78 orang yang menanggapi survei tersebut, 43,8% yang menyemprot dengan disinfektan, 56,2% yang tidak menyemprot, 15,2% yang menjemur dan 84,8% yang tidak menjemur belanjaan yang baru diterima. Dari  hasil  survei  yang  tersebut  masih  banyak  yang  kurang  sadar  akan  pentingnya  pencegahan  virus Covid-19 dengan cara menjemur atau menaruh barang yang baru diterima pada tempat yang memiliki suhu panas kurang lebih 56ºC dalam jangka waktu 30 menit, yang bertujuan untuk mengeringkan barang yang sudah terkena percikan cairan yang tidak sengaja terpercik oleh kurir melalui hidung atau mulut (droplet).

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3437
Submitted: 17/11/2021 ; Accepted: 27/11/2021 ; Published: 25/01/2022
Perkembangan  penyebaran  virus  yang  signifikan,  yang  menyebabkan  kehawatiran  masyarakat,  maka diperlukan  sebuah  alat  yang  mampu  mensterilkan  virus  dari  barang  belanjaan  yang  dibeli  secara online , menggunakan alat sterilisasi dengan sistem dryer yang ditempatkan di dalam sebuah box yang dikontrol dengan arduino  uno ,  yang  dapat  memberikan  suhu  panas  56º celcius dan  mengeringkan  cairan  yang  tidak  sengaja dipercikan pada barang belanjaan yang baru diterima.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Tahapan Penelitian
Metode  penelitian  dan  pengembangan  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  produk  dan  menguji  keefektifan produk adalah Research and Development (R&D) melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
Gambar 1. Tahapan Penelitian
Dilakukan  audiensi  dan Focus  Group  Discussion  (FGD) dengan  beberapa  jasa  kurir  dan  masyarakat  di seputaran kota Praya kabupaten Lombok Tengah tentang pola pengiriman dan penerimaan barang belanjaan secara online dan  kesadaran  akan  pentingnya  pencegahan  virus.  Mengumpulkan  data  dengan  metode  observasi, wawancara, menyebar kuesioner dan studi literatur dari media elektronik maupun cetak yang berkaitan dengan penyebaran virus, sterilisasi virus, sistem dryer yang dapat dikontrol menggunakan arduino uno.

## 2.2 Membuat Rancangan Skema Elektronika
Melakukan  desain  rangkaian  elektronika  dengan  komponen  utama hair  dryer ,  sensor  suhu,  sensor ultrasonic, buzzer , LCD 16x2 12c dan arduino uno yang ditunjukkan seperti gambar 2 di bawah ini.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3437
Berikut penjelasan dari gambar 2 skema rangkaian.
a.  LCD 16x2 I2C
LCD  16x2  I2C  berfungsi  untuk  menampilkan  kondisi  suhu,  waktu  dan  untuk  memudahkan  ketika melakukan konfigurasi.
b.  Buzzer
Buzzer berfungsi untuk memberi notifikasi bunyi ketika melakukan konfigurasi, melebihi suhu yang sudah ditentukan, proses pemanasan selesai.
c.  Tombol start
Pin (D12) Arduino berfungsi sebagai input sinyal LOW/HIGH dari tombol start dan diubah pada program menjadi pemicu untuk memulai proses pemanasan.
d.  Tombol stop
Pin (D11) Arduino berfungsi sebagai input sinyal LOW/HIGH dari tombol stop dan diubah pada program menjadi pemicu untuk menghentikan proses pemanasan.
e.  Tombol menu
Pin (D10) Arduino berfungsi sebagai input sinyal LOW/HIGH dari tombol menu dan diubah pada program menjadi pemicu untuk menampilkan dan menyimpan konfigurasi suhu atau waktu.
f.  Tombol (-)
Pin  (D9)  Arduino  berfungsi  sebagai  input  sinyal  LOW/HIGH  dari  tombol  (-)  dan  diubah  pada  program menjadi pemicu untuk navigasi dan mengurangi suhu atau waktu.
g.  Tombol (+)
Pin  (D8)  Arduino  berfungsi  sebagai  input  sinyal LOW/HIGH  dari  tombol  (+)  dan  diubah  pada  program menjadi pemicu untuk navigasi dan menambah suhu atau waktu.
h.  Sensor ultrasonic
Pin (D5) Arduino yang berfungsi sebagai penerima sinyal jarak yang dikirimkan sensor ke Arduino. i.  Relay stand rotary
Pin  (D3)  Arduino  mengirimkan  sinyal  LOW/HIGH  ke  pin  trigger  Relay  sebagai  pemicu  untuk menghidupkan stand rotary.
j.  Relay hair dryer
Pin  (D2)  Arduino  mengirimkan  sinyal  LOW/HIGH  ke  pin  trigger  Relay  sebagai  pemicu  untuk menghidupkan hair dryer.
k.  Sensor suhu
Pin (A0) arduino sebagai input sinyal dari sensor sedangkan resistor dihubungkan ke GND Arduino, kaki ke 1 sensor dan pin (A0) arduino.
l.  Stand rotary
Stand rotary berfungsi sebagai alat pemutar barang.
m. Hair dryer
Kaki 1 hair dryer terhubung ke output Relay dan kaki ke 2 dihubungkan ke listrik PLN.
o.  Power supply 12 Volt
Input  kaki  ke  1  Power  supply  terhubung  ke  switch  ON/OFF  dan  kaki  ke  2  terhubung  ke  listrik  PLN, sedangkan output Power supply ke input power Arduino dan stand rotary. p.  Switch ON/OFF
Kaki ke 1 switch terhubung ke listrik PLN dan kaki ke 2 terhubung ke Power supply 12 Volt dan hair dryer
2.3  Membuat Rancangan Box Pemanas

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3437
Gamabar 4. Box Sistem Dryer dan Tampak Bagian Kanan dan Kiri
Tampilan alat sterilisasi dengan sistem dryer yang ditempatkan didalam sebuah box yang dikontrol dengan arduino  uno ,  yang  dapat  memberikan  suhu  panas  56º  celcius  dan  mengeringkan  cairan.  Berikut  bagian-bagian pada gambar 3 dan 4 di atas.
1) Power supply 12 Volt
2) Arduino uno
3) Relay sambungan Hair dryer
4) Relay sambungan stand rotary
5) Tombol start
6) Tombol stop
7) Tombol menu
8) Tombol (+)
9) Tombol (-)
10) LCD 16x2 I2C
11) Switch ON/OFF 12) Hair dryer 1
13) Hair dryer 2
14) Stand rotry
15) Sensor ultrasonic
16) Buzzer
17) Sensor suhu

## 2.4 Alur Kerja Alat
Gambar 5. Flowchart Alur Kerja Alat
1. Atur  suhu  dan  waktu  dengan  cara  menekan  tombol  menu  untuk  memilih  menu  suhu  dan  menu  waktu, kemudian tekan tombol (-) untuk mengurangi atau tekan tombol (+) untuk menambah suhu.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3437
2. Setelah  mengatur  suhu  dan  waktu  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan,  kemudian  tekan  tombol  start  untuk memulai proses deteksi barang dan proses pemanasan.
3. Proses deteksi barang yang bertujuan sebagai syarat untuk memulai keseluruhan proses pemanasan.
4. Jika barang tidak terdeteksi maka langkah diulangi dari deteksi barang, tetapi jika barang terdeteksi maka kontroler Arduino akan mendeteksi suhu.
5. Deteksi suhu untuk mendapatkan informasi suhu didalam box pemanas
6. Kontroler  Arduino mendeteksi  suhu  dan  menampilkan  suhu,  kemudian stand  rotary dihidupkan,  dan komponen pemanas dihidupkan.
7. Jika suhu telah tercapai dan atau tombol start ditekan maka proses pemanasan dihentikan, jika tidak maka diulang dari deteksi suhu.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Uji  Coba Produk
Pada tahap uji coba produk peneliti melakukan uji coba terhadap cara kerja alat, yang diuji coba pad acara kerja alat adalah :

## 3.1.1  Suhu
Pada  uji  coba  suhu  peneliti  melakukan  penaikan  suhu  10ºC  pada  setiap  kali  pengujian  dengan  tujuan  utnuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menaikan suhu pada permukaan barang.
Tabel 1. Uji Coba Suhu Suhu awal – Suhu capai (C) Waktu (menit/second) Suhu di Permukaan Barang (C) 29º - 37º 01 : 29 31.5º 37º - 47º 03 : 31 40.2º 47º - 56º 07 : 21 43.1º
3.1.2  Performance Alat
Tabel 2. Uji Coba Performance Alat Volume dan Berat Barang Suhu Awal Suhu Permukaan Barang Sensor Suhu Box Waktu 1.470m 3 1Kg 29º 55.5º 56º 02:18.17 2.100m 3 2Kg 29º 55.3º 56º 01:29.07 4.875m 3 3Kg 22º 52.3º 56º 00:55.01 3.300m 3 4Kg 25º 55.3º 56º 02:19.38 7.200m 3 5Kg 25º 55.5º 56º 02:23.43
Berdasarkan  uji  coba  yang  dilakukan,  peneliti  mendaptkan  hasil  yaitu,  uji  coba  pertama  dengan menggunakan volume 1.470m 3 dan berat barang 1Kg dan suhu awal yang 29ºC dan suhu yang diinginkan adalah 56ºC dimana suhu tersebut ditampilkan pada LCD, waktu  yang dibutuhkan untuk mencapai suhu yang diinginkan tersebut adalah 02:18.17, suhu pada permukaan barang mencapai 55.5º yang diukur menggunakan thermogun. 1. Uji coba kedua menggunakan volume 2.100m 3 dan berat barang 2Kg dan suhu awal 29ºC suhu yang diinginkan 56ºC  dimana  suhu  tersebut  ditampilkan  pada  LCD,  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  suhu  yang diinginkan tersebut  adalah  01:29.07, sementara suhu pada permukaan barang mencapai  55.3ºC yang diukur menggunakan thermogun.
2. Uji  coba  ketiga  menggunakan  volume  4.875m 3 dan  berat  barang  3Kg  dan  suhu  awal  22ºC  suhu  yang diinginkan 56ºC dimana suhu tersebut ditampilkan pada LCD, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu yang  diinginkan  tersebut  adalah  00:55.01,  sementara  suhu  pada  permukaan  barang  mencapai  52.3ºC  yang diukur menggunakan thermogun.
3. Uji  coba  keempat  menggunakan  volume  3.300m 3 dan  berat  barang  4Kg  dan  suhu  awal  25ºC  suhu  yang diinginkan 56ºC dimana suhu tersebut ditampilkan pada LCD, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu yang  diinginkan  tersebut  adalah  02:19.83,  sementara  suhu  pada  permukaan  barang  mencapai  55.3ºC  yang diukur menggunakan thermogun.
4. Uji  coba  kelima  menggunakan  volume  7.200m 3 dan  berat  barang  5Kg  dan  suhu  awal  25ºC  suhu  yang diinginkan 56ºC dimana suhu tersebut ditampilkan pada LCD, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu yang  diinginkan  tersebut  adalah  02:23.43,  sementara  suhu  pada  permukaan  barang  mencapai  55.5ºC  yang diukur menggunakan thermogun.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3437

## 3.2  Revisi Produk
Revisi  produk  dilakukan  sebagai  tahapa  untuk  memperbaiki  hasil  dari  uji  coba  pemakaian,  adapun  yang  harus revisi  sebagai berikut :

## 3.2.1  Suhu
Dari hasil percobaan yang dapat dilihat pada table uji coba suhu, didapatkan perbedaan suhu yang konstan pada suhu box dan suhu permukaan barang yaitu kurang lebih 10℃. Sehingga untuk mengatasi perbedaan antara suhu box dan suhu permukaan barang, maka peneliti merubah kode program yang sebelumnya sensor suhu membaca suhu yang real pada box, kemudian dirubah dengan suhu real dikurangi suhu perbedaan konstan yang di dapat dari percobaan yang telah dilakukan yaitu kurang lebih 10℃.

## 3.2.2  Performance Alat
Berdasarkan uji coba Performance alat didaptkan hasil box pemanas tidak bekerja dengan maksimal disebabkan oleh, dinding box pemanas terbuat dari akrilik sehingga peningkatan kenaikan suhu pemanas yang diberikan oleh box pemanas tidak maksimal, sehingga untuk mendapatkan peningkatan kenaikan suhu panas dapat ditambahkan aluminium foil pada setiap dinding box pemanas.
Sensor suhu DS18B20 tidak dapat mengukur suhu dengan akurat disebabkan jarak antara sensor dan barang tidak bersentuhan, utnuk mendapatkan suhu yang akurat peneliti merubah sensor suhu DS18B20 dengan sensor suhu  MLX90614.  Sensor  ultrasonic  yang  tidak  bekerja  dengan  maksimal  disebabkan  karena  suhu  yang  tinggi, untuk mengatasi hal tersebut peneliti mengganti sensor ultrasonic menggunakan sensor proximitiy
3.3  Instalasi dan Alur Produksi

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3437
Keterangan proses instalasi Box dan rangkaian elektronika pada gambar 5 di atas:
1. Pemotongan Akrilik
2. Pengukuran dan pemotongan Kerangka
3. Membuat Lubang baut
4. Pemasangan kerangka ke Akrilik
5. Pemasangan pintu Box
6. Pemasangan Komponen Elektronika
7. Tampilan Alat
8. Pemasangan aluminium Foil
9. Pemasangan sensor suhu MLX
Gambar 7. Hasil Akhir Produk
Gambar  7 merupakan  hasil  akhir (tampilan  akhir)  dari  alat  yang  dirancang,  sebelah  kiri  dengan  kondisi pintu box tertutup, dan sebelah kanan pintu box terbuka. Tombol yang tersedia untuk mengatur suhu dan durasi waktu. Masukkan barang yang akan disterilisasi, kemudian atur suhu dan waktu sesuai dengan yang dibutuhkan. Tombol  start  untuk  memulai  proses  deteksi  barang  dan  proses  pemanasan.  Alat  mendeteksi  dan  menampilkan suhu,  kemudian stand  rotary dihidupkan,  dan  komponen  pemanas  dihidupkan.  Jika  suhu  tercapai maka  proses pemanasan dihentikan.

## 4. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  dari  alat  sterilisasi  virus  barang  belanjaan,  yaitu:  pada  uji  coba  tahap  1  yang dilakukan menggunakan 2 buah hair dryer kenaikan suhu pada box masih membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk menghasilkan suhu 47ºC-56ºC membutuhkan waktu 07:21 dengan suhu pada permukaan barang mencapai 43.1ºC.  Uji  coba  tahap  2  dilakukan  dengan  penambahan  hair  dryer  menjadi  3  buah,  dengan  perubahan  posisi sensor, kenaikan suhu dari 28ºC-56ºC menjadi lebih cepat dari percobaan sebelumnya, yaitu 05:56, dengan suhu permukaan  barang  48.2ºC.  Uji  coba  tahap  3  dilakukan  penambahan  aluminium  foil,  kenaikan  suhu  pada  box menjadi  lebih  cepat  dari  pada  tahap  kedua,  dari  suhu  27ºC-56ºC  membutuhkan  waktu  01:41  dan  suhu  pada permukaan barang 43.7º. Uji coba tahap 4 yang dilakukan dengan menambahkan sensor suhu menggunakan sensor suhu MLX, waktu  yang dibutuhkan untuk mencapai  suhu 56ºC dengan suhu awal 29ºC adalah 02:18 dan suhu pada permukaan barang 55.5ºC.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima  kasih  kepada  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi,  Badan  Riset  dan  Inovasi Nasional, serta LLDIKTI wilayah VIII atas bantuan dana hibah penelitian dosen pemula, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat.

## REFERENCES
[1] D. R. Hidayatullah, A. Darmawan, and S. Kallidumban, “Finding the Strategy After Corona Crisis: The New Normal and Resilient Economy Growth in Indonesia,” Int. J. Econ. Business, Entrep. , vol. 3, no. 1, pp. 64–79, 2020, doi: 10.23960/ijebe.v3i1.71.
[2] “data covid ntb - Penelusuran Google.”
https://www.google.com/search?q=data+covid+ntb&rlz=1C1CHBD_idID831ID831&oq=data+covid+ntb&aqs=chrom

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI 10.30865/mib.v6i1.3437
e..69i57j0l2j0i22i30l5.9941j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (accessed Nov. 20, 2020).
[3] J. P. Abraham, B. D. Plourde, and L. Cheng, “Using heat to kill SARS-CoV-2,” Rev. Med. Virol. , vol. 30, no. 5, pp. 8– 10, 2020, doi: 10.1002/rmv.2115.
[4] Borg,  W.  R.  and  M.  D.  Gall.  1989.  Educational  Research:  An  Introduction.  Fifth  Edition.  New  York  and  London: Longman
[5] “BILIK  STERILISASI  /  DESINFECTANT”  DI  LINGKUNGAN  FASILKOM  UNIVERSITAS  SRIWIJAYA, Bilik Sterisasi , vol. 1. Palembang: Rossi Passarella, 2020.
[6] J.  Bakkelund et  al. ,  “PERANCANGAN  KIPAS  ANGIN  PENGATUR  SUHU  DAN  KELEMBAPAN  RUANGAN DENGAN METODE FUZZY SUGENO BERBASIS ARDUINO,” J. Mater. Process. Technol. , vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2018, doi: 10.1109/robot.1994.350900.
[7] Y.  Köksal  and  S.  Penez,  “Rancang  Bangun  Alat  Pengering  Rambut  Otomatis  Menggunakan  Deret  Sensor  Berbasis Mikrokontroler  Atmega  8535  Laporan,” Metrologia ,  vol.  53,  no.  5,  pp.  1–116,  2015,  doi:  10.1590/s1809- 98232013000400007.
[8] K. Fatmawati, E. Sabna, and Y. Irawan, “Rancang Bangun Tempat Sampah Pintar Menggunakan Sensor Jarak Berbasis Mikrokontroler Arduino,” Riau J. Comput. Sci. , vol. 6, no. 2, pp. 124–134, 2020.
[9] B. Supriyo, S. B. Kuntardjo, and Sihono, “Alat Peraga Kendali Pemanas Udara Berbasis Arduino Uno Sebagai Penunjang Praktikum  Laboratorium  Kendali,” J.  Sains  dan  Teknol. ,  vol.  1,  no.  1,  pp.  1–14,  2017,  [Online].  Available: https://ojs.uph.edu/index.php/FaSTJST/article/view/730.
[10]  D. Purnamasari, “Perancangan Kotak Pendingin dan Penghangat Minuman Menggunakan Modul Termoelektrik Peltier TEC1-12706 Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno,” p. 46, 2017.
[11]  F. I. Putra and A. B. Pulungan, “Alat Pengering Biji Pinang Berbasis Arduino ,” vol. 6, no. 1, pp. 89–97, 2020.
[12]  D. . Michael and D. Gustina, “Rancang Bangun Prototype Monitoring Kapasitas Air Pada Kolam Ikan Secara Otomatis Dengan Menggunakan Mikrokontroller Arduino ,” IKRA-ITH Inform. , vol. 3, no. 2, pp. 59–66, 2019.
[13]  F.  Imas,  “Meningkatkan  Keterampilan  Literasi  Informasi  Siswa  Melalui  Penguasaan  Konsep  Materi  Virus  Pada Pembelajaran Biologi. BERORIENTASI WIKIPEDIA,” 2019.
[14]       K.  Imtihan,  W.  Bagye,  M.  Taufan,  and  A.  Zaen,  “Image  Capture  Device  Based  on  Internet  of  Thing  (  IoT  ) Technology,” IOP  Conf.  Ser.  Mater.  Sci.  Eng. ,  vol.  1088,  no.  012065,  pp.  1–6,  2021,  doi:  10.1088/1757- 899X/1088/1/012065.
[15]  W. Bagye, K. Imtihan, M. Ashari, and S. Fadli, “The Potential of Hand Tractor Controller To Reduce The Risk of Hand- Arm  Vibration  Syndrome  (  HAVS  ),” IOP  Conf.  Ser.  Mater.  Sci.  Eng. ,  vol.  1088,  no.  012077,  pp.  1–6,  2021,  doi: 10.1088/1757-899X/1088/1/012077.
[16]  W. Bagye and Y. Yuliana, “Implementasi Greenfoot 3.0.4 Untuk Membangun Aplikasi Pengucapan Bahasa Inggris Pada Arrobbany Course,” J. Inform. dan Rekayasa Elektron. , vol. 1, no. 1, p. 25, 2018, doi: 10.36595/jire.v1i1.28.
[17]  M. Aditya, “SISTEM INFORMASI KEAMANAN  KANDANG KAMBING BERBASIS INTERNET OF THINGS,” 2020. Accessed: Oct. 29, 2020. [Online]. Available: http://eprints.umg.ac.id/3733/.
[18]  ANDRIYANTO, “RANCANG BANGUN SISTEM KEAMANAN KANDANG SAPI OTOMATIS MENGGUNAKAN ARDUINO UNO,SENSOR MAGNETIK SWITCH DAN SENSOR ULTRASONIK BERBASIS SMS GATEWAY,” 2019.