## ANALISIS DOSIS PAPARAN RADIASI DI UNIT RADIOLOGI RS. BHAYANGKARA MAKASSAR
Hasmawati, Sahara, dan Hernawati 1
1 Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Uin Alauddin Makassar Email: hasmawatifismed@gmail.com, rarafis_uin@yahoo.co.id, hernawati@uin-alauddin.ac.id
Abstract: This  study  aims  to  measure  the  wall  thickness  of  material radiation shield by using calipers, stage of measuring the radiation dose produced the best x-rays  in different directions by using Surveymeter at the distance measuring point on the wall with a height of 10 cm, 1m, 2m, the third stage is measuring the radiation dose x-rays in the vertical and horizontal measurement with the object and without an object with a fixed voltage 75 Kv with distance measurements from a source to a device 1 meter and 2 meters in space and outside space. And the last stage takes raw  radiation  doses  received  by  workers  of  the  head  of  the  installation space radiology Bhayangkara Makassar. Based on the research results in the first phase of the thick walls of the radiology that  is 15 cm+2 mm (Pb) each side and wooden doors 5 cm+2 mm (Pb) and glass Pb 2 cm+2 mm (Pb), rate of radiation exposure resulting air x-ray in many directions obtained  radiation  is  greatest  there  is  in  the  direction  of  the  left  side  air that  is  3600  μSv/h,  the  dose  rate  on  the  measurement  of  vertical  and horizontal  with  a  specified  distance  of  radiation  of  the  total  of  the  door operator  vertical  measurem ent  that  is  equal  to  3400  μSv/h,  the  dose received  by  the  operator  of  the  largest  radiation  received  by  the  third receiver  that  is  equal  to  0.1599  μSv  /  h  and  the  measurement  results outside  the  room  is  0.00  μSv  /  h  was  not  detected  while  the  radiation received  by  the  receive r  the  first  small  at  0.1546  μSv/h  and  the  mean dose average receiv ed by the operator of 0.1 μSv/h this is in accordance with the SNI allowed for workers is 50 mSv/ h in the first year.
Keywords : radiation dose , radiation workers , radiation shield

## 1. PENDAHULUAN
Sinar-X  merupakan  salah  satu  hasil  dari  kemajuan  teknologi  dimana mempunyai  banyak  manfaat  diantaranya  di  bidang  industri,  kesehatan,  dll.  Pada bidang  kesehatan  atau  medik  sinar-X  digunakan  sebagai  sumber  radiasi  pengion untuk mendiagnosis adanya suatu penyakit dalam bentuk gambaran anatomi tubuh yang  ditampilkan  dalam  film  radiografi.  Namun  dibalik  banyaknya  manfaat  yang dihasilkannya,  sinar-X  memiliki  dampak  negatif  bagi  lingkungan  maupun  makhluk
hidup  yang  ada  disekitarnya  khususnya  pekerja  radiasi.  Dampak  yang ditimbulkannya dapat mengakibatkan kanker akibat akumulasi paparan dosis radiasi yang diterima oleh tubuh yang melebihi dosis ambang.
Pelayanan  radiologi  harus  memperhatikan  aspek  keselamatan  kerja  radiasi sehingga  dalam  upaya  pengendalian,  Pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan Pemerintah  nomor  33  tahun  2007  tentang  Keselamatan  Radiasi  Pengion  dan Keamanan  sumber  radioaktif,  Surat  Keputusan  Kepala  Bapeten  nomor  01/Ka- Bapeten/V-99  tentang  Kesehatan  terhadap  radiasi  pengion  disebut  keselamatan radiasi,  yang  memuat  nilai  batas  dosis  yaitu  pekerja  radiasi  <  50  mSv/tahun  dan masyarakat umum < 5 mSv/tahun (Bapaten, 2003). Untuk mewujudkan hal ini, maka diperlukan material yang mampu berfungsi sebagai perisai.
Penahan  dinding  radiasi  yang  biasanya  digunakan  di  rumah  sakit  ruang radiologi  yaitu  beton  dengan  Pb  (timbal),  sedangkan  di  rumah  sakit  Bhayangkara sendiri  penahan  material  dinding  radiasi  yang  digunakan  adalah  plasteran  dan  Pb, maka  perlu  adanya proteksi  radiasi  untuk  keselamatan  kerja  radiasi,  salah  satunya yaitu  mengetahui  paparan  dosis  sinar-X,  sehingga  masyarakat  umum  dan  pekerja radiasi  dapat  mengetahui  kelayakan  keselamatan  kerja  di  unit  radiologi RS.Bhayangkara.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan pada penelitian ini yaitu
1.  Seberapa  besar  dosis  radiasi  yang  dihasilkan  pesawat  sinar-x  dengan pengukuran berbagai arah pada ketinggian tembok yang berbeda?
2.  Seberapa  besar  dosis  radiasi  sinar-x  pada  pengukuran  vertikal  dan  horizontal pada jarak yang telah ditentukan?
3.  Seberapa  besar  daya  serap  dinding  dengan  mengukur  dosis  radiasi  diluar ruangan?
4.  Seberapa besar dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi?

## Bangunan
Bangunan  gedung  merupakan  wujud  fisik  hasil  pekerjaan  kostruksi  yang menyatu  dengan  tempat  kedudukannya,  sebagian  atau  seluruhnya  berada diatas/didalam  tanah/air  yang  berfungsi  sebagai  tempat  manusia  melakukan kegiatannya.  Pembangunan  bangunan  gedung  diselenggarakan  melalui  berbagai tahapan  pekerjaan konstruksi.

## Plasteran
Plesteran  pada  bata  kovensional  adalah  suatu  bahan  yang  terdiri  dari campuran  PC  ( Portland  Cement ),  pasir  dan  air.  Campuran  tersebut  biasa  disebut dengan  speci.  Plesteran  dipakai  untuk  membalut  atau  melapisi  baik  itu  lantai  atau dinding  tembok.  Pekerjaan  plesteran  dilakukan  untuk  mendapatkan  pertambahan kekuatan baik lantai atau dinding.

## Timbal
Pada proteksi radiasi nuklir baik  itu di dalam reaktor nuklir maupun proteksi tambahan  seperti  tembok  pelindung  pada  bangunan  PLTN  bahan  yang  umumnya digunakan adalah timbal. Timbal (plumbum / timah hitam) adalah satu unsur logam berat  yang  lebih  tersebar  luas  dibanding  kebanyakan  logam  toksik  lainnya  Timbal berupa  serbuk  berwarna  abu-abu  gelap  digunakan  antara  lain  sebagai  bahan produksi  baterai  dan  amunisi,  komponen  pembuatan  cat,  pabrik tetraethyl  lead , pelindung  radiasi,  lapisan  pipa,  pembungkus  kabel,  gelas  keramik,  barang-barang elektronik, tube atau container , juga dalam proses mematri.

## Radiasi
Radiasi  adalah  pancaran  energi  melalui  suatu  materi  atau  ruang  dalam bentuk  panas,  partikel  atau  gelombang  elektro  magnetik  atau  cahaya  (Foton)  dari sumber  radiasi.  Bila  radiasi  melewati  materi  membentuk  partikel  bermuatan  positif dan  negative  (ion),  proses  ini  disebut  radiasi  ionisasi.  Tidak  semua  radiasi  dapat mengubah  ion  atau  partikel  yang  dilaluinya,  radiasi  ini  disebut  sebagai  radiasi nonpengion.  Sinar- α,  sinar-β,  sinar-γ  dan  sinar-x  adalah  beberapa  contoh  radiasi pengion  karena  sifatnya  yang  dapat  mengubah  ion-ion  atau  paertikel-partikel  yang dilaluinya,  partikel  ini  memiliki  kemampuan  untuk  menimbulkan  kerusakan  biologi pada  manusia  dengan  cara  merusak  sel-sel  jaringan  tubuh  yang  terkena  atau dilaluinya.  Gelombang  radio,  sinar  inframerah  cahaya  tampak  dan  sinar  ultraviolet adalah  beberapa  contoh  radiasi  non-pengion  yang  tidak  merubah  ion-ion  atau partikel-partikel  yang  dilaluinya  sehingga  tidak  berbahaya  bagi  kesehatan . Penggunaan zat-zat radioaktif.
Menurut  Maryanto,  Djoko  2008  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kebocoran meliputi :
a.  Kemampuan  tabung,  yaitu  tegangan  dan  arus  operasi  maksimum.  Ketebalan dinding ruangan diperhitungkan agar dapat menahan radiasi dengan energi yang paling kuat (yaitu pada tegangan operasi maksimum) dan intensitas yang paling besar (yaitu pada arus operasi maksimum).
b.  Jarak  sumber  radiasi  terhadap  titik  pengamatan.  Radiasi  bocor  yang  keluar  dari tabung  pesawat  sinar  X  merupakan  salah  satu  faktor  yang  perlu  diperhatikan dalam  desain  penahan  karena  intensitas  paparan  sangat  bergantung  dari  jarak, untuk itu jarak pesawat sinar X dari dinding harus diketahui agar dapat dilakukan perhitungan ketebalan dinding penahan.
c.  Jarak  sumber  radiasi  terhadap  bidang  penghambur.  Apabila  radiasi  mengenai suatu  materi,  maka  besarnya  radiasi  yang  dihamburkan  tergantung  dari  jarak sumber ke bidang penghambur.
d.  Daerah  terkontrol  atau  daerah  tidak  terkontrol,  daerah  terkontrol  adalah  daerah yang penghuninya hanya personil yang pekerjaannya terkena radiasi, sedangkan daerah tidak terkontrol adalah daerah yang penghuninya bisa siapa saja.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Alat dan Bahan
1.  Pesawat Sinar-X berfungsi sebagai sumber radiasi.
2.  Surveymeter berfungsi sebagai pendeteksi paparan radiasi.
3.  Meteran berfungsi sebagai mengukur jarak sumber ke titik pengukuran.
4.  Phantom berfungsi sebagai pengganti pasien.
5.  Jangka Sorong berfungsi mengukur ketebalan dinding.

## Prosedur Penelitian
1.  Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan
2.  Studi literatur tentang pesawat x-ray, radiasi, serta pengamanannya
3.  Mengukur  tebal  dinding  ruang  penyinaran  yang  berbahan  material  disetiap sisi  ruangan  dengan  menggunakan  jangka  sorong    dan  mencatat  hasil pengukuran
4.  Kemudian  mengukur  dosis  radiasi  yang  dihasilkan  pesawat  sinar-x diberbagai  arah  dimana  menggunakan  faktor  ekspos  secara  umum  yang sering  kali  digunakan  sesuai  dengan  ketebalan  obyek  yaitu  75  Kv,  125 mAdengan  luas  penyinaran  35  x  35  cmpada  ketinggian  detektor  1,5 meterdengan  melakukan  pengukuran  pada  3  titik  pada    ketinggian  tembok yang  berbeda  yaitu  0,1  m,  1  m,  2  m,  dengan  waktu  ekspos  80  s  sesuai denah gambar 3.1 dan mencatat hasil pengukuran
Gambar 1. Denah titik pengukuran
. .
Gambar 2 Titik Pengukuran
Ket : Ketinggian 0,1 m Ketinggian 1 m Ketinggian 2 m
5.  Selanjutnya mengukur dosis radiasi pada pesawat sinar-X pada pengukuran vertikal  dan  horizontal  dengan  arah  pesawat  yang  sama  pada  jarak  titik pengukuran  yang  berbeda  dengan  jarak  1  meter  dan  2  meter  dari  sumber pada  alat  ukur  dengan  menggunakan  tegangan  tetap  75  Kv  dengan  mAs yang  berbeda  pada    ketinggian  detektor  1,5  meter  dan  waktu  80  s,  sesuai dengan denah titik pengukuran
Gambar 3 Denah Titik pengukuran
1 m A  B C
6.  Setelah  itu  mengambil  hasil  data  mentah  dosis  radiasi  yang  diterima  oleh operator dan mencatat data tersebut

## Analisis Data
a.  Analisis dosis radiasi yang dihasilkan pesawat sinar-x
Menganalisis  dosis  radiasi  yang  dihasilkan  pesawat  sinar-x  dengan  jarak  titik pengukuran
b.  Analisis  laju  dosis  paparan  radiasi  pada  pengukuran  vertikal  dan  horizontal dengan jarak titik pengukuran. Dalam melakukan pengukuran dosis radiasi, nilai yang  ditampilkan  alat  harus  dikalikan  dengan  faktor  kalibrasinya,  secara  ideal, faktor kalibrasinya bernilai satu. Akan tetapi pada kenyataanya tidak banyak alat ukur  yang  mempunyai  faktor  kalibrasi  sama  dengan  satu.  Nilai  yang  masih dapat diterima berkisar antara 0,8 sampai dengan 1,2.
Menganalisis laju dosis paparan radiasi dengan menggunakan rumus:
Fk= 𝐷𝑠 𝐷𝑢
Fk = Faktor kalibrasi alat ukur(surveymeter) Ds = Nilai Dosis Standar Du = Nilai dosis bacaan alat ukur
Menganalisis  laju  dosis  paparan  radiasi  pada  pengukuran  vertikal  dan horizontal dengan jarak titik pengukuran.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  atau  X-ray  yaitu  Pesawat  merek DRGEM type Toshiba  dan  nomor  seri  12A1294  dengan  Kv  mAx  vol  125  Kv  dan Surveymeter  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  surveymeter  digital  yang sudah bersertifikat kalibrasi atau yang telah dikalibrasipada  tanggal  27  November 2015  dengan  faktor  kalibrasi  1,00  bermerek    Ram  ION  DIG  Model  4-0042  S/N  : 2207-019  yang  dipinjam  di  BPFK    Makassar.  Dan  luas  ruangan  pemeriksaan radiologi  yaitu  p  x  l  x  t  sebesar  6,0  m  x  3,6  m  x  2,72  m  sedangkan  persyaratan desain ruangan yang diperbolehkan yaitu 4 m x 3 m x 3 m.

## Laju Dosis Radiasi Yang Dihasilkan Pesawat Sinar-X Di berbagai Arah Dengan Jarak Ketinggian Pengukuran Yang Berbeda
Sebelum pesawat dinyalakan, pertama-tama dilakukan pengukuran radiasi di seluruh  bagian  dalam  ruangan,  hasil  pengukuran  surveymeter  tidak  menunjukkan adanya kebocoran radiasi dari alat tersebut, pada penelitian ini dilakukan tiga tahap pengambilan data yaitu tahap pertama yaitu mengukur dosis radiasi yang dihasilkan pesawat  sinar-x  diberbagai  arah  dengan  jarak  ketinggian  tembok  yang  berbeda dengan  menggunakan  alat  surveymeter,  pengambilan  data  dilakukan  dengan  tiga
titik pengukuran dengan jarak ketinggian tembok yang berbeda setiap titik yaitu 0,1 m, 1 m, 2 m. Peletakan alat disimpan pada titik pengukuran yang sudah ditentuk
Gambar 4.1 grafik nilai dosis radiasi yang diterima dinding depan pesawat pada berbagai ketinggian
Dari gambar 4.1 menunjukkan bahwa  radiasi depan pesawat jarak 0,1 m, 1 m,  dan  2m.  Radiasi  yang  terbaca  sangat  besar  terdapat  pada  jarak  ketinggian tembok  1  meter  pada  3  titik  pengukuran  yaitu  pada  titik  pertama  sebesar  2500 µSv/h,  titik  kedua  2300  µSv/h,  dan  titik  ketiga  2100µSv/h,  sedangkan  radiasi  yang terbaca  sangat  kecil  terdapat  pada  jarak  ketinggian  tembok  10  cm  dari  ketiga  titik pengukuran  yaitu  734  µSv/h,  601  µSv/h,  526  µSv/h.  Hal  ini  disebabkan pada  jarak ketinggian  tembok  1  meter  sejajar  dengan  sumber  radiasi,  dimana  ketinggian detektor pesawat 1,5 meter sehingga mendakati sumber.
Gambar 4.2 grafik nilai dosis radiasi yang diterima dinding belakang pesawat pada berbagai ketinggian.
Dari gambar 4.2 menunjukkan bahwa radiasi belakang pesawat jarak 0,1 m, 1  m,  dan  2  m.  Radiasi  yang  terbaca  sangat  besar  terdapat  pada  jarak  ketinggian tembok  1  meter  sama  halnya  dengan  arah  depan  pesawat,  radiasi  yang  terbaca
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Do si s Ra d ia si ( µS v/h) Jarak Titik Pengukuran (m) Titik A Titik B Titik C
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 0,5 1 1,5 2 2,5 D o si s R ad ia si ( µ Sv /h ) Jarak Titik Pengukuran (m) Titik A Titik B Titik C
pada  3  titik  yaitu  pada  titik  pertama 2500  µSv/h,  titik  kedua  2200 µSv/h,  dan  titik  3 yaitu  2500  µSv/h,  dan  nilai  terendah  terdapat  pada  jarak  ketinggian  10  cm  pada ketiga  titik  pengukuran  yaitu  94  µSv/h,  97  µSv/h,  84  µSv/h.  Namun  setiap  titik terkadang  radiasi  yang  terbaca  nilainya  sama.  Hal  ini  disebabkan  alat  ukur  terletak pada jarak ketinggian yang sama dan semakin jauh jarak dari sumber semakin kecil radiasi yang terbaca.
Gambar 4.3 grafik nilai dosis radiasi yang diterima dinding samping kiri pesawat pada berbagai ketinggian
Dari gambar 4.3 menunjukkan bahwa radiasi samping kiri pesawat jarak 0,1 m, 1 m, dan 2m. Radiasi yang terbaca sangat besar samping kiri pesawat terdapat pada  jarak  ketinggian  tembok  1  meter  sama  halnya  dengan  dengan  sisi  yang  lain dimana radiasi terbaca pada 3 titik sebesar  yaitu pada titik pertama 2500 µSv/h, titik kedua 3600 µSv/h, dan titik 3 yaitu 2700 µSv/h namun dari ketiga titik pada jarak 1 meter radiasi yang lebih besar terdapat pada titik kedua yaitu 3600 µSv/h, dan nilai terendah  terdapat  pada jarak  ketinggian  10  cm dari  ketiga  3  pengukuran  yaitu  833 µSv/h, 587 µSv/h, 259µSv/h, hal ini disebabkan pada titik kedua pada jarak 1 meter titik  pengukuran sejajar  dengan  sumber sedangkan  pada  ketinggian  tembok  10  cm menjauhi sumber sehingga radiasi rendah
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 0 0,5 1 1,5 2 2,5 D o si s R ad ia si ( µ Sv /h ) Jarak Titik Pengukuran (m) Titik A Titik B
Titik C
Gambar 4.4 grafik nilai dosis radiasi yang diterima dinding kanan pesawat pada berbagai ketinggian.
Dari gambar 4.4 menunjukkan bahwa radiasi samping kanan jarak 0,1 m, 1 m,  dan  2m.  Radiasi  yang  terbaca  sangat  besar  pada  jarak  ketinggian  tembok  1 meter  pada  ketiga  titik  pengukuran  yaitu  2500  µSv/h,  2700  µSv/h,  3100  µSv/h sedangkan radiasi paling rendah yaitu pada Jarak ketinggian tembok 0,1 m sebesar 50  µSv/h,  78  µSv/h,  62  µSv/h.  hal  ini  disebabkan  jika  semakin  dekat  jarak pengukuran ke sumber semakin besar radiasi yang terbaca .
Dari  pengukuran  ketinggian  tembok  dengan  pengukuran  berbagai  arah sangat  besar  terdapat  pada  samping  kiri  pesawat  yaitu  3600  µSv/h  karena  jarak dinding  ke  sumber  lebih  dekat  dari  pada  sisi  yang  lain  dengan  titik  pengukurannya sejajar  dengan  sumber  radiasi  dan  dosis  radiasi  yang  terbaca  dipengaruhi  oleh jarak,  luas  ruangan,  tegangan,  arus  dan  waktu.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  luas rungan  di  ruang  radiologi  Rs.  Bhayangkara  Makassar  melebihi  dari  standar  yang ditentukan  yaitu  sebesar  p  x  l  x  t  sebesar  6,0  m  x  3,6  m  x  2,72  m  sedangkan persyaratan desain ruangan yang diperbolehkan yaitu 4 m x 3 m x 3 m.

## Dosis Radiasi Sinar-x  pada Pengukuran Vertikal  dan Horizontal  dengan Jarak Yang Sudah Ditentukan
Pada  tahap  kedua  yaitu  mengukur  dosis  radiasi  sinar-x  pada  pengukuran vertikal  dan  horizontal  dengan  jarak  yang  telah  ditentukan  dengan  menggunakan obyek  dan  tanpa  obyek  baik  diluar  ruang  maupun  dalam  ruang  pada  arah pengukuran  samping  kiri  pesawat,  samping  kanan  pesawat,  depan  pesawat, belakang  pesawat,  di  dalam  ruang  ganti  dan  pintu  operator  dengan  menggunakan alat  surveymeter,  dengan  ketinggian  detektor  1,5  meter  dengan  luas  penyinaran sebesar 35 x 35 cm, dengan waktu 80 s.
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 0,5 1 1,5 2 2,5 D o si s R ad ia si ( µ Sv /h ) Jarak Titik Pengukuran (m) Titik A Titik B Titik C
Gambar 4.5 grafik hubungan laju dosis radiasi dengan jarak titik pengukuran vertikal dan horizontal samping kiri pesawat
Dari gambar 4.5 menunjukkan bahwalaju dosis tanpa obyek maupun dengan obyek pengukuran vertikal dan horizontal radiasi yang terbaca sangat besar terdapat pada  pengukuran  vertikal  jarak  1  meter  yaitu  sebesar  1800  µSv/h  dan  2500 µSv/hsedangkan  pengukuran  horizontal  radiasi  yang  terbaca  sangat  kecil  sebesar 34 µSv/h pada jarak 1 meter dan 40 µSv/h jarak 2 meter, hal ini disebabkan karena pada  jarak  1  meter  lebih  dekat  dengan  sumber  atau  hampir  sejajar  pada  titik pengukuran.  Namun  di  grafik  sangat  terlihat  bahwa  dengan  menggunakan  obyek/ phantom air radiasi yang terbaca sangat besar hal ini di pengaruhi oleh phantom air terdapat massa atom pada air yang dapat memantulkan radiasi kembali.
Gambar 4.6 grafik hubungan laju dosis radiasi dengan jarak titik pengukuran vertikal dan horizontal samping kanan pesawat.
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 1 2 3 D o si s R ad ia si ( µ Sv /h ) Jarak Titik Pengukuran (m) x Laju dosis tanpa obyek Vertikal dan
Horizontal Laju dosis dengan obyek Vertikal dan Horizontal H V V 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 0,5 1 1,5 2 2,5 D o si s R ad ia si ( µ Sv /h ) Jarak Titik Pengukuran (m) X Laju dosis tanpa obyek Vertikal dan Horizontal
Laju dosis dengan obyek Vertikal dan Horizontal
v
Dari gambar 4.6 menunjukkan bahwa laju dosis tanpa obyek maupun dengan obyek pengukuran vertikal dan horizontal bahwa radiasi yang terbaca sangat besar terdapat pada pengukuran vertikal jarak 1 meter yaitu sebesar 2100 µSv/h dan 2500 µSv/h,  sedangkan  radiasi  yang  terbaca  sangat  rendah  terdapat  pada  pengukuran horizontal  jarak  2  meter  dengan  menggunakan  obyek  yaitu  sebesar  13  µSv/h berbeda  halnya  dengan  arah  titik  pengukuran  yang  lain  .Hal  ini  disebabkan  arah samping  kanan  pesawat  penyerapan  radiasi  hamburnya  diserap  oleh  dua  dinding yaitu dinding ruang ganti dan dinding ruangan.Dan  juga dapat dilihat pada  jarak 1 meter dengan menggunakan obyek radiasi terbaca sangat besar karena dipengaruhi oleh  phantom  air    yang  memiliki  massa  atom  yang  dapat  memantulkan  radiasi kembali.  Dan  pada  pengukuran  ini  lebih  dekat  dengan  sumber  atau  hampir  sejajar dengan letak alat ukur sehingga radiasinya besar.
Gambar 4.7 grafik hubungan laju dosis radiasi dengan jarak titik pengukuran vertikal dan horizontal depan pesawat.
Dari gambar 4.7 menunjukkan laju dosis tanpa obyek maupun dengan obyek pengukuran  vertikal  dan  horizontal  bahwa  radiasi  yang  terbaca  sangat  besar terdapat pada pengukuran vertikal jarak 1 meter yaitu sebesar 2500 µSv/h dan 2500 µSv/h,  karena  pada  jarak  1  meter  lebih  dekat  dengan  sumber  atau  hampir  sejajar dengan titik pengukuran, namun pada grafik ini menunjukkan bahwa laju dosis tanpa obyek  dengan  obyek  radiasi  yang  terbaca  relativ  sama.  Hal  ini  disebabkan  alat pengukuran  terletak  di  depan  pesawat  dengan  jarak  yang  sama  yang  lebih mengarah ke sumber.
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 1 2 3 D osi s R a di a si ( µ Sv /h) Jarak Titik Pengukuran (m) X Laju dosis tanpa obyek Vertikal dan horizontal Laju dosis dengan obyek Vertikal dan horizontal
H
V V
Gambar 4.8 grafik hubungan laju dosis radiasi dengan jarak titik pengukuran vertikal dan horizontal belakang  pesawat.
Dari  gambar  4.8  menunjukkan  radiasi  yang  terbaca  sangat  besar  dengan menggunakan obyek dan tanpa obyek terdapat pada pengukuran horizontal jarak 1 meter  yaitu  sebesar  746  µSv/h  dan  694  µSv/h,  ini  berbeda  halnya  dengan  titik pengukuran yang lain disebabkan karena pada belakang pesawat alat surveymeter diletakkan pas dibelakang tabung pesawat sehingga proteksinya kurang, hamburan radiasinya lebih besar dari pada vertikal.
Gambar 4.9 grafik hubungan laju dosis radiasi dengan jarak titik pengukuran vertikal dan horizontal pintu operator.
Dari  Gambar  4.9  menunjukkan  bahwa  laju  dosis  tanpa  obyek  maupun dengan obyek pada pengukuran vertikal dan horizontal. Radiasi yang terbaca sangat besar  terdapat  pada  pengukuran  vertikal  jarak  1  meter  yaitu  sebesar  2700  µSv/h dan 3400 µSv/h, karena pada jarak 1 meter lebih dekat dengan sumber atau hampir sejajar  pada  titik  pengukuran,  namun  pada  grafik  ini  menunjukkan  bahwa  diantara titik  pengukuran  yang  lain  pintu  operator  memiliki  radiasi  yang  paling  besar  hal  ini disebabkan pemantulan radiasi kembali terhadap pintu operator sehingga radiasinya besar.
0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 1 2 3 D o si s R ad ia si ( µ Sv /h ) Jarak Titik Pengukuran (m) X Laju dosis tanpa obyek  Vertikal dan Horizontal Laju dosis dengan obyek vertikal dan horizontal V H V
Hubungan  antara  laju  dosis  tanpa  obyek  dan  obyek  dengan  jarak pengukuran  dilihat  dari  grafik  yang  diperoleh  menujukkan  bahwa  data  yang diperoleh  dari  seluruh  arah  pengukuran  radiasi  yang  terbesar  terdapat  pada  pintu operator pengukuran vertikal  yaitu sebesar 3400 µSv/h. Hal  ini disebabkan dua hal dimana  pada  pintu  operator  ketebalan  pintu  kayunya  lebih  tipis  dari  pada  tebal dinding dan dengan pengukuran vertikal radiasi terpantul kembali hingga radiasinya besar  karena  dipengaruhi  oleh  phantom  air  yang  memiliki  massa  atom  yang  dapat memantulkan radiasi kembali.

## Daya serap dinding dengan mengukur dosis radiasi diluar ruangan
Pengukuran  laju  dosis  radiasi  yang  dihasilkan  pesawat  sinar-x  luar  ruangan radiasi yang diperoleh 0,00 µSv/h hal  ini disebabkan karena semua radiasi diserap oleh  dinding  sehingga  tidak  dapat  menembus  tembok  luar  ruangan.  Dalam  hal  ini tebal dinding sebesar 15 cm + 2 mm (Pb) memenuhi SNI  keselamatan kerja radiasi yang telah ditetapkan yaitu 15 cm + 2mm (Pb).

## Dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi
Data  ini  diperoleh  langsung  dari  Kepala  Instalasi  ruang  radiologi  yaitu  data mentah,  pembacaan  alat  ini  yaitu  1  kali  selama  3  bulan  sehingga  dapat  dilihat seberapa besar radiasi yang diterima oleh pekerja.
Tabel 4.1. Hasil  Pengukuran dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi
No Operator Radiasi Yang Diterima (µSv/h) 1 I 0,1546 2 II 0,1574 3 III 0,1599 4 IV 0,1578
Pada  table  4.1  menunjukkan  bahwa  dosis  yang  diterima  dengan  lama  waktu pemakaian radiasi yang terbesar diterima oleh penerima ketiga yaitu sebesar 0,1599 µSv/h  sedangkan  yang  kecil  diterima  oleh  penerima  I  sebesar  0,1546  µSv/h  dan dosis rata-rata yang diterima oleh operator sebesar 0,1 µSv/h hal ini sesuai dengan SNI yang diperbolehkan untuk pekerja yaitu sebesar 50 mSv/h dalam 1 tahun.

## Pengukuran Tebal Dinding Ruang Radiologi
Mengukur  tebal  dinding  material  penahan  radiasi  dengan  menggunakan Jangka  Sorong,  pengambilan  data  ini  dilakukan  pada  6  titik  pengukuran  dari  tebal dinding  material  penahan  radiasi  dengan  masing-masing  sebanyak  3  kali
pengukuran  berulang,  yaitu  dari  sisi  depan  pesawat  (  titik  pertama),  sisi  belakang pesawat  (  titik  kedua),  sisi  kanan  pesawat  (  titik  3),  sisi  kiri  pesawat  (  titik  4),  pintu msuk ( titik 5), jendela kaca Pb ( titik 6).
Tabel 4.2  Hasil Pengukuran tebal dinding ruang radiologi.
No Material (Plasteran dan Timbal) Tebal Dinding Plasteran (cm)  Timbal (mm) 1 Dinding depan pesawat 15 2 2 Dinding belakang pesawat 15 2 3 Dinding samping kanan pesawat 15 2 4 Dinding samping kiri pesawat 15 2 5 Pintu kayu 15 2 6 Jendela kaca Pb 15 2
Pada  pengukuran  tebal  dinding  ruang  radiologi  menunjukkan  bahwa  nilai yang  terbaca pada mikrometer sekrup setiap  sisi  sama,  pada  tembok samping  kiri, kanan, depan, dan belakang pesawat yaitu sebesar 15 cm + 2 mm Pb, sedangkan pada  pintu  ruang  masuk  nilai  yang  terbaca  sebesar    5  cm  +  2  mm  Pb,  dan  pada kaca jendela Pb sendiri nilai yang terbaca pada alat sebesar 2 cm + 2 mm Pb. Hal ini  sudah  memenuhi  persyaratan  keselamatan  radiasi  baik  untuk  pekerja  radiasi maupun  masyarakat  umum  karena  persyaratan  tebal  dinding  desain  ruang  yang ditentukan  yaitu  dimana  bata  Plasteran  15  cm  dengan  dilapisi  timah  hitam  (Pb) setebal 2 mm. Secara umum dapat dinyatakan bahwa pengelola rumah sakit sangat peduli dengan keselamatan bahaya radiasi.

## 4. PENUTUP Kesimpulan
1. Telah  dilakukan  pengukuran  dosis  radiasi  diberbagai  arah  disekitar  pesawat sinar-x  hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  dosis  radiasi  terbesar  terdapat  pada arah samping kiri pesawat yaitu 3600 µSv/h. Hal ini disebabkan jarak dinding ke sumber  lebih  dekat  dari  pada  sisi  yang  lain  dengan  titik  pengukurannya  sejajar dengan sumber radiasi.
2. pengukuran  laju  dosis  pada  pengukuran  vertikal  dan  horizontal  juga  dilakukan dengan  jarak  yang  telah  tentukan  dosis  terbesar  berada  pada  pengukuran vertikal pintu operator yaitu sebesar 3400 µSv/h. Hal ini disebabkan pengukuran vertikal  radiasi  terpantul  kembali  hingga  radiasinya  besar  karena  dipengaruhi oleh  phantom  air  yang  memiliki  massa  atom  yang  dapat  memantulkan  radiasi kembali.
3. Kemampuan  dinding  untuk  menyerap  dosis  radiasi  sangat  baik  terlihat pengukuran  luar  ruangan  tidak  terdeteksi  radiasi  karena  semua  radiasi  diserap oleh dinding.
4. Dosis yang diterima oleh operator radiasi yang terbesar diterima oleh penerima ketiga yaitu sebesar 0,1599 µSv/h hal ini sesuai dengan SNI yang diperbolehkan untuk pekerja yaitu sebesar 50 mSv/h dalam 1 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.Timbal.http://www2.pom.go.id/public/siker/desc/produk/Timbal.pdf  (diakses tanggal 29 januari 2016.
Arief,  Muhammad.  t.th. Pengendalian  Bahaya  Radiasi  Elektromagnetik  Di  Tempat Kerja . Radiasi Elektromagnetik Higieng Industri, Univ Esa Unggul
Kristanto,  Luciana 2013. Kemampuan  Reduksi  Bunyi  Dan  Biaya Pengerjaan   Pada Dinding  Bata  Konvensional  Dan  Dinding    Bata    Ringan. Surabaya  : Simposium Nasional RAPI XII - 2013 FT UMS ISSN 1412-9612
Maryanto, Djoko. 2008. Analisis Keselamatn Kerja Radiasi Pesawat Sinar-X di Unit Radiologi  RSU  Kota  Yogyakarta. Yogyakarta:  Seminar  Nasional  IV  SDM Teknologi Nuklir
Suyatno,  Fery.  2008. Aplikasi  Radiasi  Sinar-Xdi  Bidang  Kedokteran  Untuk Menungjang  Kesehatan .  Yogyakarta:  Seminar  Nasional  IV  SDM  Teknologi Nuklir.
Wiyatmo, Yusman. 2009. Fisika Nuklir. Pustaka Belajar. Jogjakarta.