e-ISSN 2621-7457 , p-ISSN 2356-301X

## Jurnal Imejing Diagnostik
http://ejournal.poltekkes- smg.ac.id/ojs/index.php/jimed/index
Analisis Dosis Paparan Radiasi Pada General X-Ray II Di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Muhammadiyah Semarang
Ida Septiyanti 1 , M.  Ardhi Khalif 2 , Edi Daenuri Anwar 3 1 2 3 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
Corresponding author: Ida Septiyanti E-mail: idaseptiyanti082@gmail.com
Received: June 18 th , 2020; Revised: June 20 th , 2020; Accepted: June 30 th , 2020

## ABSTRACT
Background: This study analyzes the Radiation Dose of the General X-ray Radiology Installation at Roemani Hospital  Muhammadiyah Semarang to determine the dose received by the radiographer, the community around the room and to know the value of the effectiveness of radiation protection and to determine the pattern of radiation exposure distribution in the general X-ray radiology installation room II.
Methods: Measurements were taken during general X-ray exposure and without exposure using a 451P ion chamber survey. Measurement of dose data received by the radiographer and the community around the room is  taken  at  the  point  of  the  operator’s  room,  service  room,  waiting  room.  As  for  the  measurement  of  the effectiveness of radiation protection taken at the point in the operator’s room and the general X-ray II and the radiation distribution pattern taken at points A, B, C, D and E with a distance of 40 cm, 80 cm and 120 cm in the room general X-ray II.
Result: The result of measurements in the operator room are 0.0354 µSv / hour, waiting rooms with a distance of 3.5 m at 0.0146 µSv / hour, in the service room and waiting room with a distance of 8 m at 0 µSv / hour. The value of the effectiveness of radiation protection in the operator station is 83.33% and the general X-ray II door is 84.09%.
Conclusions: Based  on  the  results  of  the  data  obtained  the  value  of  the  dose  received  and  the  value  of effectiveness is quite safe from excessive radiation exposure. The radiation distribution pattern, the farther the distance from the radiation source, the measured radiation exposure value will be lower.
Keywords : Radiation Dose; Radiation Exposure; Effectiveness of Radiation Protection; General X-ray

## Pemdahuluan
Rumah sakit adalah sebuah institusi kesehatan yang penting dalam kehidupan. Di dalam rumah sakit terdiri  dari  berbagai  macam  unit  yang  menangani masalah-masalah  kesehatan,  meliputi  diagnosa, terapi,  perawatan,  pembedahan  dan  lain-lainnya. Diagnosa  adalah  proses  mengidentifikasi  suatu penyakit  dengan  cara  memeriksa  gejala-gejala  yang ada  dalam  tubuh  pasien.  Pada  diagnosa  rumah  sakit memiliki berbagai macam alat di antaranya alat dalam bidang  radiologi,  misalnya  CT-SCAN,  MRI, Panoramic,  PET  SCAN,  LINAX,  USG,  General  X- ray dan lain-lainnya.
General X-ray adalah pencitraan yang menggunakan  radiasi  untuk  mengambil  gambar bagian  dalam  dari  tubuh  seseorang  yang  terserang
penyakit.  Pemanfaatan citra hasil dari General X-ray dapat  menguntungkan  dibidang  diagnosa  karena dokter  dapat  mengetahui    keadaan  tubuh  manusia tanpa  melakukan  pembedahan.  Selain  manfaat General X-ray juga memberikan dampak negatif bagi para  pekerja,  pasien  dan  masyarakat  yang  berada  di lingkungan sekitar serta membawa resiko menginduksi  kanker  tambahan  (Yuliati  dan  Akhadi, 2001; Raudhah, 2008). Oleh sebab itu setiap instalasi radiologi di setiap rumah sakit harus memperhatikan proteksi  radiasi  (IAEA,  2006;  Martem  dkk,  2015). Proteksi radiasi merupakan aspek yang sangat penting bagi  pengendalian  dampak  negatif  dari  radiasi. Dampak  negatif  radiasi  diterima  oleh  radiographer dan  masyarakat    sekitar  yang  berada  di  lingkungan sekitar ruang radiasi  sesuai dengan dengan peraturan pemerintah  Nomor  33  Tahun  2007  Surat  keputusan
kepala BAPETEN Nomor 01/Ka-Bapeten/V-99 Nilai batas  dosis  untuk  pekerja  radiasi  ˂  50  mSv/tahun sedangkan  untuk  masyarakat  umum  ˂  5  mSv/tahun (BAPETEN, 2003).
Proteksi  radiasi  diperlukan  untuk  menyerap radiasi  sehingga  dapat  mengurangi  intensitas  radiasi yang dipancarkan dan mengurangi penerimaan dosis radiasi  oleh  tubuh  manusia.  Apabila  radiasi  masuk kedalam proteksi radiasi, maka sebagian dari radiasi tersebut  akan  diserap  oleh  bahan.  Semakin  besar efektivitas  proteksi  radiasi  suatu  ruangan  maka proteksi radiasi ruangan tersebut semakin baik dalam menyerap radiasi (Martem dkk, 2015). Penelitian ini sudah banyak diteliti, salah satunya Rudi dkk (2012) dalam  mengukur  paparan  radiasi  menggunakan surveymeter  untuk  mengetahui  paparan  radiasi  pada tabung dan lingkungan Pesawat sinar-X Radiodiagnostik.  Hasil  penelitiannya  nilai  paparan tertinggi  berada  di  atas  tabung  sinar-X  nilainya sebesar  0,153  mR/jam,  sedangkan  nilai  paparan radiasi yang berada disektar ruang sinar-X berada di ruang operator Computed Radiography (CO) sebesar 0,031 mR/jam. Martem dkk (2015) dalam mengukur efektivitas  proteksi  radiasi,  hasil  penelitiannya  nilai efektivitas proteksi radiasi pada penyinaran panoramik  yaitu  99,33%  dan  pada  penyinaran intraoral  sebesar  99,83%.  Beberapa  permasalahan tersebut mendasari peneliti untuk mengetahui paparan radiasi  yang  berada  di  lingkungan  General  X-ray  II dan  sekitarnya  yaitu  perlu  adanya  pengukuran paparan  radiasi  sinar-X  untuk  mengetahui  nilai paparan  radiasi  yang  diterima  oleh  pekerja  dan masyarakat  sekitar,  hasil  yang  didapatkan  dianalisis sesuai dengan nilai batas yang telah ditentukan oleh BAPETEN.
Radiasi  adalah  suatu  pancaran  energi  yang melalui sebuah ruangan dalam bentuk panas, partikel atau  gelombang  elektromagnetik  atau  cahaya  foton dari sumber radiasi (BATAN,n.d). Radiasi ini terbagi menjadi  dua  yaitu  Radiasi  Ion  Non  Pengion  dan Radiasi  Pengion.    Radiasi  Ion  Non  Pengion merupakan  radiasi  di  mana  sifatnya  tidak  dapat mengubah  ion-ion  yang  dilaluinya  dan  tidak menyebabkan  efek  ionisasi  apabila  berinteraksi dengan materi. Sedangkan Radiasi Pengion merupakan  radiasi  dimana  sifatnya  dapat  mengubah ion-ion  yang  dilaluinya  dan  menyebabkan  efek ionisasi  apabila  berinteraksi  dengan  materi,  bila mengenai  makhluk  hidup,  maka  sinar-X  mampu merusak  sel-sel  hidup.  Jika  radiasi  mengenai  tubuh manusia,  ada  dua  kemungkinan  yang  akan  terjadi
pada  manusia  yaitu  berinteraksi  dengan  tubuh manusia  atau  hanya  melewati  saja.  Jika  radiasi berinteraksi dengan tubuh manusia maka radiasi dapat mengionisasi atom. Setiap terjadinya ionisasi tersebut radiasi akan kehilangan sebagain energinya.
Efek radiasi pada manusia
Gambar 1. Efek Radiasi bagi manusia
Untuk  mengurangi  resiko  radiasi,  diperlukan perisai  radiasi  atau  proteksi  radiasi  yang  dapat menyerap  radiasi  hingga  memperkecil  intensitas radiasi yang lolos dan dapat mengurangi penerimaan radiasi oleh tubuh manusia. Jika radiasi elektromagnetik  masuk  ke  bahan  perisai Io, maka sebagian  radiasi  akan  diserap  oleh  bahan  sehingga intensitas  radiasi  yang  keluar  dari  bahan  sebesar I . Jika bahan perisai memiliki ketebalan x, maka radiasi yang keluar dari bahan perisai diformulasikan:
I = 𝐼 𝑜 .e -µx
Radiasi gelombang elektromagnetik dari suatu sumber  titik  bersifat  simetri  radial  karena  muka gelombangnya  berbentuk  permukaan  bola.  Diantara besaran yang diukur pada suatu radiasi elektromagnetik  adalah  intensitas  radiasi.  intensitas radiasi  dari  suatu  gelombang  elektromagnet  bukan merupakan amplitudo dari gelombang elektromagnetik  tersebut  melainkan  adalah  kuadrat amplitudonya.  Untuk  radiasi  dari  suatu  bahan radioaktif, di antara alat yang dapat digunakan untuk mengukur  intensitas  radiasinya  adalah  surveymeter. Berbeda  dengan  radiasi  cahaya  tampak,  intensitas radiasi  dari  suatu  bahan  radioaktif  akan  meluruh secara  eksponensial  menurut  persamaan  peluruhan sebagai berikut (Akhadi,2000) :
𝑁 𝑡 =   𝑁 𝑜 𝑒 −𝜆𝑡
Untuk muka gelombang yang berbentuk 1 2 bola, secara prinsip kondisi tersebut dapat dibentuk dengan cara memberi “cover” penghalang di sekitar sumber radiasi sehingga radiasinya hanya dalam arah 1 2 bola saja. Namun meskipun pada suatu sumber radioaktif
diberi sebuah “cover” penghalang untuk menghasilkan suatu keluaran muka gelombang dalam bentuk  tertentu,  intensitas  radiasinyatetap  harus memenuhi persamaan peluruhan radiasi di atas. General X-Ray
General  X-ray  adalah  suatu  alat  rumah  sakit yang  digunakan  untuk  melakukan  diagnosa  medis dengan  menggunakan  sinar-X  tanpa  melakukan pembedahan.  Sinar-X  dipancarkan  dari  tabung kemudian  diarahkan  kebagian  tubuh  yang  akan  di diagnosa.  Berkas  sinar-X  akan  menembus  bagian tubuh  manusia  dan  ditangkap  oleh  film,  sehingga gambar  akan  terbentuk  dari  bagian  tubuh  yang disinari (Sianturt dkk, 2017).
Gambar 2. General X-Ray
Nilai Batas Dosis Nilai  batas  dosis  berdasarkan  rekomendasi IRCP No. 60 Tahun 1990 :

## Gambar 3. Nilai Batas Dosis
Interpolasi  adalah  proses  pencarian  dan perhitungan  nilai  suatu  fungsi  grafiknya  melalui beberapa  titik  yang  sudah  diberikan.  Titik-titik tersebut  bisa  berupa  hasil  eksperimen  dalam  sebuah percobaan  maupun  dari  sebuah  fungsi  yang  telah diketahui.  Fungsi  interpolasi  yang  sering  digunakan dari  sekelompok  fungsi  tertentu  adalah  fungsi polinomial  (Sahid,  2005).  Fungsi  polinomial
interpolasi  biasanya  mengarah  untuk  menyelesaikan permasalah  yang  mengarah  ke  fungsi spline , interpolasi cubic spline S(x) adalah sebuah potongan fungsi  polinomial  kecil-kecil  yang  berderajat  tiga (cubic)  menghubungkan  antara  dua  titik  yang bersebelahan  dengan  ketentuan  tertentu  (supriyanto, 2006).

## Metode
Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  titik-titik yang telah ditentukan pada instalasi radiologi. Untuk pengambilan data paparan radiasi di ukur pada ruang operator,  ruang  pelayanan,  dan  ruang  tunggu  pada titik biru yang dapat dilihat pada gambar 3.1 :
Gambar 4. Denah Ruang Instalasi Radiologi Keterangan :
1) Ruang Transit
2) Ruang ESWL
3) Ruang General X-ray I 4) Ruang Pelayanan Radiologi 5) Ruang USG 6) Ruang panoramic 7) Ruang CT-Scan 8) Ruang Operator 9) Ruang General X-ray II 10) Ruang Tunggu
11) WC dan Gudang
Untuk  pengambilan  data  efektivitas proteksi radiasi, titik yang di ambil adalah ruang operator di luar ruang general X-ray II pada titik biru yang dapat dilihat pada gambar 3.2 :
Gambar 5. Denah Ruang General X-ray II dan Ruang Operator
Keterangan :
8. Ruang Operator
9. Ruang General X-ray II
10. Ruang Tunggu
Untuk pengambilan data persebaran radiasi di ruang general X-ray dilakukan di 5 yaitu titik A, B, C ,D dan E. Dimana setiap titik diukur di 3 titik dengan jarak masing-masing 0.4 m, 0.8 m, dan 1.2 m pada titik biru yang dapat dilihat pada gambar 3.3 :
Gambar 6. Denah Ruang General X-ray beserta titik untuk sebaran  radiasi Keterangan :
8. Ruang Operator
9. Ruang General X-ray II
a. General X-ray
Setelah  data  didapatkan  berupa  dosis  yang  terukur pada Ion Chamber Surveymeter 451P, data dianalisis untuk nilai efektivitas proteksi radiasi menggunakan persamaan :
Efektifitas (%) = x 100%
Setelah  data  diolah  kemudian  dilakukan  verifikasi data  menurut  acuan  paparan  radiasi.  Untuk pengukuran paparan radiasi general X-ray, tolok ukur tingkat  paparan  radiasi  tidak  boleh  lebih  dari  100 mR/jam. Tolok ukur paparan radiasi yang di tempati oleh pekerja radiasi tidak boleh melebihi 2,5 mR/jam,
sedangkan  untuk  masyarakat  umum  tidak  boleh melebihi 0,25 mR/jam.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini menghasilkan nilai paparan radiasi yang ada di Instalasi Radiologi RS. Roemani Muhammadiyah  Semarang  diukur  melalui  beberapa titik diantaranya :
1. Paparan Radiasi yang Diterima Radiographer Paparan  radiasi  ini  diukur  untuk  mengetahui berapa besar radiasi yang diterima oleh radiographer di  tempat  pekerja  saat  melakukan  ekspose  maupun pada  saat  melayani  masyarakat  di  ruang  pelayanan yang diukur pada 2 ruangan yaitu :
a. Paparan radiasi pada ruang operator Ruang  operator  berjarak  3  m  dari  sumber sinar-X general X-ray, nilai yang terukur adalah 0,0354  (µSv/jam).  Nilai  tersebut  jauh  dari  nilai batas  dosis  yang  ditetapkan,  sehingga  para pekerja yang menempati ruang operator pada saat melakukan  ekspose  masih  aman,  karena  nilai tersebut  masih  jauh  di  bawah  nilai  batas  dosis yang  telah  diterapkan  oleh  Perka    BAPETEN. Hasil  pengukuran  paparan  radiasi  pada  ruang operator ditunjukkan oleh tabel berikut :
Tabel 1. Hasil pengukuran paparan radiasi di Ruang Operator No Jarak dari sumber Data ke- Jumlah paparan radiasi (µSv/jam) x Faktor Kalibrasi (1.04) Hasil terukur (µSv/jam) 1
3 meter
1 0.0416 0.0354 2 2 0.0312 3 3 0.0416 4 4 0.0416 5 5 0.0208
b. Paparan radiasi pada ruang pelayanan Ruang  pelayanan  berjarak  7  m  dari  sumber sinar-X general X-ray, nilai yang terukur adalah 0 atau  tidak  terukur  nilai  paparan  radiasinya  saat dilakukan  ekspose.  Hal  tersebut  dapat  terjadi karena jarak yang cukup jauh dari sinar-X, selain jarak  yang  jauh  ruang  pelayanan  juga  terhalang oleh  pintu  dan  tembok  ruang  general  X-ray dilapisi  oleh  timbal  serta  pintu  ruangan  yang selalu  tertutup.  dari  hasil  tersebut  dapat dinyatakan  bahwa  pada  koridor  karyawan  aman
dari  paparan  radiasi.  Hasil  pengukuran  paparan radiasi  pada  ruang  penelitian  ditunjukkan  oleh tabel berikut:
Tabel 2 Hasil pengukuran paparan radiasi pada ruang pelayanan No Jarak dari sumber Data ke- Jumlah paparan radiasi (µSv/jam) x Faktor Kalibrasi (1.04) Hasil terukur (µSv/jam)
1 7 meter 1 0 0 2 2 0
3 3 0 4 4 0 5 5 0
2. Paparan  radiasi  yang  diterima  oleh  masyarakat sekitar ruang radiologi
Paparan  radiasi  ini  diukur  untuk  mengetahui seberapa  besar  paparan  radiasi  yang  diterima  oleh masyarakat  sekitar  ruang  radiologi  yang  berada  di ruang  tunggu.  Hasil  dari  kedua  pengukuran menunjukkan  bahwa  paparan  radiasi  yang  diterima oleh masyarakat dalam kondisi aman karena paparan radiasi  diserap  baik  oleh  timbal  yang  ada  di  sekitar ruangan  general  X-ray  II  dan  pintu-pintu  selalu tertutup  dengan  rapat  sehingga  kemungkinan  untuk lolosnya  radiasi  sangat  sedikit.  Hasil  pengukuran paparan radiasi yang diterima oleh masyarakat umum ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3 hasil pengukuran paparan radiasi yang diterima oleh masyarakat pada jarak 3,5 m
No Jarak dari sumber Data ke- Jumlah paparan radiasi (µSv/jam) x Faktor Kalibrasi (1.04) Hasil terukur (µSv/jam) 1 3,5 meter 1 0.0104 0.0146 2 2 0.0104 3 3 0.0208 4 4 0.0104 5 5 0.0208
Tabel 4. hasil pengukuran paparan radiasi yang diterima oleh masyarakat pada jarak 8 m No Jarak dari sumber Data ke- Jumlah paparan radiasi (µSv/jam) x Faktor Kalibrasi (1.04) Hasil terukur (µSv/jam)
1 8 meter 1 0 0 2 2 0
3 3 0 4 4 0 5 5 0

## 3. Efektivitas proteksi radiasi
Efektivitas  proteksi  radiasi  sebagai  acuan  untuk mengetahui  seberapa  besar  atau  seberapa  efektif proteksi radiasi pada instalasi radiologi.
a. Efektivitas proteksi radiasi pada ruang operator Dosis radiasi pada ruang operator telah diukur dengan jarak 3 m dari sumber sinar-X, untuk mengetahui nilai efektivitas  proteksi  radiasi  pada  ruang  operator. Pengukuran dilakukan menghasilkan dua dosis yaitu dosis  awal  yakni  di  mana  radiasi  belum  menembus proteksi  radiasi  dan  dosis  akhir  yakni  radiasi  sudah menembus  proteksi  radiasi.  Hasil  perhitungan efektivitas proteksi radiasi  pada ruang operator tabel 4.5 nilai yang dihasilkan cukup besar yaitu 83.33 %. Hal  ini  berarti  bahwa  proteksi  radiasi  pada  ruang operator  cukup  aman,  karena  proteksi  yang  dapat menyerap  radiasi  dengan  baik.  Hasil  pengukuran efektivitas  proteksi  radiasi  dapat  dilihat  pada  tabel berikut.

## Tabel 5 hasil pengukuran efektivitas proteksi radiasi pada
ruang operator No Jarak dari sumber Data ke- Dosis awal (µSv/jam) x Faktor Kalibrasi (1.04) Dosis akhir (µSv/jam) x Faktor Kalibrasi (1.04) Efektivitas (%) 1 3 meter 1 0.0936 0.0104 83,33 2 2 0.0832 0.0104 3 3 0.0936 0.0208 4 4 0.0736 0.0104 5 5 0.0936 0.0208
b. Efektivitas  proteksi  radiasi  pada  pintu  ruang general X-ray II
Dosis  radiasi  pada  pintu  ruang  general  X-ray  II telah diukur dengan jarak 2,5 m dari sumber sinar-X, untuk  mengetahui  nilai  efektivitas  proteksi  radiasi pada pintu. Pengukuran dilakukan menghasilkan dua dosis  yaitu  dosis  awal  yakni  di  titik  pintu  ruang general X-ray dan dosis akhir yakni di titik pintu luar ruang  general  X-ray.  Hasil  perhitungan  efektivitas proteksi  radiasi  pada  pintu  ruang  general  X-ray  II dapat  dilihat  pada  tabel  4.6  nilai  yang  dihasilkan cukup  besar  yaitu  84.09  %.  Hal  ini  berarti  bahwa proteksi  radiasi  pada  pintu  ruang  general  X-ray  II cukup  aman,  karena  proteksi  yang  ada  dapat menyerap  radiasi  dengan  baik.  Hasil  pengukuran efektivitas  proteksi  radiasi  dapat  dilihat  pada  tabel berikut :
Tabel 6. hasil pengukuran efektivitas proteksi radiasi pada pintu ruang general X-ray II
No Jarak dari sumber Data ke- Dosis awal (µSv/jam) x Faktor Kalibrasi (1.04) Dosis akhir (µSv/jam) x Faktor Kalibrasi (1.04) Efektivitas (%) 1 2,5 meter 1 0.0936 0.0104 84.09 2 2 0.0832 0.0208 3 3 0.0936 0.0104 4 4 0.104 0.0208 5 5 0.0832 0.0104
4. Pola sebaran paparan radiasi di ruang general X- ray II
Pengukuran  paparan  radiasi  juga  dilakukan  di dalam  ruang  general  X-ray  II,  dimana  pengukuran dilakukan  untuk  mengetahui  pola  persebaran  radiasi yang ada di dalam ruang general X-ray, dengan cara melihat langsung pola distribusi kemudian menginterpolasikan  data-data  pengukuran  diseluruh ruang  general  X-ray  II  yang  diambil  beberapa  titik berbeda.  Hasil  pengukuran  paparan  radiasi  dibuat dalam  kontur  permukaan  3D  mengunakan Software Scilab dengan melakukan interpolasi hasil survei.
Gambar 7. Hasil kontur 3D pola persebaran radiasi di ruang general X-ray II ebox 120
Gambar 8. Hasil kontur 3D pola persebaran radiasi di ruang general X-ray II ebox 60
Berdasarkan hasil interpolasi kontur pemetaan 3D pada gambar 4.1 dan 4.2 dapat dilihat bahwa pada gambar 4.1 dan 4.2 bahwa warna merah tua ke merah menjukkan  nilai  paparan  radiasi  yang  tinggi sedangkan warna kuning ke hijau menunjukkan nilai paparan radiasi yang sedang dan warna biru muda ke biru  tua  menunjukkan  nilai  paparan  radiasi  yang rendah.
Hal  tersebut  memperlihatkan  bahwa  semakin jauh  jaraknya  dengan  sumber  radiasi  maka  nilai paparan  radiasi  dosis  yang  terukur  akan  semakin rendah,  sehingga  nilai  D atau  dosis  yang berbanding terbalik dengan kuadratnya berlaku pada ruang general X-ray II.

## Kesimpulan
Dari  hasil  yang  didapat  nilai  dosis  yang diterima  oleh  radiographer  dan  masyarakat  sekitar ruangan  operator  sebesar  0.0354  µSv/jam,  nilai tersebut  jauh  di  bawah  nilai  batas  dosis  yaitu  2.5 µSv/jam sehingga masih aman untuk para radiographe  dan  pada  ruangan  pelayanan  sebesar  0 µSv/jam,  nilai  tersebut  tidak  diketahui  karena  letak
ruangan  yang  jauh  dari  ekspose  sehingga  ruang pelayanan  cukup  aman  untuk  para  radiographer.  Ini merupakan  paparan  radiasi  yang  diterima  oleh radiographer. Sedangkan untuk paparan radiasi yang diterima oleh masyarakat sekitar untuk ruang tunggu yang  berjarak  3,5  m  sebesar  0.0146  µSv/jam,  nilai tersebut  jauh  di  bawah  nilai  batas  dosis  yaitu  2.5 µSv/jam  sehingga  masih  aman  untuk  masyarakat yang  sedang  menunggu  pasien  dalam  melaksanakan pemeriksaan  dan  pada  ruang  tunggu  berjarak  8  m sebesar  0  µSv/jam,  nilai  tersebut  tidak  diketahui karena  letak  ruang  tunggu    yang  jauh  dari  ekspose sehingga  ruang  tersebut  cukup  aman  untuk masyarakat sekitar.
Dari  penelitian  ini  juga  didapatkan  nilai efektivitas    proteksi  radiasi  pada  ruang  operator sebesar  82.05  %  sehingga  ruangan  cukup  aman, karena  proteksi  yang  ada  dapat  menyerap  radiasi dengan baik dan pada pintu general X-ray II sebesar 81.08  %  sehingga  proteksi  radiasi  pada  pintu  ruang general  X-ray  II  cukup  aman,  karena  proteksi  yang ada dapat menyerap radiasi dengan baik.
Dapat  diketahui  juga  pola  sebaran  paparan  radiasi  , semakin  jauh  jaraknya  dengan  sumber  radiasi  maka nilai paparan radiasi dosis yang terukur akan semakin rendah.

## Daftar Pustaka
Ancila,  C.  Hidayanto,  E.  2016. Analisis  Dosis  Paparan Radiasi pada Instalasi Radiologi Dental Panoramik. Youngster Physics Journal Vol. 5 No. 4, Oktober 2016:441-450.
BATAN,  2005. Keselamatan  dan  Kesehatan  Terhadap Pemanfaatan  Radiasi  Pengion. Diklat  Proteksi Radiasi,  Pusat  Pendidikan  dan  Latihan  BATAN. Jakarta
Burden R.L, Faires J.D. 2002. Numerical Analysis . Ninth Edition.
Cember Herman. 1983. Pengantar Fisika Kesehatan Edisi Kedua  –  Telah  Direvisi  dan  Diperluas.  IKIP Semarang Press; Pergamon Press.
Daenuri,  A.  2011. Sistem  Proteksi  Radiasi  :  Analisis Terhadap Bidang Radiologi Rumah Sakit . Jurnal Phenomenon, Volume 1 Nomor 1, Juli 2011. Dr. Eng. Supriyanto, M.Sc. 2006. Interpolasi Cubic Spline. Lab.  Komputer,  Departemen  Fisika,  Universitas Indonesia.
Drs. Muklis Akhadi 2000. Dasar-Dasar Proteksi Radiasi . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Gabriel  JF.  2005.  Fisika  Kedokteran.  Penerbit  Buku Kedokteran. Jakarta: EGC.
Hiswara  Eri.  2015.  Buku  Pintar  Proteksi  Radiasi  dan Keselamatan  Radiasi  Di  Rumah  Sakit.  BATAN Press.
Kari  and  Saunamaki.  2010. Radiation  Protection  in  the
Catheterization Laboratory. Interventional
Journal 2 (5):667-672.
Kementrian  Agama  RI.  1989. Mushaf  Al-Qur’an  30  juz. Bandung: CV. Gama Risalah Faris.
Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir NO. 1
Tahun  1999. Ketentuan  keselamatan  kerja terhadap radiasi.
Laitabun, Y.M, Heri, S., dan Choirul, A., 2013. Pengukuran laju  paparan  radiasi  sinar-x  pada  ruang  operator RSUD.  Prof.  Dr.  W.  Z.  Johannes  Kupang, Youngster phys ics Juornal, Vol. 2, No. 1, Fisika Undip, hal 49-52.
Martem, D. R.  Milvita, D. dkk. 2015. Pengukuran Dosis Radiasi Ruangan Radiologi II Rumah Sakit Gigi dan  Mulut  (RSGM)  Baiturrahman  Padang Menggunakan  Surveymeter  Unfors-XI .  Jurnal Fisika Unand Vol. 4 No. 4. Oktober 2015. Midel  Yoel,  L.  Susanto,  H.  dan  Anam,  C.  2013.
Pengukuran Laju Paparan Radiasi Sinar-X Pada Ruang  Operator  RSUD.Prof.DR.W.Z.  Johannes Kupang. Youngster  Physics  Journal,  Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Matematika,
Universitas Diponegoro, Semarang.
Nuzula, I. R. 2016. Kajian dan Analisis Pelat Timbal (Pb) Bekas Tutup Instalasi pada Atap Rumah sebagai Bahan Proteksi Radiasi Sinar-X . Skripsi
Universitas Negeri Semarang.
Raudhah,  U.  2008. Distribusi  Terimaan  Dosis  Radiasi Pada  Kegiatan  Radiografi  Dental  Anak .  Skripsi Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan Alam. Universitas Andalas Padang.
Rudi,  Pratiwi  dan  Susilo.  2012. Pengukuran  Paparan
Radiasi Pesawat Sinar-X Di Instalasi
Radiodiagnostik  Untuk  Proteksi  Radiasi .  Jurnal Fisika  FMIPA  Universitas  Negeri  Semarang Gunungpati, Semarang. Jawa Tengah.
Sahid.  2005. Pengantar  Komputasi  Numerik  dengan MATLAB. Universitas  Negeri  Yogyakarta:  Andi Yogyakarta.
Setiawan  Rudi.  2012. Pengukuran  Paparan  Radiasi
Pesawat Sinar-X di Instalasi Radiologi Radiodiagnostik Untuk Proteksi Radiasi . STIKES An-Naser  Kaliwades,  Sumber,  Cirebon  Jawa Barat Indonesia.
Williams,  J.  R.  Montgomery,  A.  2000. Measurements  of Dose in Panoramic Dental Radiology . The British Journal of Radiology. 73(2000). 1002-1006.
http://gradiology.com.au/service/general-x-ray  diakses  20 september 2019.
http://www.bing.com/images diakses 20 september 2019 .