Jurnal ECOTIPE, Vol. 8, No.1, April 2021, Hal. 1-8 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti (SINTA 4), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI: 10.33019/jurnalecotipe.v8i1.1927

## Lux Meter Sebagai Alat Ukur Intensitas Cahaya Lampu Operasi Berbasis Arduino Uno R3
Nur Hudha Wijaya¹, Sutrimo² ¹ Program Studi Teknologi Elektro-medis, Program Vokasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ² Program Studi Teknologi Elektro-medis, Program Vokasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta *nurhudhawijaya@umy.ac.id

## ABSTRACT
The light intensity in the operating room has a special standard, it is different from the light intensity in the reading room, classroom or other room, so the light intensity needs to be known, because it adjusts the needs and functions of the lighting itself. The lamps used for operating lighting must meet the requirements stipulated by the law issued by the Ministry of Health, good lighting is sufficient lighting according to its use, for operating rooms that are 300-500 Lux and for operating tables 10,000-20,000 Lux. The problem in the field is that not all hospitals have a lux meter measuring instrument, so when taking measurements if there is a lighting mismatch, a third party must be called. The research method used is an experimental method, the design of the lux meter that has been made has been successful and it is necessary to test it with a calibration tool,  in  this  case  the  calibration  test  is  carried  out  in  the  hospital,  based on  the  calibration  test  data  showing  satisfactory results. Measurement data has been tested 20 times at a distance of 1 meter and 20 times at a distance of 1.5 meters. Based on the measurement and comparison of data, it can be concluded that the error of the tool is relatively low, namely 0.01% at a distance of 1 meter with a difference of 2 lux, and an error value of 0.23% at a distance of 1.5 meters with a difference of 24 lux. For distance measurement and timer, the error is 0% so it has a difference of 0%.
Keywords : Light, Distance, Timer, Lux meter, Operating lights

## INTISARI
Cahaya dalam ruang operasi memiliki standar intensitas penerangan khusus, hal tersebut berbeda dengan intensitas caha di ruang baca,  kelas  maupun  ruang  lainnya,  maka  intensitas  cahaya  perlu  diketahui,  karena  menyesuaikan  kebutuhan  dan  fungsi pencahayaan  itu  sendiri.  Lampu  yang  digunakan  untuk  penerangan  operasi  harus  memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan berdasarkan undang-undang, pencahayaan yang baik adalah pencahayaan yang cukup sesuai dengan kegunaannya, untuk ruang operasi  yaitu 300-500 Lux dan untuk  meja operasi 10.000-20.000 Lux.  Permasalahan dilapangan belum semua Rumah Sakit memiliki  alat  ukur  lux  meter,  sehingga  pada  saat  melakukan  pengukuran  jika  terjadi  ketidak  sesuainan  pencahayaan,  harus memanggil pihak ketiga, dari permasalahan tersebut agar tidak ketergantungan terhadap pihak ketiga, maka metode penelitian ini yang digunakan adalah metode eksperimen, dengan pemrograman arduino uno R3, rancang bangun lux meter yang dibuat telah  berhasil  dan  sudah  dilakukan  pengujian  dengan  alat  kalibrasi,  dalam  hal  ini  uji  kalibrasi  dilakukan  di  rumah  sakit. Berdasarkan data uji kalibrasi menunjukkan hasil yang cukup baik, pengukuran data telah diuji coba sebanyak 20 kali dengan jarak  1  meter  dan  20  kali  pada  berjarak  1,5  meter.  Berdasarkan  pengukuran  dan  perbandingan  data,  dapat  dihasilkan  bahwa didapatkan error dari alat tersebut  relatif rendah, yaitu 0,01% pada jarak 1 meter dengan perbedaan 2 lux, dan nilai error 0,23% pada jarak 1,5 meter dengan 24 lux perbedaan. Untuk pengukuran jarak dan penghitung waktu didapatkan kesalahan 0% sehingga memiliki selisih 0%.
Kata kunci: Cahaya, Jarak, Timer, Lux meter, Lampu operasi

## I. PENDAHULUAN
Alat  yang  digunakan  untuk  mengukur  besarnya intensitas  cahaya  di  ruang  tertentu  merupakan  lux meter. Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya,
diperlukan  sensor  yang  peka  dan  linier  terhadap cahaya.  Semakin  jauh  jarak  sumber  Semakin  kecil nilai  yang  ditunjukkan  maka  besarnya  intensitas cahaya  akan  semakin  berkurang,  jika  semakin  jauh jarak  sensor  terhadap  cahaya,  begitu  sebaliknya,
Lux Meter Sebagai Alat Ukur Intensitas…(Nur Hudha W., dkk.)
intensitas  cahaya  yang  di  tunjukkan  oleh  lux  meter semakin  tinggi  jika  sensor  semakin  dekat  dengan sumber cahaya, [1] [2].
Kesulitan  yang  sering  dialamai  oleh  fasilitas layanan  kesehatan  dalam  menentukan  intensitas cahaya  terutama  ruang  operasi  yaitu  pengukuran intensitas  cahaya,  karena  kalibrasi  lampu  operasi, dilakukan  oleh  pihak  ketiga,  oleh  karena  itu  dengan alat  hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  untuk mengurangi ketergantungan fasilitas layanan kesehatan terhadap pihak ketiga. Realisasi dilapangan pada  saat  mengkalibrasi  ruang  operasi  yaitu  jarak pengukuran intesitas cahaya lampu operasi ditentukan terlebih dahulu dengan alat ukur jarak secara manual ( meteran).  Waktu kalibrasi ditentukan terlebih dahulu menggunakan  stopwatch.  Pengambilan  data  saat melakukan  kalibrasi  lampu  operasi  rata-rata  6  kali dengan  jarak  1  meter  dan  1,5  meter  dari  sumber cahaya lampu operasi.

## II. LANDASAN TEORI

## A. Intensitas Cahaya
Besaran pokok fisika untuk mengukur daya yang dipancarkan  oleh  suatu  sumber  cahaya  pada  arah tertentu  per  satuan  sudut  disebut  intensitas  cahaya [3][4].  Besarnya  intensitas  cahaya  perlu  diketahui, apalagi  ruang  operasi,  harus  memiliki  penerangan yang  baik  [5][6].  Besaran  intensitas  cahaya,  dapat diketahui  dengan  sensor  yang  baik  terhadap  cahaya. Semakin  jauh  jarak  antara  sumber  cahaya  ke  sensor maka semakin kecil nilai yang ditunjukkan lux meter. Hal tersebut sebagai bukti bahwa semakin jauh jarak sensor terhadap cahaya, maka intensitas cahaya akan semakin berkurang [7][8].
Dalam  ilmu  kedokteran,  untuk  pembedahan pasien, diruang operasi, sangat dibutuhkan penerangan  yang  cukup,  sehingga  terciptanya kenyaman  dan  keberhasilan  jalannya  operasi  yang dilakukan dokter terhadap pasien, lampu operasi yang baik  harus  memenuhi  syarat  yang  sudah  di  tentukan berdaskan undang-undang [2] .
Tabel 1. Indeks pencahyaan meurut jenis ruangan atau
unit No Ruang atau Unit Intensitas Cahaya (lux) Keterangan 1 Ruang Pasien : saat tidak tidur : saat tidur 100-200 Maksimal 50 Warna cahaya sedang 2 Ruang Operasi Umum 300-500 3 Ruang Operasi Umum 10.000-20.000 Warna cahaya sejuk sedang tanpa bayangan 4 Anestesi, Pemulihan 300-500 5 Endoscopy 75-100
6 Sianar-X Minimal 60 7 Koridor Minimal 100 8 Administrasi/ kantor Minimal 100

## B. Kalibrasi
Penyesuaian  untuk  menentukan  kebenaran  alat ukur  dengan  alat  kalibrator,  baik  dengan  cara konvensional,  maupun  digital  merupakan  kalibrasi, membandingkan  instrumen  ukur  dan  bahan  ukur dengan  standart  ukur  yang  ditelusuri (traceable) mengacu  standart  Nasional  atau  Internasional, Permenkes No. 363 Tahun 1998) [9], Nomor 54 Tahun 2015  Tentang  Pengujian  Dan  Kalibrasi  Alat Kesehatan [2][10].

## C. Modul Sensor BH 1750FVI Ligh Sensor
Sensor  yang  digunakan  untuk  mengukur intensitas  cahya  adalah  sensor  BH1750FVI  dengan tingkat  pembacaan  yang  cukup  tinggi  di  banding dengan LDR atau photodiode pada umumnya, bentuk fisik modul BH1750FVI terdapat pada Gambar 1.
Gambar 1. Modul Sensor BH1750FVI (Sumber :

## Datasheet BH1750VI, 2016)
Untuk  menentukan  tingkat  kecerahan  cahaya lingkungan  digunakan  Sensor  cahaya  (BH1750FVI) yang  dihubungkan  dengan    dengan  LCD,  karena dengan  resolusi  yang  tinggi  mampu  mendeteksi area yang luas.
BH1750FVI merupakan modul sensor dengan 16 bit Analog  to  Digital  converter (ADC) yang  dapat mengeluarkan  sinyal  digital.  Dengan  BH1750FVI intensitas Light Sensor dapat langsung diukur dengan keluaran  luxmeter  (lx),  tanpa  perlu  untuk  membuat untuk membuat perhitungan.
D. Modul Sensor Ultrasonic HC-SR04 Ultrasonic sangat berperan dalam penelitian ini, yaitu berperan sebagai pengukur jarak, modul dapat dilihat pada Gambar 2.
Lux Meter Sebagai Alat Ukur Intensitas…(Nur Hudha W., dkk.)
Gambar 2. Modul sensor ultrasonic HC-SR04 (sumber : www.parallax.com )
Gelombang  suara  atau  gelombang Ultrasonic memiliki  frekuensi  di  atas  20  kHz.  Secara  alami kelelawar menghasilkan gelombang ultrasonic untuk mengenali lingkungannya. Ultrasonic
dalam
aplikasinya dapat dihasilkan menggunakan piezoelectric (PZT)  material  yang  berfungsi  sebagai transducer, dimana  ketika  material  ini  diberikan tegangan akan bergetar, yang menghasilkan gelombang Ultrasonic (sebagai transmiter ).  Dan sebaliknya  jika transducer  Ultrasonic sebagai receiver maka akan mengubah gelombang Ultrasonic menjadi besaran listrik [11].

## E. Arduino Uno R3
Arduino  Uno  merupakan  representasi  dari microcontroller dalam  hal  ini  Atmega328.  Arduino uno  R3  digunakan  untuk  mengendalikan  semua perntah  yang  diinginkan.  Bentuk  dari  hardware arduino  dapat  diimplementasikan  pada  Gambar  2.3. Penambahan  komponen  tertentu,  arduino  dapat digunakan  untuk  pemantauan  jarak  jauh  melalui internet,  misalnya  pemantauan  kondisi  pasien    dan pengendalian alat-alat di rumah.
Gambar 3. Arduino Uno R3 (sumber : arduino.com)
Arduino  UNO  R3  mengandung microprosesor (Atmega328p)  dan  dilengkapi  dengan oscillstor 16 MHz,    dan  regulator  (pembangkit  tegangan)  5  volt. Sejumlah  pin  tersedia  di  papan.  Pin  0  hingga  13 digunakan untuk isyarat digital, yang hanya bernilai 0 atau  1.  Pin  A0-A5  digunakan  untuk  isyarat  analog [10] .

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan  metode  eksperimen yaitu : dengan pemrograman Arduino Uno R3, alat ini bisa diwujudkan. perancangan hardware , perancangan software ,  pengujian  alat,  dan  pengambilan  data,  dan hasil  tersebut  dibandingkan  dengan  alat  kallibrasi sesungguhnya.

## A. Perancangan Hardware
Perancangan hardware pada modul menggunakan box akrilik. Perancangan sistem modul ini dimulai dengan perancangan diagram blok sistem. Perangkat  keras  menggunakan  sensor  cahaya
BH1750FVI, sensor jarak ultrasonic HC-SR04, LCD 16  x  2  dan power  supply . Software yang  digunakan adalah  Arduino  Uno  R3.  Diagram  blok  sistem ditunjukkan pada Gambar 4.

## Gambar 4. Diagram blok sistem
Cara kerja Diagram blok:
1. Pada saat tombol di hidupkan maka baterai akan mengalirkan  arus  untuk  untuk  memberikan tegangan yang dibutuhkan oleh semua rangkaian dengan  melewati step  up tegangan  terlebih dahulu  bersama  dengan  menyalanya  lampu indikator. 2. Sinar lampu operasi menyinari sensor BH1750FVI sebagai masukan yang akan dikirim ke arduino untuk diolah.
3. Sensor ultrasonic HC-SR04 menghitung panjang gelombang  yang  dipancarkan  oleh  transmiter kedalam  casing  lampu  operasi  dan  dipantulkan kepada  receiver  serta  dikirim  ke  arduino  untuk diolah.
4. Ketika tombol start ditekan, sensor BH1750FVI bekerja  untuk  membaca  intensitas  cahaya  dan sensor ultrasonic HC-SR04  mengukur  jarak, selanjutnyta  masuk  ke Analog  to  Digital Comverter  (ADC) Arduino  untuk  diolah  yang kemudian akan ditampilkan pada layar LCD.
5. Tombol up dan down digunakan  untuk  melihat data  tersimpan  dan  data  rata-rata  pengukuran. reset untuk zero adjust untuk  mengambil ulang data.
Gambar 5. Bentuk fisik alat setelah alat dibuat
Representasi  alat  seperti  ditunjukkan  pada gambar 3.2. lux meter berfungsi dengan baik dan bisa digunakan  untuk  mengukur  intensitas  cahaya  dalam ruang.

## B. Implementasi Perangkat Lunak
Pembuatan  program  dalam  alat  penulis  yang berjudul Lux Meter Dilengkapi Sensor Jarak Berbasis Arduino ini menggunakan aplikasi Arduino Integrated Development  Environtment (IDE)  dengan  bahasa program  menggunakan  bahasa  C.  Program  Arduino IDE  adalah  program  utama  yang  digunakan  untuk menampilkan nilai hasil pengukuran intensitas cahaya, jarak  dan  waktu  di  layar  LCD,  sensor  BH1750FVI untuk membaca intensitas dari lampu operasi, sensor ultrasonic HC-SR04 digunakan untuk membaca jarak pengukuran.  Penyusunan  program  dibagi  menjadi beberapa  bagian  yaitu  program  utama  ( declaration ), program inisialisasi ( setup ) , dan program pengulangan ( looping ).
1. Listing Program utama Pada  program  utama  atau  deklarasi,  dapat dijelaskan  bahwa  perintah  # include digunakan untuk  memanggil library sebuah  komponen.
Komponen  yang  dipanggil library -nya  adalah sensor BH1750FVI, sensor ultrasonic HC-SR04, LCD,  i2c dan TimerOne serta  terdapat  variabel- variabel sebagai pendukung untuk memudahkan dalam melakukan pemrograman.
2. Void Setup
Program  ini  bertujuan  untuk  menginisialisasi program  yang  di  eksekusi  atau  program  yang akan dijalankan pertama kali dan hanya satu kali setelah alat diberikan catu daya dan setelah alat di reset, program  inilah  yang  akan  tertampil  pada LCD pertama kali . 3. Looping
Program looping atau yang lebih dikenal dengan program pengulangan secara terus menerus, hasil pembacaan  sensor  dan  timer  akan  di  tampilkan
pada LCD setelah  tombol  start  ditekan.  Pada kondisi dimana tombol start tidak ditekan maka alat  dalam  keadaan stand  by dan  akan menjalankan perintah dari program.
Gambar 6. Diagram alir system

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini, dikukan pengujian alat dengan cara melakukan perbandingan hasil pembacaan antara alat ukur  pembanding  dengan  alat  yang  dibuat  oleh penulis.  Dalam  penelitian,  penulis  menggunakan digital lux meter yang terdapat si Rumah Sakit PKU Gamping  sebagai  pembanding  pembacaan  jumlah intensitas cahaya lampu operasi dan meteran sebagai kalibrator atau alat ukur pembanding terhadap jarak.
Pengukuran  intensitas  cahya  lampu  operasi dilakukan  pada  jarak  1  meter  dan  1,5  meter.  Hal tersebut  bertujuan  untuk  menentukan  pengukuran dengan  hasil  yang  terbaik  dan  sesuai  dengan  yang diinginkan.

## A. Pengukuran  Intensitas  Cahaya  Selama  1  Menit dengan Alat Pembanding Lux Meter pada Jarak
1 Meter
Tabel 2 di bawah ini merupakan hasil pengukuran intensitas  cahaya  lampu  operasi  dengan  alat  penulis yang di bandingkan dengan alat lux meter pada jarak ukur 1 meter dari sumber cahaya lampu operasi.
Tabel 2. Pengukuran cahaya selama 1 menit pada jarak 1
meter
B. Analisa  pengukuran  intensitas  cahaya  selama 1 menit dengan pembanding lux meter pada jarak
1 meter

## 1. Rata-rata
Rata – Rata ( X ) = n Xi  (1)

## Dimana :
X = rata – rata ∑Xi     =  Jumlah nilai data n         = Banyak data  ( 1,2,3,…,n ) Maka ;
Rata – Rata pembanding  ( X ) =
20 100 . 293 = 14.655
Rata – Rata alat penulis  ( X ) = 20 293058 = 14.653
2. Simpangan % Simpangan =    n -  Y Dimana : Y      = rata-rata lux pembanding =  rerata data alat
Maka ;
Simpangan = X Xn 
Simpangan = 14.655 – 14.653
Simpangan = 2 % 3. Error (%) Error % = % 100 Re x g Datasettin rata g DataSettin        Maka  ;
Error % = % 100 655 . 14 653 . 14 655 . 14 x        = 0,01 %
4. Standart Deviasi standart deviasi (SD) : 5.
Dimana :
SD  = standart Deviasi
= nilai yang dikehendaki
n = banyak data
maka ;
SD =
  1 20 ) 655 . 14 706 . 14 ( ) 655 . 14 706 . 14 ( ) 655 . 14 706 . 14 ( ) 655 . 14 704 . 14 ( ) 655 . 14 702 . 14 ( ) 655 . 14 665 . 14 ( ) 655 . 14 660 . 14 ( ) 655 . 14 653 . 14 ( ) 655 . 14 653 . 14 ( ) 655 . 14 652 . 14 ( ) 655 . 14 652 . 14 ( ) 655 . 14 645 . 14 ( ) 655 . 14 630 . 14 ( ) 655 . 14 620 . 14 ( ) 655 . 14 609 . 14 ( ) 655 . 14 618 . 14 ( ) 655 . 14 618 . 14 ( ) 655 . 14 618 . 14 ( ) 655 . 14 620 . 14 ( ) 655 . 14 621 . 14 ( 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                           19 23029,8  SD = 34.82

## Ketidakpastian (Ua)
Ketidakpastian = 𝑠𝑡𝑑𝑣 √𝑛 Dimana :
STDV  = Standar Deviasi
Xn
    1 2     n X X SD n i X
Lux Meter Sebagai Alat Ukur Intensitas…(Nur Hudha W., dkk.)
n          = banyaknya data
Maka ;
Ua = n SD Ua = 20 82 , 34 =  7,78

## C. Grafik Pengukuran Intensitas Cahaya Selama 1
Menit  dengan  Alat  Pembanding  Lic  meter pada jarak 1 meter
Grafik di bawah adalah hasil pengukuran antara alat penulis dengan alat pembanding lux meter di RS PKU Gamping. terdapat pada Gambar 7.
Gambar 7. Grafik Pengukuran Intensitas Cahaya pada jarak 1 meter
Dari  grafik  diatas,  Pada  pengukuran  menit  1 sampai  pengukuran  menit  3,  alat  pembanding menunjukkan  nilai  yang linier ,  dan  pengukuran selanjutnya  mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan  sampai  pada  pengukuran  menit  16. Selanjutnya pada pengukuran menit 17 sampai dengan menit 20 alat pembanding kembali menunjukkan nilai yang linier. Sedangkan nilai lux yang terbaca pada alat penulis  mengalami  ketidak  stabilan,  ini  di  sebabkan karena  pembacaan  sensor  yang  masih  kurang  stabil dan terpengaruhi oleh tegangan dari PLN yang tidak stabil  (berubah-ubah)  ke  lampu  operasi  sebagai sumber tegangan sehingga pancaran intensitas cahaya dari lampu operasi itu sensdiri ikut berubah . Tertapi jika kedua nilai tersebut di kalkulasikan, maka antara alat pembanding dan alat penulis memiliki error yang rendah yakni 0,01%.
Tabel 3 di bawah ini merupakan hasil pengukuran sensor jarak ultrasonic HC-SR04 selama 1 menit pada jarak  1  meter  dari  objek  ukur  yang  dibandingkan dengan  alat  ukur  meteran  dengan  mendapatkan  data sebagai berikut.
Tabel 3. Pengukuran jarak 1 meter selama 1 menit dengan alat pembanding. No Waktu (menit ) Jarak setting pada alat pembanding meteran (meter) Jarak terbaca pada alat tugas akhir (meter) 1 01:00 1 1,0 2 01:00 1 1,0 3 01:00 1 1,0 4 01:00 1 1,0 5 01:00 1 1,0 6 01:00 1 1,0 7 01:00 1 1,0 8 01:00 1 1,0 9 01:00 1 1,0 10 01:00 1 1,0 11 01:00 1 1,0 12 01:00 1 1,0 13 01:00 1 1,0 14 01:00 1 1,0 15 01:00 1 1,0 16 01:00 1 1,0 17 01:00 1 1,0 18 01:00 1 1,0 19 01:00 1 1,0 20 01:00 1 1,0

## D. Analisa Pengukuran Jarak 1 Meter dengan Alat
Pembanding Meteran
1. Rata-rata
Rata – Rata ( X ) = n Xi 
Dimana :
X = rata – rata ∑Xi     =  Jumlah nilai data N         = Banyak data  ( 1,2,3,…,n ) Maka ;
( X ) = 20 20 = 1 meter
2. Simpangan % simpangan : Simpangan     =    - Y
Dimana :
Y   = jarak setting pembanding
=  rerata Maka ;
Simpangan = X Xn 
Simpangan =1 - 1 Simpangan = 0
3. Error
Error % = % 100 Re x g Datasettin rata g DataSettin   
   
Maka ;
14,400 14,600 14,800 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ju ml ah in te n si tas cah ay a menit nilai intensitas cahaya terbaca pada jarak 1 meter
Data Setting Lux Meter
Data Pada Alat
Error % = % 100 1 1 1 x        = 0 %

## 4. Standar Deviasi
standart deviasi (SD) adalah:
 
  1 2     n X X SD n i

## Dimana :
SD = standart Deviasi
= nilai yang dikehendaki n    = banyak data Maka ;
SD =   1 20 ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( ) 0 , 1 1 ( 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                           
             19 0  SD = 0

## 5. Ketidakpastian
Ketidakpastian = 𝑠𝑡𝑑𝑣
√𝑛
Dimana : STDV  = Standar Deviasi
n          = banyaknya data
Maka ; Ua = n SD Ua = 20 0 Ua =0
Gambar 4.4. dibawah ini merupakan grafik hasil pengukuran  nilai  pengukuran  pada  sensor  jarak ultrasonic HC-SR04 dengan alat pembanding meteran pada jarak ukur 1 meter.
Gambar 8. Grafik pengukuran jarak 1 meter
Pengukuran dilakukan sebanyak 20 kali percobaan. Grafik di atas menunjukan nilai yang liner dan  sesua  dengan  data setting dari  alat  pembanding. Untuk hasil pengukuran tidak didapat selisih maupun error.

## V. KESIMPULAN
Setelah  melakukan  eksperimen,  pengujian  dan pendataan, maka dapat disimpulkan:
1. Sensor BH1750FVI sebagai sensor cahaya yang di  hubungkan  dengan  modul  arduino  UNO  R3, Nilai maksimal yang di tunjukkan oleh sensor ini adalah 54.615 lux dan nilai terendahnya adalah 0 lux .  Dari  percobaan  yang  dilakukan  sensor    ini memiliki error yang rendah yaitu sebesar 0,01 % pada jarak pengukuran 1 meter setelah dilakukan pengukuran  pada  lampu  operasi.  Digunakan sensor  jarak ultrasonic HC-SR04  yang  di interface- kan  dengan  modul  arduino  UNO  R3 sebagai penghitung/penentu  jarak  pengambilan data  secara  otomatis.  Memiliki  tingkat error sebesar 0 %.
2. Timer otomatis  untuk  menentukan  lama  waktu pengambilan  data.  Dari  ujicoba  dengan  alat pembanding didapat nilai error sebesar 0 % dari 20 kali pengukuran.
3. Di dalam peraturan untuk alat ukur/kalibrasi, alat yang  dibuat  cukup  mumpuni  dari  kinerja  alat pembanding,  karena  tingkat error yang  rendah, sedang  dalam  kategori  kelayakan  alat  tergolong layak digunakan. Didalam penggunaan alat juga lebih sistematis karena alat ini sudah di lengkapi dengan  sensor ultrasonic HC-SR04  sebagai penghitung/penentu  jarak  pengambilan  data secara otomatis. Timer otomatis untuk menentukan lama waktu pengambilan data. Dan penyimpanan  6  data  secara  otomatis  serta  dapat menentukan nilai rata-rata dari 6 data tersebut.
X

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia, “Keputusan Menteri Kesehatan No. 1204 Tahun 2004  -  Persyaratan  Kesehatan  Lingkungan Rumah Sakit.” P. 64, 2004.
[2]  K.  RI,  “Permenkes  Nomor  54  Tahun  2015
Tentang Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan,” Kemenkes RI . Perkemenkes, Jakarta, 2015.
[3]  Mansyla, “Intensitas Cahaya.” Pp. 1–12, 2018.
[4]  G.  M.  Bobby  Guntur  Adi  Putra,  “Analisis Intensitas Cahaya Pada Area Produksi Terhadap Keselamatan  Dan  Kenyamanan  Kerja  Sesuai
Dengan  Standar  Pencahayaan  (Studi  Kasus  Di PT.  Lendis  Cipta  Media  Jaya),” OPSI ,  Vol.  10, No. 2, 2017.
[5]  F.  A.  R.  Bhekti  Kumorowati1),  Masturi2),  Ian Yulianti3),  “Analisis  Reduksi  Intensitas  Cahaya Pada  Smartphones’  Screen  Protector  Dan Dampaknya Pada Mata,” JIPF , Vol. 1, No. 1, Pp. 1–4, 2016.
[6]  H.  R.  Fajrin,  R.  N.  Adnan,  M.  Irfan,  And  I.  P. Sari,  “Electronic  Snellen  Chart  With  Bluetooth Connection  And  Smartphone  App,”  In IOP Conference  Series:  Materials  Science  And Engineering ,  2020,  Vol.  851,  P.  012018,  Doi:
10.1088/1757-899x/851/1/012018.
[7]  M.  Pamungkas,  H.  Hafiddudin,  And  Y.  S. Rohmah,  “Perancangan  Dan  Realisasi  Alat Pengukur  Intensitas  Cahaya,” ELKOMIKA  J.
Tek.  Energi  Elektr.  Tek.  Telekomun.  Tek. Elektron. ,  Vol.  3,  No.  2,  P.  120,  2015,  Doi: 10.26760/Elkomika.V3i2.120.
[8]  D. Zehan, Ilham Alif Nur, “Lux Meter,” 2014.
[9]  Kementrian  Kesehatan  Republik  Indonesia, “Peraturan Mentri Kesehatan Tentang Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan,” No. 1197. Pp. 1–
38, 2015.
[10] Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kalibrasi,
“Kalibrasi.”
Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kalibrasi.
[11] A. Muhammad Khoirudin, “Pengembangan Alat Ukur  Tinggi  Badaan  Dan  Berat  Badan  Yang
Terintegrasi,” 2015.