e-ISSN 2621-7457 , p-ISSN 2356-301X

## Jurnal Imejing Diagnostik
http://ejournal.poltekkes- smg.ac.id/ojs/index.php/jimed/index

## Pengujian Kebocoran Apron Tahun 2019
Oktavia Puspita Sari 1 , Dila Nelvo Dasril 2 , Chairun Nisa 3 , Almaiza 4 1 2 3 4 Universitas Baiturrahmah Padang, Indonesia
Corresponding author: Oktavia Puspita Sari E-mail: oktaviapuspitasari@atro.unbrah.ac.id
Received: June 13 rd , 2020; Revised: June 17 th , 2020; Accepted: June 30 th , 2020

## ABSTRACT
Background: Based  on  observations  made  by  researchers  found  incorrect  apron  storage.  According  to Permenkes No. 1250 of 2009, storage and placement of Pb aprons may not be folded and may not be hung. The purpose of this study is to determine whether or not there are leaks in the apron.
Method: Types  of  quantitative  research  approaches  with  experimental  approaches.  This  research  was conducted at the radiology installation. The testing is done by giving x-ray exposures on the surface of the apron. Based on the results of the exposure, the extent of the leak is in the apron. The measurement results will be compared with the theory Lambert 2001.
Results: According to Lambert, apron leakage is still acceptable if the critical area is less than 15 mm 2 and if the non-critical area is less than 670 mm 2 . The results showed that of the 15 aprons studied three aprons leaked, namely apron 4, apron 7, and apron 13 with each leakage area being 562.84 mm 2 , 312,174 mm 2 , 14,304 mm 2 71,818 mm 2 . Conclusion: The total number of tested was 15 aprons, 3 aprons leaked and there was 1 apron which had no leakage. Leakage is caused by often placing an apron on the back of a chair, hanging an apron on a hanger, dropping an apron on the floor, and folding an apron on an examination table. Apron storage should be placed on a special rack in a horizontal position so as not to cause indentations or fractures on the lead.
Keywords: Apron; Apron storage.

## Pendahuluan
APD  adalah  suatu  alat  yang  mempunyai kemampuan  untuk  melindungi  seseorang  yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja(TRANSMIGRASI,  2010),  APD  yang  biasa digunakan  oleh  pekerja  radiasi  adalah lead apron (Akhadi, 2000). Lead apron adalah celemek timbal yang dirancang untuk melindungi tubuh dari bahaya radiasi (Yulihendra, 2002).
Menurut  Peraturan  Kepala  Bapeten  No  8 Tahun 2011, bahwa setiap penyelenggara pelayanan harus memiliki alat proteksi radiasi yang memenuhi standart sesuai ketentuan yang berlaku (Nuklir,  2011).  Berdasarkan  ketentuan  tersebut ketebalan  minimal apron pelindung  harus  setara dengan  0,25  mm  Pb  dan  ukurannya  harus memberikan perlindungan yang cukup pada bagian badan  dan  gonad  pemakai  dari  radiasi  langsung.
Ketebalan  ini  efektif  untuk  menahan  radiasi  pada 100 kV(Kartikasari et al., 2011, 2015).
Penyimpanan  atau  peletakan apron Pb jangan dilipat dan jangan digantung, karena dapat menyebabkan  kerusakan  yang  akan  mengurangi fungsinya  sebagai  peralatan  proteksi  radiasi (Kesehatan,  2009;  Yudhi,  2008). Observasi yang dilakukan  pada  Bulan  November  2018  masih  di jumpai  penyimpanan  dan  peletakan apron yang salah. Contohnya dengan meletakkan apron di atas punggung  kursi  (ruangan  IGD),  menggantungkan apron di  hanger  (ruang  CT-Scan),  menjatuhkan apron di lantai (CT-Scan) dan melipat apron di atas meja pemeriksaan (ruang IGD). Berdasarkan hasil observasi ,  dengan  permasalahan  yang  terjadi  di rumah  sakit  tersebut,  maka  peneliti  tertatik melakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  uji kebocoran apron tahun 2019.
.

## Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam karya  tulis  ilmiah  ini  adalah  penelitian  kuantitatif dengan  metode  eksperimen.  Penelitian  dilakukan di  Instalasi  Radiologi  pada  bulan  Maret  –  bulan Mei  2019 . Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh apron yang  ada  berjumlah  15 apron .
Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  teknik  Non  probability  sampling  yaitu menggunakan  sampel  jenuh.  Menurut  Martono (2010), sampel jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dipilih sebagai sampel.  Teknik  ini  disebut  juga  teknik  sensus. Sehingga di dapatkan sampel dalam penelitian ini adalah  15  sampel.  Metode  pengambilan  data menggunakan  Studi  Kepustakaan,  Observasi, Dokumentasi. Prosedur penelitiannya adalah:
a. Sediakan  15 apron yang  akan  diteliti.  Beri kode  pada  setiap apron .  Misalnya,  apron  1 diberi kode A 1 .
b. Bagi  bagian  depan apron menjadi  3  bidang yaitu bidang A, bidang B, dan bidang C.
c. Bagi bagian belakang apron menjadi 3 bidang yaitu bidang D, bidang E, dan bidang F.
d. Periksa  bagian  depan  dan  bagian  belakang apron secara  teliti  dari  kekusutan    dan ketidakrataan atau yang mengalami kerusakan.
e. Beri tanda pada bagian yang rusak menggunakan marker atau kawat.
f. Atur  FFD  100  cm,  arah  sinar  vertikal  tegak lurus menuju apron ,  dan ukuran kaset 24x30
cm.
g. Faktor eksposi : 60 kV, 10 mAs.
h. Ekspose apron pada  bidang-bidang  yang sudah ditentukan.
i. Setelah  di  ekspose,  proses  film  untuk mengetahui  ada  atau  tidaknya  kebocoran apron . Apron yang bocor akan berwarna hitam pada film.
j. Ukur  kebocoran  pada  film  menggunakan jangka sorong untuk mendapat luas kebocoran.
k. Catat hasil pengukuran dalam bentuk tabel.
l. Bandingkan  hasil  pengukuran  dengan  teori Lambert & McKeon (2001). Menurut Lambert
&  McKeon  (2001)  Kebocoran  pada  daerah sensitif (gonad) tidak boleh melebihi 15 mm 2 dan kebocoran pada daerah Non sensitif tidak boleh melebihi 670 mm 2 . m. Tarik kesimpulam dari hasil perbandingan.
Ilustrasi pengujian :
. 4
Gambar 1. Ilustrasi Pengujian Lead Apron Keterangan gambar:
1. Tabung pesawat sinar-X
2. Arah sinar-X tegak lurus
3. Lead Apron
4. kaset
5. Meja pemeriksaan
6. FFD 100

## Hasil dan Pembahasan
Dari  15 apron yang  diteliti,  didapatkan hasil  gambaran  radiografi  pada apron yang mengalami  kebocoran  setelah diproses  sebagai berikut.
Gambar 1. hasil ekspos A 4 bidang B
1 2 3 4 5 6
Gambar 2.  hasil ekspos A 4 bidang C
Gambar 3.  hasil ekspos A 7 bidang F
Gambar 4.  hasil ekspos A 13 bidang F
Berdasarkan  hasil  pengukuran  15  apron yang  diteliti  di  RSUP.  Dr.  M.  Djamil  Padang terdapat 3 apron yang mengalami kebocoran yaitu apron  4,  apron  7,  dan  apron  13    mengalami kebocoran.  Dimana  luas  kebocoran  apron  4  pada bidang  B  adalah  562,84  mm 2 dan  luas  kebocoran pada bidang C adalah 312,174 mm 2 . kemudian luas kebocoran  apron  7  pada  bidang  C  adalah  14,304 mm 2 .  Selanjutnya  luas  kebocoran  apron  13  pada
bidang  F  adalah  71,818  mm 2 .  Kebocoran  apron  4 pada  bidang  B  tidak  melebihi  teori,  namun  pada bidang  C  sudah  melebihi  teori.  Kemudian  untuk kebocoran  apron  7  pada  bidang  C  tidak  melebihi teori.  Selanjutnya  luas  kebocoran  apron  13  pada bidang  F  tidak  melebihi  teori  .  Berdasarkan  teori (Lambert & McKeon, 2001) kebocoran masih bisa diterima jika pada daerah kritis kurang dari 15 mm 2 dan  jika  pada  daerah  non  kritis  kurang  dari  670 mm 2 . Penyebab  terjadinya  kebocoran apron diantaranya disebabkan penyimpanan dan peletakan apron yang  salah.  Berdasarkan  hasil observasi,  seringkali  dijumpai  seperti  meletakkan apron di  atas  punggung  kursi,  menggantungkan apron di hanger, menjatuhkan apron di lantai, dan melipat apron di  atas  meja  pemeriksaan.  Jika dilihat  dari  segi  usia apron juga  mempengaruhi terjadinya  kebocoran,  karena  semakin  lama  usia apron maka semakin lama juga waktu pemakaian apron tersebut.  Sehingga  timbalnya  juga  akan mengalami kerusakan.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari 15 apron yang diteliti, ada 3 apron yang mengalami kebocoran, yaitu apron 4, apron 7
dan apron 13.
2. Kebocoran apron 4  terletak  pada  bidang  B dengan  luas  kebocoran  562,84  mm 2 dan bidang C dengan luas kebocoran 312,174mm 2 . Luas kebocoran pada bidang B tidak melebihi teori sedangkan pada bidang C sudah melebihi teori  dan  harus  diganti . Kebocoran apron 7 terletak pada bidang C dengan luas kebocoran 14,304 mm 2 dan tidak melebihi teori sehingga tidak perlu diganti. Selanjutnya luas kebocoran apron 13  pada  bidang  F  tidak melebihi  teori  sehingga  masih  aman  untuk digunakan dan tidak perlu diganti.
3. Kondisi  15 apron dari  fisik  masih  bagus kecuali apron yang terletak di ruang IGD yaitu A 4 karena  sudah  mengalami  robekan  pada bagian bahu.
4. Jumlah  apron  yang  berfungsi  dengan  baik adalah 14 apron.
5. Seharusnya  Penyimpanan  atau  peletakan apron Pb jangan dilipat dan jangan digantung, karena  dapat  menyebabkan  kerusakan  yang akan mengurangi fungsinya sebagai peralatan proteksi radiasi.

## Daftar Pustaka
Akhadi, M. (2000). Dasar-Dasar Proteksi Radiasi . Rineka Cipta.
Kartikasari,  Y.,  Darmini,  &  Rochmayanti,  D.
(2015).  Evaluasi  Kecukupan  Tebal  Lead Apron Guna Mendukung Jaminan Keselamatan  Radiasi  pada  Unit  Pelayanan
Radiologi Rumah Sakit. Link , 11 (2).
Kartikasari,  Y., Masrochah,  S.,  &  Wibowo,  A.  S.
(2011). Efektivitas Performance Lead Apron sebagai  Salah  Satu  Alat  Proteksi  Diri terhadap  Bahaya  Radiasi  di  Instalasi
Radiologi Rumah Sakir di Kota Semarang .
Kesehatan,  P.  M.  (2009). Permenkes  Nomor 1250/MENKES/SK/XII/2009 tentang
Pedoman  Kendali  Mutu  (Quality  Control)
Peralatan Radiodiagnostik .
Lambert, K., & McKeon, T. (2001). Inspection of
Lead Aprons : Criteria for Rejection. Health Physics , 80 , S67–S69.
https://doi.org/10.1097/00004032- 200105001-00008 Martono, N. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif:
Analisis  Isi  dan  Analisis  Data  Sekunder . Rajawali Press. Nuklir, B. P. T. (2011). PERKA BAPETEN No. 8
Tahun  2011  tentang  Keselamatan  Radiasi
Dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional . TRANSMIGRASI,  P.  M.  T.  K.  D.  (2010). Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri . Yudhi. (2008). Proteksi Radiasi . www.infonuklir.com Yulihendra. (2002). Alat Proteksi Diri .
igilib.unimus.ac.id/download.php?id=5723