http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id

## Pemanfaatan Teknologi IoT berbasis Sensor dan Arduino untuk Observasi Polutant Limbah Cair Industri pada Air Lingkungan
Utilization of IoT Technology based on Sensors and Arduino for Observation of Industrial Liquid Waste Pollutants in Environmental Water
1 Vemy Nathasya*, 2 Suroso, 3 Irawan Hadi
123 Teknik Telekomunikasi, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Sriwijaya,
Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30139, Indonesia
*e-mail: vemynathasya161@gmail.com
( received : 10 Juli 2022, revised : 11 Juli 2022, accepted : 16 Juli 2022)

## Abstrak
Air memegang peranan vital dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.  416/MENKES/PER/IX/1990,kriteria  air  bersih  dan  sehat  adalah  bersih  dan  jernih,  tidak  berasa, bebas  dari  bau,  zat  beracun,  dan  zat  kimia  yang  berlebih  dengan  standar  keasamaan  air  (pH)  yang dapat  dikonsumsi  adalah  6,5  sampai  dengan  9,2  dan  termasuk  dalam  batas  minimum  total  padatan terlarut  (TDS).  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  dirancang  sebuat  alat  ukur  yang  terdiri  dari kriteria  yang  termasuk  dalam  standar  air  bersih  dan  sehat  yang  mudah  diterapkan  dekat  dengan lingkungan  perindustrian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  sistem  perancangan  alat untuk mengukur kualitas mutu air dengan teknologi arduino uno berbasis IoT , (2) mengetahui proses telekomunikasi  yang  terjadi  pada  sensor  yang  terintegrasi  ke  internet,  serta  (3)  mengetahui  hasil analisis dari alat pengukur  kualitas mutu air dengan teknologi arduino uno berbasis IoT . Penelitian ini melakukan  pengujian  terhadap  sampel  air  di  daerah  industri.  Pengujian  dilakukan  dengan  3  jenis sensor, yakni sensor pH, sensor TDS, dan sensor turbidity yang dikontrol oleh mikrokontroller. Hasil penelitian  ini  menunjukan  tingkat  pH,  zat  padat  yang  terlarut  dan  tingkat  kekeruhan  pada  air  yang dapat  dipantau  kapanpun  dan  dimanapun  melalui  aplikasi  selagi  terhubung  ke  internet.  Dengan  alat ini,    sangat  mempermudah  tahap  pengujian  zat  polutan  di  sungai terbukti  dalam  satu  kali  pengujian dapat menghasilkan 3 data dengan parameter yang berbeda.
Kata kunci: Air, Internet of things , Pengujian zat pollutant, Kualitas air, Sungai tercemar

## Abstract
Water  plays  a  vital  role  in  human  life.  Based  on  the  Regulation  of  the  Minister  of  Health  of  the Republic of Indonesia No. 416 / MENKES / PER / IX / 1990, the criteria for clean and healthy water are clean and clear, tasteless, free from odors, toxic substances, and excess chemicals with a water taste standard (pH) that can be consumed is 6.5 to 9.2 and is included in the minimum limit of total dissolved  solids  (TDS).  Therefore, in  this  study,  a  measuring  instrument  was  designed  consisting  of criteria included in clean and healthy water standards that are easy to apply close to the industrial environment.  This  study  aims  to  (1)  find  out  the  system  of  designing tools to  measure  water  quality with IoT-based Arduino Uno technology, (2) knowing the telecommunications process that occurs in sensors integrated into the internet, and (3) knowing the analysis results of water quality measuring devices  with  IoT-based  Arduino  Uno  technology.  This  study  conducted  testing  of  water  samples  in industrial areas. The test was carried out with 3 types of sensors, namely pH sensors, TDS sensors, and turbidity  sensors  controlled  by  microcontrollers. The  results  of this study show  the level of  pH, dissolved  solids  and  the  level  of  turbidity  in  water  that  can  be  monitored  anytime  and  anywhere through an application while connected to the internet. With this tool, it greatly facilitates the stage of testing  pollutants  in  rivers,  it  is  proven  that  in  one  test,  it  can  produce  3  data  with  different parameters.
e-ISSN:2540-9719
http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id
Keywords: Internet of things, River, Testing of pollutants, Water, Water quality

## 1 Pendahuluan
Salah satu dari sekian banyak kebutuhan primer yang sangat diperlukan di bumi ini ialah air [1]. Air  terbagi  menjadi  3  jenis  diantaranya  air  permukaan,  air  angkasa,  dan  air  tanah.  Berdasarkak letakanya,  air  permukaan  tercemar  dengan  mudah  daripada  air  tanah  atau  air  angkasa,  karena berhadapan  langsung  dengan  polutan  sehingga  terkontaminasi  lebih  dahulu  [2].  Peran  penting  air bersih  dalam  kehidupan  manusia  disebabkan  kebutuhan  dorongan  manusia  dalam  menciptakan kehidupan  sehat  [2].  Ketersediaan  air  bersih  untuk  mencukupi  standar  kebutuhan  masyarakat perkotaan semakin sulit dicapai seiring kenaikan jumlah penduduk dan industri.
Tubuh manusia membutuhkan asupan air yang berkualitas baik sehari-harinya, oleh karena itu air bersih  diwajibkan  sesuai  dengan  standar  air  minum  Indonesia  yang  tertera  dalam  PP  No.  82  Tahun 2001 dan Keputusan Menteri No. 907 Tahun 2002 [3], [4]. Dengan peningkatan kebutuhan air bersih akan menyebabkan keterbatasan air bersih, sehinga manajemen pengiriman air bersih perlu dilakukan untuk  pemerataan  penyaluran  air  bersih  ke  konsumen  [2].  Beberapa  parameter  yang  dapat mempengaruhi kualitas air diantaranya adalah kadar pH, tingkat kekeruhan air, serta jumlah zat yang terlarut  pada  air.  Parameter-parameter  tersebut  dapat  diuji  menggunakan  alat  ukur  yang  dijual dipasaran. Namun, ketiga parameter tersebut memiliki alat ukur yang terpisah, sehingga saat hendak melakukan pengujian perlu membeli ketiga alat ukur yang berbeda.
Era  globalisasi  4.0  saat  ini  sedikit  banyak  membantu  kebutuhan  manusia  dalam  mengerjakan aktivitas  hariannya.  Penerapan  konsep  IoT  merupakan  temuan  yang  dapat  menawarkan  kemudahan tersebut.  Seiring  berkembangnya  zaman,  konsep  IoT  semakin  sering  dimanfaatkan  dalam  berbagai sektor. Internet  of  Things  (IoT) adalah  sebuah  perangkat  nirkabel  yang  dimanfaatkan  dalam  proses pengiriman  data  dengan  menggunakan  media  internet  [5].  Konsep  dasar  IoT  berupa  sistem  kendali cerdas  yang  tertanam  (embedded)  dan  menggunakan  sensor  untuk  mengukur  objek  [6].  Kerja node adalah memanfaatkan internet dalam  proses komunkasi dan interaksi data [6]. Rancangan alat pada penelitian ini memanfaatkan  teknologi IoT yang dapat memberikan keefektifan dan kemudahan bagi para  pengguna.  Salah  satu  alat  yang  dapat  mewujudkan  konsep  IoT  tersebut  adalah  mikrokontroler. Mikrokontroller  adalah  chip  mikrokomputer  yang  bentuknya  berupa  sebuah  IC (Integrated  Circuit) [7] . Arduino  merupakan  salah satu  dari banyak  merek  mikrokontroler.  Arduino  tersusun  dari  modul siap  pakai  (shield)  yang  terpasang  pada board dan support untuk  memanggil  library  pemorgraman [8].
Pada  penelitian  ini,  penggabungan  dan  kendali  dari  sensor  PH,  TDS,  kekeruhan  air  dilakukan oleh  mikrokontroler  dengan  teknologi  internet  dan    dapat  ditampilkan  pada  aplikasi.  Maka  dari  itu dirancang sebuah alat ukur dengan memanfaatkan ketiga sensor tersebut dalam sebuah sistem kendali dari  mikrokontroler  Arduino  berbasis  IoT  untuk  memudahkan  pengguna  terutama  di  sungkai  dekat dengan  lingkungan  perindustrian.  Dari  uraian  latar  belakang  tersebut,  penulis  mengambil  judul “Pemanfaatan Teknologi  IOT  Berbasis  Sensor  Dan Arduino  Untuk  Observasi Polutan  Limbah  Cair Industri Pada Air Lingkungan” dalam penelitian ini.

## 2 Tinjauan Literatur
Dampak  negatif  yang  dari  pesatnya  pembangunan  industri  salah  satunya  ialah  pencemaran lingkungan.  Banyak  industri  terkait  yang  tidak  mengolah  limbah  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditentukan  dan  dibuang  tanpa  ada  pengolahan lebih  lanjut sehingga  berbahaya  terhadap  lingkungan. Oleh  sebabn  itu,  perlu  dilakukan  pengawasan  terhadap  pencemaran  air  sungai  tanpa  harus  ditinjau langsung  ke  lokasi  agar  lebih  mudah  dan  dapat  ditinjau  setiap  saat  dan  dimana  saja.  Salah  satu caranya ialah dengan memanfaatkan teknologi terkini.
Pengawasan  tingkat  buruk  dan  baiknya  kualitas  air  dilakukan  sebagai  bahan  kajian  terkait kebutuhan  air  bersih  bagi  masyarakat.  Kualitas  air  sangat  berpengaruh  terhadap  kesehatan masyarakat.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hendrawati  dan  timnya  [9]  sistem monitoring pencemaran air sungai berbasis IoT dalam penelitian ini menggunakan 3 parameter yaitu kadar  pH,  tingkat  suhu  dan  tingkat  kekeruhan  pada air sungai  untuk  menguji  kualitas  air.  Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Prakoso [10] dan juga penelitian yang dilakukan oleh  Islam [11] yang  sama  sama  menggunakan LoRa dan  aplikasi  IoT  hanya  berbeda  di  parameter  pengukurannya.
Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardjianto yang menggunakan sensor Ultrasonik dalam penelitiannya [12]
Pada  penelitian  ini  akan  memperkenalkan  sebuah  alat  yang  dapat  mengui  pencemaran  pada  air sungai  dengan  3  parameter  yaitu,  kadar  pH,  tingkat  kekeruhan  serta  jumlah  zat  padat  yang  terlarut pada air yang datanya nanti akan dikirim dan di tampilkan pada aplikasi berbasis IoT.

## 3 Metode Penelitian
Metode Research  and  Development dipilih  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini,  dan  dilanjutkan pengujian  sensor  dan  kinerja  alat  secara  menyeluruh.  Bagian  terpenting  pada  tahapan  penelitian adalah  kerangka  penelitian  karena    tahapan-tahapan  yang  akan  dicapai  dapat  diketahui. Error! Reference  source  not  found.Error!  Reference  source  not  found. merupakan  tahap  pelaksanaan penelitian yang dapat memudahkan
proses perancangan alat.

## Gambar 1. Tahapan Penelitian

## 3.1 Rancangan Perangkat Keras
Gambar 2. Blok diagram perancangan hardware
Seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  2  terdapat  beberapa  komponen  yang  digunakan  dalam pembuatan alat pada kajian yang dilakukan, yaitu ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

## Tabel 1. Spesifikasi Perangkat Keras
Spesifikasi Keterangan Modul Mikrokontroller Robotdyn Uno wifi R3 ESP826632 Sensor - pH meter electrode, modul 4502C - Tubidity module
- Gravity TDS Meter
http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id
Pada  penelitian  ini,  sensor  yang  digunakan  terdiri  dari  3  buah,  yaitu  sensor  pH, turbidity ,  dan TDS.  Sensor  pH  dalam  penelitian  ini  berupa  probe  electrode  yang  memiliki  range  pengukuran  pH cairan  0-14.    Tingkat  akurasi  dari  sensor  adalah  ±  0,1  pada  suhu  25°C  dengan  waktu  respon  ≤  60 detik.  Sensor  kekeruhan  turbidity  sensor  SKU:A05010  dipilih  dalam  penelitian  ini,  sensor  ini memiliki prinsip kerja nephelometric, yaitu bekerja dengan prinsip menangkap pantulan cahaya yang disebabkan  oleh  sumber  cara  terhadap  media  ukur  (lewat)  untuk  mengetahui  tingkat  kekeruhan. Pemanfaatan pantulan cahaya terhadap objek yang diukur digunakan dalam kerja sensor ini. Keluaran analog  dari  sensor  ini  sebesar  0  sampai  dengan  4,5  V  pada  waktu  respon  500  ms.  Gambar  3 merupakan desain akhir dari prototype alat
Gambar 3. Desain Prototype Alat

## 3.2 Rancangan Perangkat Lunak (Software)
Software  pemrograman  yang  Arduino  gunakan  berasal  dari  bahasa java dan  C/C++  digunakan untuk  mengendalikan  sistem  yang  dikehendaki.  Program  yang  digunakan  pada  node  sensor,  sebuah program  yang  dapat  membaca  sensor  dan  mengirimkannya  pada  node  utama.  Pada  lain  pihak,  node utama  akan  menerima  data  dari  node  sensor  dan  mengirimkan  data  tersebut  ke  database  server  [9]. Program  akan  beroperasi  dengan  syarat  terdapat  sinyal  internet  dan  sumber  listrik.  Kemudian  hasil pengujiannya dapat diakses melalui aplikasi.

## 3.3 Implementasi Alat
Fungsi  dari  alat  ini  ialah  untuk  melakukan  pengetesan  zat  polutan  yang  ada  pada  air  sungai. Ketika input dimasukkan pada sampel air sungai, apa yang terkandung didalam sampel tersebut akan dibaca  oleh  masing  masing  sensor  yang  telah  tersedia  lalu  hasilnya  akan  di  proses  pada mikrokontroller  yang  pada  penelitian  ini  menggunakan Robotdyn  Uno wifi R3  ESP826632  yang mana  terdapat  modul  komunikasi  serial  atau  NodeMCU.  NodeMCU  inilah  yang  memiliki kemampuan  untuk  terkoneksi  ke  internet.  Proses  telekomunikasi  yang  terjadi  pada  sensor  yang terintegrasi  ke  internet  adalah  ketika  hasil  data  yang  telah  di  proses  di  arduino  selesai  lalu  akan dikirimkan  ke  aplikasi.  Pada  tahap  tersebut  mikrokontroler  menggunakan  NodeMCU  agar  dapat terhubung dengan blynk cloud melalui jaringan hotspot dan selanjutnya dapat menggunakan aplikasi blynk yang memungkinkan user dapat me monitoring data.

## 3.4 Pengujian Alat
Dalam penelitian ini dilakukan pengujian alat dengan metode uji coba alat ( try out ). Uji coba alat dilakukan  untuk  mengetahui  akurasi  dan  konsistensi  alat  ukur  dalam  menghasilkan  data  sebelum diterapkan  pada  objek  penelitian.  Dalam  tahap  uji  coba  ini  digunakan  air  tanah  karena  merupakan jenis air yang tidak mudah tercemar dibandingkan dengan air permukaan.
Air  tanah  diambil  sebanyak  3  sampel  dari  satu  sumber  sumur,  kemudian  dilakukan  pengujian masing-masing  terhadap  tiga  parameter  dengan  alat    yang  sudah  siap  digunakan.  Hasil  yang didapatkan  dari  ketiga  sampel  tersebut  diambil  nilai  reratanya    untuk  selanjutnya  dibandingkan dengan standar baku mutu air kelas satu berdasarkan PP No.82 Tahun 2001 [3]. Jika hasil terhadap 3
parameter tersebut menunjukkan hasil yang konsisten maka alat tersebut dapat dikatakan akurat dan layak untuk dijadikan sebagai alat ukur dalam penelitian.

## 4 Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Perangkat Keras (Hardware)
Pada  rangkaian hardware terdiri  dari  rangkaian  yang  dapat  mendeteksi  parameter  yang  telah diatur sesuai sensor yang digunakan. Setelah terbaca oleh sensor, selanjutnya data akan di analisa di mikrokontroller  agar    nantinya  data  tersebut  dapat  dikirimkan  ke  Aplikasi menggunakan  salah  satu bagian di mikrokontroller yang dapat tersambung ke sinyal hotspot.
Gambar  4  merupakan  hasil layout yang  sudah  diatur  tata  letak  komponennya.  Apabila layout sudah dapat beroperasi pada aplikasi, maka komponen-komponen alat sudah siap untuk dipasangkan secara langsung.

## 4.2 Perangkat Lunak (Software)
Pada  penelitian  ini  setelah sensor  berhasil  di  program  seperti  pada.  Gambar  5  yang  merupakan baris kode program untuk di input ke mikrokontroller agar dapat  mengirimkan hasil data yang telah di uji ke aplikasi.

## Gambar 5. Pemograman untuk mikrokontroller
Setelah  tahap  tersebut  berhasil  dapat  dilakukan  akses  data  darimanapun  dan  kapanpun  asal memiliki koneksi internet. Pada aplikasi terdapat 2 tampilan Home screen dan Result screen .  Gambar

## Gambar 4. Layout Perangkat Keras
http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id
6 Gambamerupakan tampilan dari result screen aplikasi. Terdapat informasi kadar pH, jumlah TDS, dan tingkat turbidity pada sampel air yang telah diuji.

## 4.3 Implementasi Alat

## Gambar 7. Hasil Akhir Alat
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  pengujian  air  sungai  terhadap  tiga  parameter,  yakni  kadar  pH, tingkat  kekeruhan  air  pada  sampel,  dan  jumlah  zat  padat  yang  terlarut  pada  sampel.  Sampel  yang digunakan dalma pengujian diperoleh dari aliran sungai dengan 3 titik yang tidak sama. Selanjutnya sampel  tersebut  diuji  dengan  parameter  yang  ada  dan  akan  dibandingkan  dengan  pengujian  dari sampel  air  tanah.  Berdasarkan  Gambar  7  terdapat  3 input  untuk  pengetsesan  masing  masing  sensor. Setelah  input  dimasukkan  ke  dalam  sampel  maka  akan  dihasilkan  data  dari  masing-masing  sensor yang  akan  dikirimkan  ke  arduino  berupa  voltage.  Arduino  memproses  data  tersebut  pada ATMega328P,  yang  nantinya  akan  dikirimkan  ke  blynk  dengan  serial  communication.  ESP  akan menerima  data  tersebut  dan  diteruskan  ke  aplikasi  blynk  dengan  kode  verifikasi  yang  akan dimasukkan kedalam code.

## 4.4 Pengujian Alat
Setelah  dilakukan  pengujian  alat  pada  air  tanah,  diketahui  bahwa  hasil  pengujian  terhadap parameter pH, TDS, dan turbidity sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PP No.82 Tahun

## Gamba
Gambar 6. Hasil Rancangan Perangkat Lunak
2001.  Sehingga  alat  dapat  dinyatakan  akurat  dan  layak  untuk  menjadi  alat  ukur  pH,  TDS,  dan turbidity.
Berdasarkan  PP  RI  No.22  TAHUN  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan hidup Hidup “standar parameter yang ada pada air sungai terbagi menjadi 4 kelas [13]
a. Kelas satu adalah air yang peruntukan untuk dapat digunakan untuk air baku air minum.
b. Kelas dua adalah air yang peruntukan untuk dapat digunakan untuk prasarana/sarana. rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar,peternakan, air untuk mengairi pertanaman.
c. Kelas  tiga  adalah  air  yang  peruntukan  untuk  dapat  digunakan  untuk  pembudidayaan  ikan  air tawar, peternakan, air untuk melgairi tanaman
d. Kelas empat adalah air yang peruntukan untuk dapat digunakan untuk mengairi pertanamanan”.

## Gambar 8. Hasil Pengujian Sensor Ph
Parameter pertama yang diuji ialah pH air sungai. Berdasarkan diagram batang pada Gambar 8, maka  dapat  diketahui  bahwa  sampel  1  air sungai  menghasilkan  pH  sebesar  6.92,  pH  pada sampel  2 sebesar  7.5,  dan  sampel  3  menghasilkan  pH  sebesar  7.3.  Jika  disesuaikan  dengan  standar  dari Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021, standar kadar pH pada air pada kelas 1 sampai kelas 4 menetapkan  standar  dengan  rentang  pH  sebesar  6  – 9. Jika  <6  maka  tergolong basa, namun jika  >9 maka tergolong asam. Hal tersebut memiliki arti bahwa ketiga sampel tersebut termasuk golongan pH netral. Sedangkan hasil pengujian air tanah menunjukkan hasil, sampel 1 dan sampel 3 pada air tanah berada di pH netral kecuali, sampel 2 pada air tanah bersifat basa.

## Gambar 9. Hasil Pengujian Sensor TDS
Selanjutnya  untuk  standar  jumlah  zat  padat  yang  terlarut  pada  air,  kelas  1-3  batas  maksimal jumlah TDS nya sebesar 1000 mg/L sedangkan untuk kelas 4 batas maksimal jumlah TDS nya 2000 mg/L. Hasil pengujian alat seperti pada Gambar 9 menunjukkan hasil sampel 1 air sungai 1254 mg/L, sampel 2 1376 mg/L, dan sampel 3 1268 mg/L. Ketiga sampel tersebut hanya layak digunakan pada kelas  4  karena  untuk  kelas  1-3  air  sungai  telah  melebihi  batas  maksimum  jumlah  TDS  pada  air. Sedangkan,  semua  sampel  air  tanah  layak  untuk  digunakan  pada  kelas  manapun  karena  berada dibawah batas maksimum jumlah TDS.
6,25 5,26 6,46 6,92 7,5 7,3 0 2 4 6 8 sampel 1 sampel 2 sampel 3 pH  air tanah pH  air sungai 817 789 845 1254 1376 1268 0 500 1000 1500 sampel 1 sampel 2 sampel 3 TDS (mg/L) air tanah TDS (mg/L) air
sungai
Volume 12, Nomor 1, Januari 2023: 61-69
http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id
Gambar 10. Hasil Pengujian Sensor Turbidity
Sedangkan untuk standar kekeruhan pada air berdasarkan Permenkes No. 416/MENKES/PER/1990 tentang Pedoman Kualitas Air Bersih [14] batas minimum kekeruhan pada air  adalah  5  NTU  dan  batas  maksimumnya  adalah  25  NTU.  NTU (Nephelometric  Turbidity  Units) ialah satuan dari pengukuran turbidity pada air [15]. Pada hasil pengujian yang tertera pada  Gambar 10 semua sampel hasil pengujian standar kekeruhan pada air sungai menunjukan hasil, sampel 1( 7.24 NTU), sampel 2 (6,85 NTU), sampel  3( 7,18 NTU) berada pada ambang batas normal pada tingkat kekeruhan  air.  Selanjutnya,  hasil  pengujian  pada  air  tanah  menunjukkan  hasil  kurang  dari  batas minimum  kekeruhan  pada  air,  yang  mana  apabila  kadar  kekeruhan  air  kurang  dari  5  NTU  artinya kandungan mineral pada air relatif sedikit.

## 5 Kesimpulan
Kesimpulan  berdasarkan  dari  hasil  perhitungan,  pengujian  serta  data  yang  telah  dianalisis sebelumnya.  Cara  kerja  dari  alat  ini  yaitu,  sample  yang  diambil  akan  dibaca  menggunakan  sensor. Yang mana terdapat 3 sensor dengan fungsi yang berbeda. Sensor pH merupakan pengukur keasaman air,  TDS  pengukur  jumlah  zat  padat  yang  terlarut  dalam  air,  dan Turbidity sebagai  pengukur  level kekeruhan air. Sensor tersebut akan dikontrol oleh mikrokontroller Arduino yang  kemudian datanya akan  ditampilkan  dalam  bentuk  Aplikasi.  Pada  saat  alat  telah  dipasang  ditempatnya,  ketika  terjadi perubahan  data  secara  signifikan  maka,  alat  tersebut  akan  mengirimkan  pemberitahuan  ke  aplikasi mengenai  kondisi  air  lingkungan.  Pada    hasil  pengujian  sensor  pH  ketiga  sampel  yang  telah  diuji mempunyai pH netral. Untuk hasil pengujian TDS ketiga sampel tersebut hanya bisa digunakan pada kelas  4  sesuai  dg  PP  RI  No.22  Tahun  2021.  Sedangkan  untuk  pengujian  Turbidity  ketiga  sampel tersebut  pada  ambang  batas  normalnya.  Secara  Keseluruhan  penggunaan  alat  ini  sangat mempermudah  dalam  pengujian  zat  polutan  di  sungai  terbukti  dalam  satu  kali  pengujian  dalam menghasilkan 3 data dengan parameter yang berbeda.

## Referensi
[1] M.  K.  Sallata,  “Konservasi  Dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Berdasarkan  Keberadaannya Sebagai Sumber Daya Alam,” Bul. Eboni , vol. 12, no. 1, pp. 75–86, 2015.
[2] A.  Hikmatul,  “Sistem  Pengukuran  Kualitas  Air  Bersih  Berbasis  Mikrokontroler  Arduino,” Pros. Semin. Nas. Fis. Univ. Riau , no. September, pp. 27–30, 2018.
[3] Peraturan Pemerintah No. 82. 2001, “Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan  Pengendalian  Pencemaran  Air,” Peratur.  Pemerintah  tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air Dan Pengendali. Pencemaran Air , pp. 1–22, 2001.
[4] Kepmenkes RI No. 907, “Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum,” Kemenkes RI , no. 1, pp. 1–5, 2002.
[5] S.  A.  Kurniatuty  and  K.  A.  Widodo,  “Rancang  Bangun  Sistem  Kontrol  Pakan  Ikan  dan Kekeruhan Air yang Dilengkapi Dengan Monitoring Kualitas Air Berbasis Internet of Things ( IoT ),” Informatika , vol. 02, no. 01, pp. 1–5, 2015.
3,54
4,09 3,72
7,24 6,85 7,18 0 2 4 6 8 sampel 1 sampel 2 sampel 3 turbidity air
tanah
turbidity air sungai
http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id
[6] E.  Murdyantoro,  I.  Rosyadi,  and  H.  Septian,  “Studi  Performansi  Jarak  Jangkauan  Lora- Dragino Sebagai Infrastruktur Konektifitas Nirkabel Pada WP-LAN,” Din. Rekayasa , vol. 15, no. 1, p. 47, 2019, doi: 10.20884/1.dr.2019.15.1.239.
[7] E.  Permana  and  S.  Herawati,  “Rancang  Bangun  Sistem  Monitoring  Suhu  Ruangan  Bagian Pembukuan Berbasis Web Meggunakan Mikrokontroler Arduino Uno R3,” J. Teknol. Inf. dan Komun. STMIK Subang , no. April, pp. 18–33, 2018.
[8] P.  Studi  and  P. Teknik,  “Rancang  Bangun  Magnetic  Door  Lock  Menggunakan  Keypad  Dan Solenoid Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno,” vol. 12, no. 1, pp. 39–48, 2013.
[9] T. D. Hendrawati, A. Rafi, A. Tahtawi, and F. Fadilah, “Sistem Monitoring Pencemaran Air Sungai  Berbasis  Teknologi  Sensor  Nirkabel  dan  Internet-of-Things,” Ind.  Res.  Work.  Natl. Semin. , vol. 10, no. 1, pp. 286–292, 2019.
[10] I.  A. Prakoso, “Sistem Monitoring Pencemaran Air Dan Peringatan Dini Banjir Berdasarkan Ketinggian Air Berbasis Internet Of Things,” 2021, [Online]. Available: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/95065
[11] M.  Shibghotul  Islam,  E.  Asep  Suhendi,  and  E.  Wibowo,  “Rancang  Bangun  Realtime Monitoring  Tingkat  Keasaman  (Ph)  Dan  Konduktivitas  Elektrik  (Ec)  Berbasis  Internet  of Things  (Iot)  Pada  Sungai  Citarum  Design  of  Realtime  Monitoring  Acid  Level  (Ph)  and Electrical Conductivity (Ec) Based on Internet of Things (Iot),” eProceedings Eng. , vol. 8, no. 2, pp. 1899–1904, 2020.
[12] M.  Hardjianto,  D.  Ariyanto,  and  A.  Aryasanti,  “Penerapan  Sensor  Ultrasonik  HC-SR04  dan Hujan  untuk  Memantau  Ketinggian  [1]  M.  Hardjianto,  D.  Ariyanto,  and  A.  Aryasanti, ‘Penerapan  Sensor  Ultrasonik  HC-SR04  dan  Hujan  untuk  Memantau  Ketinggian  Air  dan Pendeteksi Hujan,’ J. Media Inform. Budidarma, vol. ,” J. Media Inform. Budidarma , vol. 6, no. 1, p. 251, 2022, doi: 10.30865/mib.v6i1.3486.
[13] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,” Sekr. Negara  Republik  Indones. ,  vol.  1,  no.  078487A,  p.  483,  2021,  [Online].  Available: http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/
[14] Kemenkes RI, “Permenkes No. 416 Tahun 1990 Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air,” Huk. Online , vol., no. 416, pp. 1–16, 1990, [Online]. Available: www.ptsmi.co.id
[15] A.  O.  Putri  and  H.  Harmadi,  “Rancang  Bangun  Alat  Ukur  Tingkat  Kekeruhan  Air Menggunakan Fotodioda Array Berbasis Mikrokontroler ATMega328,” J. Fis. Unand , vol. 7, no. 1, pp. 27–32, 2018, doi: 10.25077/jfu.7.1.27-32.2018.