## IMPLEMENTASI PENERAPAN INTERNET of THINGS (IoT) PADA MONITORING INFUS MENGGUNAKAN ESP 8266 DAN WEB UNTUK BERBAGI DATA
Dani Sasmoko 1) , Yanuar Arief Wicaksono 2)
1 Manajemen Informatika, Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer Semarang email: dani@stekom.ac.id
2 Sistem Komputer, Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer Semarang email: yanuararif07@gmail.com

## Abstact
The delivery of medical data is of utmost importance to the successful treatment of patients. Efforts have been made in implementing technology both in outpatient services as well as hospital treatments for patients. Internet of  things  (IoT)  is  a  concept  that  aims  to  transmit  inherrent  data  from  a  physical  object  through  the  internet, therefore enabling the receiver on the other end to monitor, process and eventually make decisions based on this data. In this research, the physical object is an intravenous infusion bottle. An ESP 8266 module is connected to a load sensor to measure the volume of the bottle and sends the data via the internet. THe monitoring of the bottle volume can then be done in real time and with precision, without having the nurse manually check the volume or relying on family members to alert the nurse station. The monitoring of the bottle volume has been successfuly done with measurements recorded on a MySQL database and accessible through the web.
Keywords: Internet of things (IoT), ESP 8266, Load Cell, Web , MySQL

## 1. PENDAHULUAN
Dalam dunia kesehatan kebutuhan informasi yang cepat dan tepat pun semakin di butuhkan .Upaya  perkembangan  teknologi  di  bidang kesehatan baik untuk pelayanan maupun untuk pengobatan secara langsung terus berkembang . Pemakaian internet saat ini yang sudah banyak di  dunia  kesehata  adalah  dalam    bidang pelayanan  terhadap  pendaftaran  pasien  yang sudah  banyak  rumah  sakit  memakai  sistem informasi pendaftaran berbasis internet.
Pada  Rumah  Sakit  Wira  Bakti  Tamtama Semarang  yang berada pada Jl. Dr.Sutomo 17 Semarang    yang  memiliki  ini  tersedia  159 tempat  tidur  inap,  lebih  banyak  dibanding setiap  rumah  sakit  di  Jawa  Tengah  yang tersedia rata-rata 56 tempat tidur inap saja, 42 dari 159 tempat tidur di rumah sakit ini berkelas VIP  keatas  pada  proses  monitoring  kondisi infus saat ini masih dengan cara berkeliling satu persatu  ke  dalam  kamar  pasien  untuk memastikan  kondisi  infus  pasien  satu  persatu setiap pasien.
Proses  ini  kadang  kala  menimbulkan masalah  ketika  konsidi  infus  habis  tidak  pada saat  perawat  melakukan observasi infus, sehingga  mengakibatkan  keluarga  pasien  di harus  kan  melapor  ke  perawat  jaga  untuk pergantian infus .
Dengan  pemakaian  teknologi  internet  of things  ini  di  harapkan  dapat  melakukan monitoring menggunakan Atmega8535 dengan
ESP 8266 yang berbasis web. Internet of thing adalah  suatu  konsep  yang  bertujuan  untuk memperluas pemanfaatan internet yang tersambung  secara  terus  menerus  .  yang tekoneksi  dengan  benda  fisik  yang  mampu berbagi  data  dan  melakukan  remote  terhadap benda fisik melalui jaringan internet.Dalam hal ini  yang  dilakukan  adalah  penggunaan  modul ESP 8266 yang terhubung dengan sensor load cell di harapkan dapat mendeteksi volume infus dan  mengirimkan  informasi  nya  ke  server melalui  internet,  sehingga  proses  monitoring keadaan infus dapat di lakukan secara real time dan  proses  pergantian  infus  dapat  di  lakukan secara cepat dan tepat tanpa menunggu proses observasi  atau  pun  pelaporan  dari  keluarga pasien.Ketika  kondisi  infus  akan  habis  pada browser yang terhubung internet akan memberikan notifikasi suara  dan  data  yang menjelaskan kondisi nyata infus tersebut.

## 2. KAJIAN LITERATUR
2.1 Monitoring Infus Monitoring  atau  pemantauan  cairan  infus pasien  merupakan  tangung  jawab  perawat, meliputi laju arus infus, memastikan kebetahan dan  keselamatan  pasien.  Laju  arus  infus ditetapkan  menurut  perintah  dokter,  dokter mungkin telah menentukan jumlah infus dalam 8 atau 24 jam. Laju infus dihitung berdasarkan jumlah tetes larutan per menit.

## Jurnal Ilmiah Informatika
Banyak  faktor  yang  mengubah  laju  arus infus intravena:
a. Ketinggian letak botol larutan infus di banding posisi pasien
b. Tekanan darah pasien
c. Posisi pasien sendiri dapat
mempengaruhi.
Perawat  harus  terus  menerus  mengecek infus  dalam  selang  waktu  tertentu,  apabila cairan  mencapai  leher  botol  maka  infus  harus segera diganti. Pemeliharaan laju infus penting karena  implikasinya  yang  berkaitan  dengan keseimbangan  cairan  tubuh  pasien. Arus infus yang  terlalu  lambat  dapat  menyebabkan terjadinya deficit (kekurangan) karena masukan tidak  dapat  mengimbangi  pengeluaran,  atau memperlambat pemulihan keseimbangan. (Mira  Siska,  2016).Pemasangan  infus  pada pasien  harus  dilakukan  beberapa  tahap, diantaranya  persiapan  kondisi  pasien  dan persiapan pada alat-alat medis. Untuk persiapan alat-alat, infus terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu  :
a. Botol  infus,  merupakan  wadah  dari cairan infus.
b. Infus  set,  merupakan  selang  untuk jalannya cairan infus ke tubuh pasien.
c. Jarum  infus,  merupakan  alat  yang digunakan  untuk  memasukkan  cairan infus  dari  selang  infus  menuju pembuluh vena.
Gambar 2. Komponen Utama Infus
2.2 Load Cell
Strain gauge adalah sensor yang mengukur berbagai  tekanan  yang  diterima. Strain  gauge merubah  kekuatan  tekanan,  ketegangan,  berat dan lain- lain, ke dalam bentuk tahanan elektrik yang dapat diukur (Souwmpie et al. 2012).
Sebuah  load  cell  atau  pengukur  tekanan mekanis  sangat  sensitive  terhadap  perubahan
gaya  mekanik.  Alat  ini  terdiri  dari  selembar kertas  foil  logam  tipis  yang  dibentuk sedemikian rupa menjadi benang-benang yang sangat  halus.  Kertas  foil  ini  terbungkus seluruhnya oleh plastik. (Zaldi Hardiyanto, S.T.
, 2011)
Ketika  objek  terkena  tekanan  kertas  foil mengalami  hal  yang  sama  sehingga  benang- benangnya akan tertarik memanjang. Ketika hal ini  terjadi  di  benang-benang  tersebut  menjadi lebih  panjang  dan  tipis  sehingga  tahanan listriknya bertambah. (Zaldi Hardiyanto, S.T. , 2011)
Sel  beban  (load  cell)  terdiri  dari  satu  buah strain gauge atau lebih yang ditempelkan pada batang  atau  cincin  logam.  Sel  beban dikalibrasikan oleh pabrikan yang bersangkutan.  Piranti  ini  dirancang  untuk mengukur  gaya  tekanan  mekanis,  gaya regangan,  gaya  pemampatan  (kompresi),  atau gaya  punter  yang  bekerja  pada  sebuah  objek. Ketika  batang  atau  cincin  logam  piranti  ini berada di bawah tekanan tegangan yang timbul pada  terminal-terminalnya  dapat  dijadikan rujukan untuk mengukur besarnya gaya. (Zaldi Hardiyanto, S.T. , 2011)
Load cell yang digunakan dalam penelitian ini  terdiri  dari strain  gauge  yang secara otomatis ini akan memonitoring atau menginformasikan  jumlah  cairan  infus  secara berkala  ke  perangkat  komputer  bagian  medis yang  bertugas  di  tempat  untuk  melakukan penggantian  cairan  infus  secara  tepat  waktu sehingga  perawat  yang  berjaga  tidak  perlu keliling  untuk  mengecek  satu  persatu  lagi  dan keluarga pasien pun tidak perlu melapor untuk di gantikan cairan infusnya. Hal ini juga dapat mencegah  perawat  lupa  menggantikan  cairan infus  pasien,  sehingga  infus  pasien  benar  – benar  terpantau  satu  –  satu.Dan  untuk mendukung sistem kerja sensor perlu menambahkan  penguat  sensor  load  cell. Penguat Load Cell yaitu untuk mengkondisikan sinyal  dari  Load  cell  agar  tegangan  levelnya pada 0-5v agar bisa di baca oleh mikrokontroler dan  memudahkan  untuk  pengolahan  datanya. Karena tegangan yang di hasilkan dari load cell dalam orde mikro volt. (Gigih Gitronik,2015) Prinsip kerja sensor, ketika sisi strain gauge mendapat  tekanan  beban,  maka  sisi  lainnya akan  mengalami  perubahan  regangan.  Hal  ini terjadi karena diakibatkan oleh perubahan gaya yang  di  ubah  menjadi  nilai  tegangan  oleh rangkaian  pengukuran  yang  ada.  (B.  Agus Setiawan Adi Siswoyo, 2016)
Gambar 3. Load Cell 2.3 Mkrikontroller Atmega 8535 Mikrokontroler AVRATMega 8535 merupakan salah satu mikrokontroler keluarga
AVR  ATMega  berbasis  RISC  produksi  dari ATMEL. Mikrokontroler  AVR merupakan mikrokontroler berbasis arsitektur RISC ( Reduced  Instruction  Set  Computing )  8  bit. Berbeda dengan mikrokontroler keluarga 8051 yang  mempunyai  arsitektur  CISC  ( Complex Instruction Set Computing ), AVR menjalankan sebuah instruksi tunggal dalam satu siklus dan memiliki  struktur  I/O  yang  cukup  lengkap sehingga  penggunaan  komponen  eksternal dapat dikurangi. Mikrokontroler AVR didesain menggunakan  arsitektur  Harvard,  di  mana ruang  dan  jalur  bus  bagi  memori  program dipisahkan  dengan  memori  data.  Memori program diakses dengan single-level pipelining,  di  mana  ketika  sebuah  instruksi dijalankan,  instruksi  lain  berikutnya  akan  di- prefetch dari memori program.( Atmel, 2006)
Dari kesemua kelas yang membedakan satu sama lain adalah ukuran onboard memori, on- board  peripheral  dan  fungsinya.  Dipilih Atmega8535  karena  populasi  yang  banyak, sehingga ketersediaan komponen dan referensi penunjang lebih terjamin.
Sebuah  sistem  minimum  mikrokontroler ATmega8535  membutuhkan  catu  daya  untuk operasi mikrokontroler (VCC) yang besarnya ± 5 V. Memiliki kristal oscillator yang berfungsi sebagai referensi
kecepatan
akses mikrokontroler,  referensi Analog  to  digital Converter  (ADC)  internal,  tombol  reset,  serta port-port  input/output.  Fungsi  utama  sistem minimum  mikrokontroler  ATmega8535  pada penelitian ini adalah untuk membaca data yang diterima  oleh  sensor  Load  Cell,  melakukan konversi  ADC  dan  mengirimkan  data  tersebut melalui port serial  menuju modul WIZ110SR. Rangkaian  skematik  sebuah  sistem  minimum
mikrokontroler  AVR  ATmega8535  dengan  8- bit ADC.(Munarso dan Sunaryo, 2014)
2.4 ESP 8266 ESP 8266 adalah sebuah modul WiFi yang akhir-akhir ini semakin digemari para hardware developer. Selain karena harganya yang sangat terjangkau,  modul  WiFi  serbaguna  ini  sudah bersifat  SOC  (System  on  Chip),  sehingga  kita bisa  melakukan  programming  langsung  ke ESP8266  tanpa  memerlukan  mikrokontroller tambahan.  Kelebihan  lainnya,  ESP8266  ini dapat  menjalankan  peran  sebagai  adhoc  akses poin maupun klien sekaligus. (Mannan Mehta, 2015)
ESP8266 di kembangkan oleh pengembang asal negeri tiongkok yang bernama “Espressif”. Produk  seri  ESP8266  kini  masih  terus  dalam tahap  pengembangan  (current  R&D:  esp8266- 32).  ESP8266 sendiri sudah dilengkapi GPIO ( General Purpose Input/Output), dengan adanya GPIO ini kita bisa melakukan fungsi input atau output layaknya sebuah mikrokontroler.
Misalnya  pada  seri  ESP8266-01  memiliki  2 buah GPIO, sedangkan pada seri ESP8266-12E memiliki sebuah pin analog read serta beberapa pin digital. (Mannan Mehta, 2015)
Kelebihan  lain  ESP8266  adalah  memilki deep  sleep  mode ,  sehingga  penggunaan  daya akan  relatif  jauh  lebih  efisien  dibandingkan dengan  modul  WiFI  .  Catatan  penting  yang harus  di  garis  bawahi  ialah,  ESP8266 beroperasi  pada  tegangan  3.3V.  (Mannan Mehta, 2015)
Gambar 4. ESP 8266
2.5 PHP
PHP sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari “Hypertext Preprocessor”, yang merupakan  sebuah  bahasa  scripting  tingkat tinggi  yang  dipasang  pada  dokumen  HTML. Sebagian  besar  sintaks  dalam  PHP  mirip dengan  bahasa  C,  Java  dan  Perl,  namun  pada PHP  ada  beberapa  fungsi  yang  lebih  spesifik.

## Jurnal Ilmiah Informatika
Sedangkan  tujuan  utama  dari  penggunaan bahasa  ini  adalah  untuk  memungkinkan perancang web yang dinamis dan dapat bekerja secara  otomatis.  (Adis  Lena  Kusuma  Ratna, 2014)
PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada server side. Artinya  semua  sintaks  yang  kita  berikan  akan sepenuhnya  dijalankan  pada  server  sedangkan yang  dikirimkan  ke  browser  hanya  hasilnya saja.  Dengan  menggunakan  PHP  maka  orang lain tidak akan dapat mengetahui kode sumber yang  kita  gunakan  untuk  mendesain  web  kita, karena  yang  ditampilkan  di  browser  pada  sisi client  adalah  file  hasil  eksekusi  dari  server sedangkan  file  program  phpnya  hanya  dapat dilihat  di  sisi  server.  (Mukhlis  Ramadhan  dan Nurcahyo Budi Nugroho,2009) 2.6 MySQL
MySQL  adalah  sebuah  perangkat  lunak sistem  manajemen  basis  data  SQL  (bahasa Inggris:  database  management  system)  atau DBMS  yang  multithread,  multi-user,  dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB  membuat  MySQL  tersedia  sebagai perangkat  lunak  gratis  dibawah  lisensi  GNU General  Public  License  (GPL),  tetapi  mereka juga  menjual  dibawah  lisensi  komersial  untuk kasus-kasus  dimana  penggunaannya  tidak cocok  dengan  penggunaan  GPL.(Adis  Lena Kusuma Ratna, 2014)
MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS)yang
didistribusikan  secara  gratis  dibawah  lisensi GPL  (General  Public  License).  Dimana  setiap orang  bebas  untuk  menggunakan  MySQL, namun  tidak  boleh  dijadikan  produk  turunan yang  bersifat  komersial.  MySQL  sebenarnya merupakan  turunan  salah  satu  konsep  utama dalam  database  sejak  lama,  yaitu  SQL (Structured  Query  Language).  SQL  adalah sebuah konsep pengoperasian database, terutama  untuk  pemilihan  atau  seleksi  dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian  data  dikerjakan  dengan  mudah secara  otomatis.  Keandalan  suatu  sistem database  (DBMS)  dapat  diketahui  dari  cara kerja  optimizer-nya  dalam  melakukan  proses perintah-perintah  SQL,  yang  dibuat  oleh  user maupun program-program aplikasinya. Sebagai database server, MySQL dapat dikatakan lebih unggul  dibandingkan  database  server  lainnya dalam query data. Hal ini terbukti untuk query yang  dilakukan  oleh  single  user,  kecepatan query MySQL bisa sepuluh kali lebih cepat dari
PostgreSQL  dan  lima  kali  lebih  cepat dibandingkan Interbase.

## 3. METODE PENELITIAN
Borg and Gall (1983 : 772) mendefinisikan penelitian  dan  pengembangan  Research  and Development  adalah  metode  penelitian  yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk . Berikut penjelasan langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall :
a. Potensi Masalah ( Problem and Potention )
Penelitian  dapat  berangkat  dari  adanya potensi atau masalah. Pada RS Wira Bakti Tamtama  Semarang  terdapat  beberapa permasalahan salah satu nya adalah proses monitoring keadaan infus pasien.
b. Mengumpulkan  Informasi  ( Research  and Information )
Pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi  dan  wawancara    serta  study literature untuk mencari pemecahan masalah  yang  di  hadapi  dalam  hal  ini pencarian  informasi  di  lakukan  pada  pada ruang flamboyant dan ruang anggrek pada RS  Wira  Bakti  Tamtama  Semarang  untuk mencari  tau  potensi  masalah  kemudian mencari sumber rujukan informasi pemecahan  masalah  dari  literature  jurnal dan Buku.
c. Desain Produk ( Develop Preliminary Form of Product )
Desain  produk  harus  diwujudkan  dalam gambar  atau  bagan,  sehingga  dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan  membuatnya.  Dalam  produk  yang berupa sistem perlu dijelaskan mekanisme penggunaan  sistem  tersebut,  cara  kerja, berikut kelebihan dan kekurangannya. Adapun  langkah-langkah  untuk  membuat desain produk tersebut seperti :
1) Membuat kerangka mekanik
2) Merancang  hardware  (membuat  blok diagram hardware) 3) Merancang sistem (membuat skematiknya)
d. Validasi Desain ( Preliminary Field Testing )
Validasi desain merupakan proses kegiatan akan  menilai  apakah  rancangan  produk, dalam hal ini metode mengajar baru secara rasional  akan  lebih  efektif  dari  yang  lama atau  tidak.  Dikatakan  secara  rasional,
karena  validasi  di  sini  masih  bersifat penilaian  berdasarkan  pemikiran  rasional, belum fakta lapangan.
Validasi  produk  dapat  dilakukan  dengan cara  menghadirkan  beberapa  pakar  atau tenaga  ahli  yang  sudah  berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut.  Validasi  desain  dapat  dilakukan dalam  forum  diskusi.  Sebelum  diskusi peneliti mempresentasikan proses penelitian sampai ditemukan desain tersebut, berikut keunggulannya.
e. Perbaikan Desain ( Main Product Revision )
Setelah  desain  produk,  divalidasi  melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan  tersebut  selanjutnya  dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang bertugas memperbaiki desain adalah  yang  mau  menghasilkan  produk tersebut
f. Uji Coba Produk ( Main Field Testing ) Dalam  bidang  pendidikan,  desain  produk seperti  metode  mengajar  baru  dapat langsung  diuji  coba,  setelah  validasi  dan revisi.  Uji  coba  tahap  awal  dilakukan dengan  simulasi  menggunakan  metode prototype  pada  kelompok  yang  terbatas. Pengujian  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi  apakah  prototype  tersebut  lebih efektif  dan  efisien  dibandingkan  dengan system  yang  lama.Pada  prototype  ini  di bagikan quisener untuk mengetahui kehandalan  prototype  menurut  pemakai dalam hal ini keluarga pasien dan perawat.
g. Revisi  Produk  ( Operational  Product Revision )
Setelah  prototype  di  ujicoba  kan  dan  di ketahui hasil nya, jika terdapat kekurangan di lakukan revisi, proses nya ini menggukan  quisener  untuk  diketahui apakah protype perlu di lakukan revisi atau tidak.
h. Ujicoba  Pemakaian  ( Operational  Field Testing )
Setelah dilakukan
revisi terhadap kekurangan system yang di buat selanjutnya  di  lakukan  ujicoba  terbatas tetapi  bukan  pada  pasien  sebenar  nya  , hanya pada proses monitoring infus saja.
i. Revisi Produk ( Final Product Revisi )
Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam pemakaiannya terdapat kelemahan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya pembuat produk selalu  mengevaluasi  bagaimana  kinerja prototype.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem monitoing infus yang akan dibangun merupakan sistem yang dapat memonitori atau melihat  keadaan  jumlah  cairan  infus  pasien secara  real  time  dan  dapat  di  akses menggunakan  web  yang  dilengkapi  sebuah sistem  load  cell  dan  modul  wifi  Esp856  yang berbasis  mikrokontroler  Atmega8535,  dalam kasus  load  cell  sebagai  sensor  berat  untuk kemudian  hasil  pengukurannya  akan  di kalibrasi oleh sistem mikrokontroler Atmega8535  dan  hasilnya  akan  di  kirim melalui  sinyal  wifi  dengan  menggunakan modul wifi Esp8266.
Gambar 5. Alur Rancangan Sistem Baru
Gambar 6. Skematik Sistem Baru
Keterangan gambar skematik sistem rangkaian keseluruhan :
a. Mikrokontroler  Atmega  8535  sebagai pengendali  proses  kerja  dari  keseluruhan sistem.
b. Sensor  LoadCell  sebagai  sensor  berat jumlah cairan infus dan output nya masuk ke mikrokontroler  Atmega8535  kemudian  di proses.  Output  loadcell  masuk  ke  pin  40 (ADC0)PA0 nya Mikrokontroller.
INF US Modul WifiESP826 6 Komunik asi WIFI PC AD MIN Acce s Point Modul Mikrok ontrole r AtMeg Loa dCel l
c. Modul  Wifi  Esp8266  meneruskan  proses mikrokontroler  dan  mengirim  data  berat cairan  infus  melalui  sinyal  wifi  ke  mysql database.  RXD  dari  esp8266  masuk  ke (TXD)PD1 dan TXD dari esp8266 masuk ke (RXD)PD0 mikrokontroller.
Komputer browser untuk menampilkan hasil monitoring  dengan  pengaturan  ip  statistik  : 192.168.1.11  dan  kemudian  admin  dapat memantau  atau  memonitoring  jumlah  cairan infus tersebut.
Gambar 7. Rangkaian Arduino dan ESP 8266
Gambar 8. Prototype Arduino dan Sensor
Gambar 9. Tampilan Web login pada bagian perawat
Gambar 10. Tampilan Daftar pasien
Terdapat  3  kondisi  yakni  :  NORMAL, WARNING, dan KOSONG
a. Kondisi  NORMAL  jika  cairan  infus  lebih dari 50 mililiter.
b. Kondisi WARNING jika cairan infus lebih dari kurang dari 50 mililiter.
c. Kondisi  KOSONG  jika  tidak  ada  cairan infus yang terpasang.
Gambar 11. Tampilan Kondisi Infus tiap pasien
Gambar 4.8 .Tampilan Kondisi pasien ketika keadaan infus hampir habis
Table 1. Hasil Uji coba Alat
Keterangan kesalahan ukur :
Tiap 500 ml = 100 %
100 ml = 20   %
50   ml = 10   %
5     ml = 1     %
1     ml = 0,2  %
Pengiriman  data  tiap  24  detik  sekali,  dan auto  refresh halaman  web  monitoring  tiap  5 detik  sekali,dengan  presentase  kesalahan  ukur sebesar  2,46%  dari  hasil  pengukuran  manual. Sehingga  dalam  prototype  ini  proses  berbagi data  berhasil  di  lakukan  karena  data  yang  di miliki  load  cell  terhadap  infus  berhasil  di simpan  dalan  database  mysql  melalui  Atmega 8535 dan ESP 8266.

## 5. KESIMPULAN
Berdasar kan penelitian dan pengujian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
a. Proses  internet  of  things  pada  monitoring berhasil  di  lakukan  ini  di  buktikan  dengan dapat  di  gunakan  nya  internet  untuk pengamatan  secara  terus  menerus  pada kondisi infus di lapangan.
b. Proses  berbagi  data  yang  menkonfersikan kondisi  infus  berhasil  di  lakukan  karena kondisi infus dapat di rekam dalam database MySQL dan di akses melalui web
c. Pada  20  pengujian  di  dapat  kan  tingkat kesalahan  sebesar  2,46%  yang  arti  nya sensor load cell memiliki tingkat kesalahan yang kecil dalam mendeteksi volume infus.

## 6. REFERENSI
[1] Adis Lena Kusuma Ratna. 2014. Pengertian  PHP  dan  MySQL .  ILMUTI. Sistem Informasi STMIKA Rahrja. Tangerang.
[2] Alter, Steven. 1992. Information Systems:
A  Management  Perspective ,  Addison- Wesley Publishing Co. Inc.
[3] Trisanto,  Agus,  dkk.  2015. Monitoring dan  Pengendalian  Level  Cairan  Jarak
Jauh  Berbasis  WEB ,  Fakultas  Teknik
Universitas Lampung. Lampung. [4] Adeifa.  2008. Teori  Dasar  Tentang
Sistem . https://adeifa.wordpress.com/about. Diakses 16 Juli 2016. [5] Kristanto,  Andri.  2003. Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya . Jakarta : Gava Media. [6] Atmel. 2006. Data Sheet AVR
ATmega8535 .  Pada  http://www.atmel. com/dyn/resources. Di akses 25 Juli 2016.
[7] Siswoyo,  B  Agus  Setiawan  Adi.  2016. “Klasifikasi  Penentuan  Index  Massa Tubuh Dengan Metode Fuzzy Tsukamoto Menggunakan  Alat  Sensor  Loadcell, Sensor  Ultrasonic,  Dan  Sensor  Module HX711” . Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer. Semarang.
[8] Depkes  RI,  2009. Sistem  Kesehatan Nasional . Jakarta.
[9] Kurniadi,  Dede.  2013.  “Pengertian  Dan Simbol DFD” . BINUS. Jakarta.
[10] Fairuz  Elsaid.  2010.  “Analisis  Sistem Informasi Diagram – Alir Data Dan Data

## Jurnal Ilmiah Informatika
Flow  Diagram  DFD”.  Universitas  PGRI. Yogyakarta.
[11] Gitronik,  Gigih.  2015. Modul  Penguat Load Cell . Sukolilo. Surabaya.
[12] Haag  dan  Keen.  1996.  “Information Technology:  Tomorrow’s  Advantage Today”. Hammond.
Mcgraw-Hill
College.
[13] Handayani,  Heni.  2014.  “XAMPP”. ILMUTI,    Sistem  Informasi  Menejemen STMIKA Rahrja. Tangerang.
[14] Suhendra, Imam dan Wahyu Setyo. 2015. “Aplikasi  Load  Cell  Untuk  Otomatisasi Pada  Depot  Air  Minum  Isi  Ulang”. Universitas Internasional. Batam.
[15] Nugroho,  Jatmiko.  2014.  “Timbangan
Digital Berbasis Mikrokontroller Atmega16”. Universitas Negeri
Yogyakarta. Yogyakarta.
[16] Jogiyanto.  2008. Metodologi  Penelitian Sistem  Informasi. CV  Andi  Offset. Yogyakarta.
[17] Kitoma  Indonesia.  2016.  “Load  Cell  dan Timbangan”. http://www.kitomaindonesia.com/article/ 23/load-cell-dan-timbangan. Diakses  25 Juli 2016.
[18] Marlinda,  Linda.    2004. Sistem  Basis Data . Yogyakarta : Andi Offset.
[19] Mehta,  Mannan.  2015.  “Esp  8266:  A Breakthrough In Wireless Sensor Networks  And  Internet  Of  Things”. International  Journal  of  Electronics  and Communication Engineering & Technology .
[20] Mashuri. 2013. “Teori Dasar Load Cell”. http://mashurielectric.blogspot.co.id/2013 /02/teori-dasar-load-cell.html . Diakses 17 Maret 2017 .
[21] Marlinda.  2004. Sistem  Basis  Data. Yogyakarta: Andi Offset.
[22] Corps, Mercy. 2005. Design, Monitoring, And  Evaluation  Guidebook .  Uniformed Services University. USA.
[23] Siska,  Mira.  2016.  “Rancang  Bangun Sistem Pemantauan Sisa Cairan Infus Dan Pengendalian  Aliran  Infus  Menggunakan Jaringan  Nirkabel”.  Universitas  Andalas. Padang.
[24] Faiz,  Muhammad  Alfian.  2016.  “Sistem Komputer” . http://makalahlaporanterbaru1.blogspot.c o.id/2012/11/jurnal-sistem- komputer.html . Universitas Kristen Satya
Wacana,  Fakultas  Teknologi  Informasi. Diakses 15 Desember 2016.
[25] Andang,  Muhammad  dan  Novianta  Emy Setyaningsih.  2015.  “Sistem  Informasi Monitoring  Kereta  Api  Berbasis  Web Server  Menggunakan  Layanan  GPRS” . http://download.portalgaruda.org/. Diakses 10 Oktober 2016.
[26] Ikhsan,  Muhammad  dan  Yunita  Safitri. 2009.  “Memahami  Jaringan  Komputer Untuk  Membangun  Local  Area  Network (LAN)”,  STIMIK  Triguna  Dharma, Medan.
[27] Ramadhan,  Mukhlis  dan  Nurcahyo  Budi Nugroho.  2009.  “Desain  Web  Dengan PHP”.  STIMIK Triguna Dharma. Medan.
[28] Munarso, Suryono. 2014. “Sistem Telemetri  Pemantauan  Suhu  Lingkungan Menggunakan Mikrokontroler dan Jaringan WIFI”. Universitas Diponegoro. Semarang.
[29] Kurnia,  M.  Khudlarin  Avinita.  2012. “Evaluasi  Pelaksanaan  Muatan  Lokal Keterampilan Di SMP Negeri 15 Yogyakarta”. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. [30] Widiantoro,  Pandu  dan  Novian  Anggis Suwastika. 2015. “Perancangan Perangkat
Lunak Sebagai Media Komunikasi
Wireless  Pada  Prototipe  Robot  Pelayan Berbasis  Mikrokontroler”.  Universitas Telkom. Bandung.
[31] Pitoyo.  2005. Dua  Jam  Anda  Tahu  Cara Memastikan Air yang Anda Minum Bukan Sumber Penyakit . Solo.
[32] Susanto. 2011 . “Pengertian Rumah Sakit”. http://repository.usu.ac.id/bitstream/1234
56789/38596/4/Chapter%20II.pdf.
Diakses 25 Juli 2016.
[33] Suprayogi,  Bangun.  2006.  “Perancangan dan  Pembuatan  Simulasi  Pengisian  dan Pengosongan  Otomatis  Tanur  Dapur Listrik” . Politeknik Negri Malang. Malang
[34] Souwmpie,  Suhanda.  dkk.  2012.  “Sistem Pelelangan  Ikan  Terpadu”.  Skripsi  S1. Program Studi Sistem Komputer. Universitas Binus. Jakarta
[35] Hidayani, Try Utami. dkk. 2016. “Rancang  Bangun  Timbangan  Buah Digital  Dengan  Keluaran  Berat  Dan Harga”.  Teknik  Komputer.  AMIK  GI MDP. Palembang.
[36] Wahyuningsih,  Esty.  2005. Pedoman Perawatan Pasien . EGC. Jakarta.
[37] Yuda,  2010.  “Infus  Cairan  Intravena (Macam-Macam Cairan Infus)”. http://dokteryudabedah.com/infus-cairan- intravena-macam-macam-cairan-infus.
Diakses 16 Juli 2016.
[38] Hardianto,  Zaldi.  2011. Elektronika Bersama  –  Sensor  Gaya  Strain  Gauge Load Cell . Bandung.