## PEMBUATAN PENGUKUR  TEKANAN PADA KLEM ARTERI MOSQUITO

## BERBASIS  SENSOR PROXIMITY LJ12A3-4-Z/BX
Novella Febriana 1 Yulkifli 2 Ratna Wulan 2
1) Mahasiswa Pendidikan Fisika, FMIPA Universitas Negeri Padang
2) Staf Pengajar Jurusan Fisika, FMIPA Universitas Negeri Padang Novellasyamsuirjr@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  aims  to  design  and  develop  a  pressure  gauge  on  the  mosquito  arterial  clamp  based  on LJ12A3-4-Z/BX  proximity  sensor  and  to  determine  the  performance  specifications  and proximity  sensor-based equipment specifications LJ12A3-4-Z / BX. This study was  engineering. The data collection done by measured the  direct  and  indirect  measurement..  Direct  measurements  carried  out  on  proximity  sensor  output  npn  type LJ12A3-Z  /  BX,  while  indirect  measurements  carried  out  to  determine  the  accuracy  and  precision  of  the instrument pressure gauge. The data obtained through the measurement was analyzed in two ways, namely by statistics  and  graphs.  Based  on  data  analysis  that  has  been  done  can  be  put  forward  three  important  results. First, spesification of  system performance pressure gauges at the arterial clamp LJ12A3 proximity sensor-based mosquito-Z / BX consists of a mosquito artery clamps connected by a proximity sensor type LJ12A3 npn-Z / BX and  a  box.  Second,  used  to  process  the  input  data  and  processing  data  of  sensor  measurement  data  by  the Arduino Uno microcontroller was. Third, this sensor has a sensor that outputs a value inversely proportional to the  frequency  of  the  pressure  on  the  clamps  are  used,  with  the  slope  of  0.386.  Meanwhile,  the  coefficient  of determination  obtained  a  straight  line  approach  around  0.876.  The  resulting  clamping  pressure  is  inversely proportional  to  the  value  of  the  slope  of  the  graph  of  No  -  1,074.  Through  with  the  near  of    straight  line coefficient of determination of the chart of 0726.
Keywords : Artery Clamp, Accuracy, Distance, Precision, Pressure, Proximity Sensor

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  salah  satu  aspek penting  dalam  kehidupan.  Kesehatan  itu  sendiri adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang  memungkinkan  setiap  orang  hidup  produktif secara  sosial  dan  ekonomis.  Kesehatan  yang  baik akan menunjang segala aktivitas sehari-hari yang kita lakukan.  Akan  tetapi  sekarang  kesehatan  sudah jarang  menjadi  perhatian  bagi  masyarakat  karena berbagai faktor. Indonesia sebagai negara berkembang  masih  merasakan  tantangan  berat  di dalam pembangunan kesehatan yaitu jumlah penduduk  yang  besar  dengan  pertumbuhan  yang cukup  tinggi  serta  penyebaran  penduduk  yang  tidak merata  di  seluruh  wilayah.  Tujuan  dari  Kesehatan masyarakat  itu  sendiri  yaitu  Terciptanya  keadaan lingkungan  yang  sehat,  terberantasnya  penyakit menular,  meningkatnya  pengetahuan  masyarakat tentang  prinsip-prinsip  kesehatan  perseorangan, tersedianya berbagai usaha keseehatan yang dibutuhkan  masyarakat  yang  terorganisir  dan terlibatnya badan-badan kemasyarakatan dalam usaha kesehatan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini berkembang dengan pesat. Pada  era  globalisasi,  kemajuan  ilmu  diberbagai
bidang  telah  mampu  memberikan  kontribusi  yang baik  terutama  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  alam dan  teknologi.  Perkembangan  ini  merupakan  dasar IPTEK  berdasarkan  gejala  alam  yang  terjadi  serta tuntutan akan kebutuhan manusia.
Kemajuan  IPTEK  tidak  dapat  dipisahkan  dari elektronika. Perkembangan elektronika dalam dasawarsa terakhir telah memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi kehidupan manusia. Karena itu, elektronika menjadi perhatian yang serius dikalangan perancang teknologi masa depan.
Teknologi  elektronika  menjanjikan  prospek masa depan yang baik, karena mampu menyederhanakan dimensi serta meningkatkan kemampuan  berbagai  peralatan  sebagai  produk teknologi yang dapat digunakan dalam segala bidang kehidupan,  salah  satunya  bidang  kesehatan  yaitu pengatur  tekanan.  Pengatur  tekanan  ini  biasanya menggunakan  beberapa  jenis  klem.  Salah  satu  klem yang umum digunakan yaitu klem arteri mosquito.
Klem  merupakan  suatu  alat  yang  digunakan untuk  mengontrol  pendarahan  dari  pembuluh  darah arteri,.  Sedangkan  efek  jangka  panjangnya  adalah bisa  menyebabkan  kerusakan  pada  sistem  peredaran trombosit dan perubahan struuktur trombosit [9] . Arteri  ada  dua  jenis  yang  lurus  dan  bengkok. Kegunaanya  adalah  untuk  hemostatis  untuk  jaringan
tipis  dan  lunak.  Arteri  Klem  merupakan  alat  untuk menjepit (memegang/menekan) sesuatu benda. Biasanya  klem  ini  digunakan  untuk  memasang  karet behel oleh dokter gigi atau ahli gigi. Bentuknya yang seperti  gunting  hanya  saja  tidak  tajam,  karena memang fungsinya untuk memegang benda.
Klem  arteri  bermanfaat  untuk  menghentikan pendarahan pembuluh darah kecil dan menggenggam jaringan  lainnya  dengan  tepat  tanpa  menimbulkan kerusakan  yang  tidak  dibutuhkan.  Secara  umum, klem  arteri  dan  needle-holder  memiliki  bentuk  yang sama.  Perbedaannya  pada  struktur  jepitan,  dimana klem  arteri,  struktur  jepitannya  berupa  jalur  paralel pada  permukaannya  dan  ukuran  panjang  pola jepitannya  sampai  handle  agak  lebih  panjang dibandingkan  needle-holder.  Alat  ini  juga  tersedia dalam  dua  bentuk  yakni  bentuk  lurus  dan  bengkok Namun, bentuk bengkok lebih cocok digunakan pada bedah minor [3] . Klem  arteri memiliki ratchet (No)  pada handlenya . Ratchet (No)  inilah  yang  menyebabkan posisi klem arteri dalam keadaan terututup (terkunci). Ratchet  umumnya  memiliki  tiga  derajat  atau  lebih, dimana  pada  saat  penutupan  jangan  langsung menggunakan  derajat  akhir  karena  akan  mengikat secara otomatis dan sulit untuk dilepaskan. Pelepasan klem dilakukan dengan cara pertama harus ditekan ke dalam  handlenya,  kemudian  dipisahkan  handlenya sambil  membuka  keduanya.  Sebaiknya  gunakan  ibu jari dan jari manis karena hal ini akan  menyebabkan jari  telunjuk  mendukung  instrumen  bekerja  sehingga dapat memposisikan jepitan dengan tepat [3] . Klem  Mosquito mirip  dengan  klem  arteri  pean, tetapi  ukuranya  lebih  kecil.  Penggunaannya  adalah untuk  hemostasis  terutama  untuk  jaringan  tipis  dan lunak.Pada penelitian ini klem arteri yang digunakan adalah  jenis  Halsted  mosquito.  Jenis  ini  memiliki panjang  range  antara  12.5  cm  sampai  20.5 cm.Sedangkan  untuk  perbandingan  grid  dari  klem arteri ini adalah 1:2.
Gambar 1. Klem arteri mosquito
Pada Pemakaian klem arteri ini banyak sekali jenis  yang  bisa  digunakan  untuk  berbagai  kondisi yang  dihadapi.  Masing  –  masing  dari klem  arteri tersebut  memiliki  fungsi  tersendiri  berdasarkan bentuk  dan  ukuran  yang  dimilikinya. klem  arteri memiliki ciri yaitu bagian ujung klem nya yang lancip dan  runcing.  Gerigi  untuk  masing  –  masing  ukuran
klem juga  berbeda  seperti  yang  ditunjukan  pada Gambar 2.
Gambar 2. Jenis klem arteri
Pada  Gambar  2  tersebut  dapat  dilihat  bahwa klem arteri jenis tersebut memiiki panjang antar 12 – 14  cm  dengan  perbandingan  grid  1  :  2.  Klem  arteri mosquito  pun  memiliki  banyak  jenis  sesuai fungsinya.  Fungsinya  disini  kebanyakan  didasarkan pada  pembuluh  dararh  arteri  mana  yang  akan dijadikan  objek  sampel.  Misalnya  saja  ada  klem femoral arteri dan klem carotik arteri [3] . Pada  penelitian  ini  yang  akan  dilakukan sampel  yang  digunakan  adalah  seekor  mencit  putih jenis mus  musculus .  Mencit  ( Mus  musculus )  adalah anggota  Muridae  (tikus-tikusan)  yang  berukuran kecil.  Mencit  mudah  dijumpai  di  rumah-rumah  dan dikenal sebagai hewan pengganggu karena kebiasaannya  menggigiti  mebel  dan  barang-barang kecil  lainnya,  serta  bersarang  di  sudut-sudut  lemari. Hewan  ini  diduga  sebagai  mamalia  terbanyak  kedua di  dunia,  setelah  manusia.  Mencit  sangat  mudah menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  yang  dibuat manusia, bahkan jumlahnya yang hidup liar di hutan barangkali  lebih  sedikit  daripada  yang  tinggal  di perkotaan. Mencit percobaan (laboratorium) dikembangkan  dari  mencit,  melalui  proses  seleksi. Sekarang  mencit  juga  dikembangkan  sebagai  hewan peliharaan [10] . Sistem  pencernaan  pada  hewan  tikus sama dengan pencernaan pada manusia, karena tikus adalah  hewan  yang  memiliki  genetika  lengkap  dan mempunyai  organ  yang  hampir  sama  dengan manusia [8] . Mencit  sangat  mudah  menyesuaikan  diri dengan  perubahan  yang  dibuat  manusia,  bahkan jumlahnya  yang  hidup  liar  di  hutan  barangkali  lebih sedikit  daripada  yang  tinggal  di  perkotaan.  Mencit percobaan (laboratorium) dikembangkan dari mencit, melalui  proses  seleksi.  Sekarang  mencit  juga dikembangkan  sebagai  hewan  peliharaan [10] . Sistem pencernaan  pada  hewan  tikus  sama  dengan pencernaan pada manusia, karena tikus adalah hewan yang  memiliki  genetika  lengkap  dan  mempunyai organ yang hampir sama dengan manusiaseperti yang terlihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Struktur anatomi mencit
Dari  Gambar  3  dapat  kita  amati  anatomi mencit  yang  sudah  termasuk  mamalia  yang  yang memiliki genetika lengkap. Sistem pencernaan terdiri atas  saluran  pencernaan  atau  kelenjar yang berhubungan.  Sedangkan  sistem  ekskresi  mamalia hampir  sama  dengan  manusia.  Paru  –  paru  terletak didalam  rongga  dada,  dilindungi  oleh  struktur selangka  dan  diselaputi  karang  di  dinding,  bernafas dengan diafragma paru – paru berada mengembang [10] . Sensor proximity merupakan suatu komponen yang  berfungsi  untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya suatu  objek.  Sensor  proximity  jenis  induktif  banyak digunakan  untuk  mendeteksi  adanya  benda  logam pada  jarak  terntentu  tanpa  harus  menyentuh  benda tersebut. Sensor  induktif  menggunakan  arus  induksi oleh  medan  magnet  untuk  mendeteksi  benda  logam di dekatnya [2] .
Gambar 4. Bentuk fisik dan blok diagram sensor

## proximity
Sensor  induktif  menggunakan coil (induktor) untuk  menghasilkan  medan  magnet  frekuensi  tinggi seperti  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  5  di  bawah ini.  Jika  ada  benda  logam  di  dekat  medan  magnet yang berubah, arus akan mengalir dalam objek [2] .
Gambar 5. Prinsip Kerja Sensor Proximity
Gambar  5  menjelaskan  bahwa  jika  target mendekati benda, akan menginduksi arus eddy. Arus ini mengkonsumsi daya karena perlawanan, sehingga energi  di  lapangan  hilang,  dan  amplitudo  sinyal menurun. Sensor  dapat  mendeteksi  objek  beberapa sentimeter dari ujung. Ketika benda mendekati sensor maka terbentuk medan magnet disekitar ujung sensir seperti yang ditunjukan pada Gambar 6.
Gambar 6. Medan Magnet di Sekitar Sensor
Medan  magnet  sensor  unshielded  mencakup volume yang lebih besar di sekitar kepala kumparan. Dengan  menambahkan  perisai  (logam  di  sekitar  sisi kumparan) medan magnet menjadi lebih kecil, tetapi juga  lebih  diarahkan.  Shields  akan  sering  tersedia untuk sensor induktif untuk meningkatkan directionality dan akurasi mereka [5] . Prinsip kerja dari jenis sensor jarak menggunakan metode induktif dan capasitif didasarkan  oleh  sebuah  medan  elektromagnetik ( field ) di sekitar permukaan sensor yang ditimbulkan oleh osilator frekuensi  tinggi.  Jenis  materi  logam yang memiliki pengaruh induktif dan materi kapasitif lainnya  akan  mempengaruhi  amplitudo  osilasi  di sekitar  sensor.  Sensor  membutuhkan  gerak  untuk menghasilkan  gelombang  keluaran,  satu  pendekatan untuk  menghasilkan  sinyal  biner  adalah  untuk mengintegrasikan gelombang ini. Output biner masih rendah  asalkan  nilai  integral  masih  di  bawah  batas yang  ditentukan,  dan  kemudian  beralih  ke  tinggi (menunjukkan  keadaan  objek)  ketika  ambang  batas terlampaui. Sehingga bentuk keluaran sensor tersebut terlihat seperti Gambar 7 [6] .
Gambar 7. Respons sensor induktif Gambar  7  (a)  menjelaskan  bagaimana  respon sensor  proximity  induktif  sebagai  fungsi  kecepata. Funsi  kecepatan  pada  Gambar  7  (a)  menunjukkan bahwa  pada  saat frekuensi yang  dihasilkan berkecepatan  rendah  nilai  tegangan  keluaran  dari sensor  akan  rendah  dan  ketika  frekuensi  yang dihasilkan  berkecepatan  tinggi  maka  tegangan keluaran yang dihasilkan juga akan tinggi. Gambar 7 (b)  menjelaskan  respon  sensor  sebagai  fungsi  jarak. Respon  sensor  terhadap  jarak  dilihat  dari  sinyal amplitudo  keluarannya.  Semakin  jauh  jarak  benda dari  sensor  makan  nilai  sinyal  ampitudonya  juga semakin kecil.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium Elektronika  dan  Instrumentasi  Jurusan  Fisika Universitas  Negeri  Padang.  Tahap-tahap  kegiatan meliputi  penulisan  proposal  penelitian,  perancangan alat,  perakitan komponen,  pengambilan  data, pengolahan  data,  dan  analisis  data . Penelitian  ini tergolong kedalam penelitian rekayasa yaitu penelitian  yang  menerapkan  ilmu  pengetahuan menjadi  suatu  rancangan  guna  mendapat  kinerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk merancang dan membuat pengatur tekanan pada klem arteri  mosquito  berbasis  sensor  jarak.  Secara  khusus tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui spesifikasi  performansi  sistem  pengukur  tekanan pada  klem  arteri  berbasisi  sensor proximity dan mengetahui  karakteristik  sensor proximity pada gagang penjepit klem arteri mosquito dan mengetahui pengaruh Notch Number pada klem arteri pada besarnya tekanan maksimum dan minimum saat pembedahan.
Penelitian  diarahkan  untuk  membuktikan  bahwa rancangan  tersebut  memenuhi  spesifikasi  rancangan yang ditentukan. Penelitian berawal dari menentukan spesifikasi  rancangan  yang  memenuhi  spesifikasi yang ditentukan, memilih alternatif yang terbaik, dan membuktikan  bahwa  rancangan  yang  dipilih  dapat memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  secara efisien, efektif dan dengan biaya yang murah.
Pada  pembuatan  instrumen  pengukuran tekanan pada pembuluh darah arteri ini menggunakan sebuah  Sensor Proximity yaitu  Sensor  yang  dapat mendeteksi keberadaan bendaberupa metal
disekitarnya  tanpa  ada  kontak  fisik  dengan  benda tersebut. Cara kerja sensor proximity ini yaitu dengan memancarkan  medan  elektromagnetik  dan  mencari perubahan  bentuk  medan  elektromagnetik  pada  saat benda di deteksi. Instrumen pengukuran dibuat dalam bentuk  kotak  dimana  posisi  sensor  berada  di  gagang klem  penjepit  pembuluh  darah  arteri.  Setiap perubahan jarak akan direspon oleh sensor Proximity . Keluaran  dari  sensor  yang  berupafrekuensi  yang bernilai high low dan ditampilkan melalui LCD.
Cara  kerja  instrumen  pengukuran  tekanan pada pembuluh darah arteri ini adalah akibat adanya perubahan  jarak  pada  gagang klem (penjepit)  yang mana  di  gagang klem tersebut  terdapat  sensor Proximity ,  kemudian  digagang  penjepit  yangsatunya dipadang  lempeng  metal  tipis  yang  digunakan sebagai  indikator  jarak  antar  gagang  klem.  Dari percobaan  yang  dilakukan    data  yang  didapatkan berupa  perubahan  nilai  frekuensi  dan  ditampilkan pada  layar  LCD.  Desain  instrumen  pengukuran  ini dapat dilihat seperti Gambar 8.
Gambar 8. Desain Mekanik Instrumen Pengukuran
Gambar  8  merupakan  desain mekanik instrumen  pengukuran  tekanan.  Box  hitam  tempat dudukan arduino dan catu daya berdimensi 25 x 20 x 15  cm.  Kemudian  terdapat  sebuah  klem  yang  sudah terpasang sensor.
Pembuatan pengatur tekanan ini memanfaat- kan  catu  daya  sebagai  sumber  tegangan.  Pembuatan sistem  pengukuran  tekanan  ini  dibangun  oleh beberapa rangkaian elektronika. Rangkaian pembangun  sistem  antara  lain  catu  daya,  sensor proximity,  dan  mikrokontroler  arduino  uno  rev  3. Secara umum blok diagram sistem secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar  9. Gambar 9 merupakan  blok diagram dari sistem kerja pengukur tekanan  pada  klem  arteri  berbasis  sensor proximity . Sistem ini menggunakan mikrokontroler arduino uno mengolah keluaran sensor yang berupa frekuensi.
Gambar 9. Blok Diagram Alat Pengukur Tekanan
Awalnya  sensor  proximity  akan  aktif  jika  di beri catu daya antara 6-36 volt. Setelah aktif sesnsor akan  menerima  sensing  dari  lempeng  metal  yang berada  didekat  sensor.  Lempeng  metal  tersebut berfungsi sebagai indikator jarak anatar gagang klem yang dilambangkan dengan notch number. Kemudian sensing  tersebut  akan  diteruskan  ke  arduino  untuk diproses.  Keluaran  sensor  tersut  nantinya  akan berupa frekuensi. Dari frekuensi itulah nantinya akan diproses  nilai  tekanan  dari  klem  tersebut.  Dari frekuensi itulah nantinya akan diproses nilai tekanan dari klem tersebut.
Desain  perangkat  lunak  dari  instrumen  ini berupa  program  untuk  mikrokontroler  menggunakan mikrokontroler  arduin  uno  yaitu  kit    berbasis mikrokontroler    ATmega328.  Perangkat  lunak berfungsi untuk memberikan instruksi dan menjalankan Arduino UNO. Instruksi yang dilakukan adalah  untuk  menghitung  waktu  cacahan  frekuensi, dan mengolah data tekanan yang dimasukan kedalam program.  Instruksi  instruksi  yang  diprogram  dalam arduino  digambarkan  dalam  flowchart  pada  Gambar 10.
Pada gambar 8  merupakan flowchart program sistem pengukuran tekanan pada klem arteri berbasis sensor  proximity.  Program  dimulai  dari  inisialisasi masukan, setelah masukan terinisialisasi maka sensor akan  terdeteksi  oleh  program.  Dari  deteksei  sensor tersebut  akan  terbaca  keluaran  sensor  yang  berupa frekuensi.  Kemudian  hasil  keluaran  sensor  yang berupa  frekuensi  tersebut  akan  dicacah  oleh  progam counter.  Barulah  kemudian  nilai  frekuensi  akan keluar.
Gambar 10 menggambarkan proses dari jalannya program pada sistem pengatur tekanan berbasis sensor proximity . Setelah nilai frekuensi keluar,dari nilai frekuensi tersebut bisa ditentukan langsung nilai periodanya. Sedangkan nilai tekanannya di dapat dari hasil pencarian rumus manual yang kemudian akan didapat persamaan garis yang akan dimasukkan kedalam program. Barulah kemudian nilai tekanan akan ditampilkan ke display
Gambar 10. Flowchart sistem pengukuran tekanan pada klem arteri berbasis sensor proximity
Adapun  Prosedur  dalam  penelitian  ini  terdiri atas  desain  pengujian  sistem,  menentukan  ketepatan dan menentukan persentase kesalahan pengukuran.
Desain pengujian sistem meliputi ketepatan dan ketelitian  dari  data-data  yang  diperoleh  dari pengukuran. Ketepatan dan ketelitian mengarah pada tujuan dari penelitian yaitu :
1.    Menentukan ketepatan pengukuran tekanan klem arteri mosquito pada sampel yaitu mencit putih a) Melakukan pembiusan pada mencit menggunakan alkohol 95%
b) Menempatkan  sampel  berupa  mencit  pada papan pembedahan
c) Setelah  dilakukan  pembedahan,  dilanjutkan mencari  salah  satu  pembuluh  darah  arteri  pada mencit.
Gambar 22. Pembedahan sederhana pada mencit sebagai sampel
Gambar 23. Proses penentuan pembuluh darah femoral pada mencit (Febriana,2016) d) Tempatkanujung  klem  pada  pembuluha  darah yang  sudah  ditemukan,yaitu  pembuluh  darah arteri femoral
Gambar 24. Proses pengukuran tekanan menggunakan klem arteri mosquito
e) Membaca  Keluaran  yang  ditunjukan  pada display
2.  Menentukan ketelitian Pengukuran Tekanan Klem Arteri Mosquito Pada Pembuluh Darah
a) Menset  alat  untuk  melakukan  pengukuran frekuensi keluaran sensor
b) Membaca harga frekuensi pada saat  klem arteri di  jepitkan  pada  pembuluh  darah  yang ditampilkan pada display
c) Menentukan  nilai  rata  –  rata,  standar  deviasi, kesalahan relati serta melaporkan hasil pengukuran
3. Ketepatan adalah nilai atau hasil pengukuran yang mendekati  nilaipengukuranyang  sebenarnya. Adapun  langkah-langkah  dalam  menentukan ketepatan  padasistem  pengukuran  tekanan  ini adalah:
a) Meletakkan  sensor  pada  tempat  yang  telah disediakan.
b) Membaca  keluaran  yang  ditunjukkan  pada display
LCD setiap   variasi
4  Menentukan persentase kesalahan pengukuran oleh sensor proximity terhadap  alat  ukur  standar. Disisi  lain  untuk  menentukan  ketelitian  sensor, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini, yaitu:
a) Menset sistem  untuk melakukan pengukuran b) Membaca nilai hasil pengukuran yang ditunjukkan pada display LCD. c) Melakukan pengukuran berulang
d) Menentukan  kesalahan  relatif  serta  melaporkan
hasil pengukuran .
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini dilakukan  melalui  pengukuran  terhadap  besaran fisika yang terdapat dalam sistem. Teknik pengukuran  yang  dilakukan  meliputi  dua  cara  yaitu secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Pengukuran secara  langsung  adalah  pengukuran  yang  nilainya langsung  didapat.  Sedangkan  pengukuran  secara tidak  langsung  adalah    pengukuran  suatu  besaran yang  nilainya  dipengaruhi  oleh  besaran-besaran  lain dan  nilainya  tidak  langsung  didapat.  Analisis  data hasil pengukuran merupakan proses untuk mengetahui  tingkat  ketepatan  dan  ketelitian  dari suatu sistem pengukuran.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Data  hasil  penelitian  dari  sistem  pengukur tekanan  pada  klem  arteri  mosquito  berbasis  sensor proximity  yang  dilakukan  didapatkan  beberapa  data. Data  tersebut  berupa  grafik  perubahan  sensor proximity terhadap jarak perpindahan lempeng metal yang  didekatkan  ke  sensor  proximity.  Perubahan perpindahan  jarak  lempeng  tersebut  akan  berupa grafik frekuensi yang terlihat pada osiloskop.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dapat digambarkan  hubungan  antara  suatu  besaran  bebas dengan  besaran  terikat  yang  terdapat  dalam  sistem pengukur tekanan pada klem arteri mosquito berbasis sensor  proximity.  Untuk  mengetahui  bagaimana hubungan  antara  besaran  bebas  dan  terikat  dalam sistim  pengukuran  ini,  diperlukan  analisis  terhadap data  yang  diperoleh.Data  ditampilkan  dalam  bentuk grafik.  Data  hasil  pengukuran  pada  penelitian  ini terdiri  dari  dua  bagian  yaitu  spesifikasi  performansi alat dan Karakteristik sensor proximity untuk tekanan maksimum dan minimum pada gagang penjepit klem arteri mosquito .
Spesifikasi  performansi  dari  alat  pengatur tekanan  berbasis  sensor proximity LJ12A3-4/BX  ini dirancang mampu untuk mengukur dan menampilkan tekanan  pada  pembuluh  darah  yang  memiliki ketebalan  dibawah  7,2  mm.  Sampel  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah  mecit  putih  jenis mus musculus. Pada  penelitian  ini  tebal  pembuluh  darah yang digunakan adalah pembuluh darah mencit putih yaitu  0,5  mm.  Bentuk  fisik  alat  pengukuran  tekanan berbasis  sensor proximity LJ12A3-4/BX  ini  dapat diperlihatkan pada Gambar 11.
Gambar 11. Foto hasil desain pengukur tekanan pada klem arteri mosquito berbasis sensor proximity LJ12A3-4/BX Gambar  11  menunjukan  bahwa  sistem pengukur  tekanan  pada  klem  arteri  berbasis  sensor proximity LJ12A3-4-Z/BX  terdiri  dari  box  yang berfungsi  sebagai  tempat  rangkaian  elektronik pendukung yang terdiri dari rangkaian mikrokontroler  arduino  uno  yang  terhubung  ke sensor proximity yang  terpasang  pada  klem arteriseperti pada Gambar 13.
Gambar 12. Box rangkaian pembangun sistem pengukur tekanan berbasis sensor proximity
Box  yang  berisi  Arduino,  LCD,  dan  Catu daya berukuran 25x20x15 cm. Alat pengukur tekanan pada klem arteri ini dilengkapi dengan output. Sistem output terdiri dari LCD. Tampilan output menggunakan  LCD  2X16.  Sementara  itu  untuk penentuan  Karakteristik  sensor  proximity  untuk tekanan  maksimum  dan  minimum  pada  gagang penjepit klem  arteri  mosquito pengukuran  yang dilakukan  meliputi  hubungan  frekuensi  keluaran sensor dan tekanan pada gagang penjepit klem arteri mosquito. Sistem  sensor proximity ini  dilengkapi dengan  input  dan  output.  Input  berasal  dari  dari sumber  tegangan  yang  menyuplai  arus  dan  tegangan ke  sensor proximity ,  sedangkan  outputnya  berupa frekuensi  yang  diukur  melalui  osiloskop  dan  dibaca melalui  sebuah  program  mikrokontroler  arduino. Sumber  tegangan  untuk  sesnor  berasal  dari  sebuah catu daya, karena input untuk sensor berkisar antara 6 sampai 36 volt.   Sementara  itu  untuk  mengetahui sensor  tersebut  bekerja  atau  tidak,  dapat  diketahui dari  sebuah  lampu  indikator  pada  bagian  bawah sensor.  Jika  ada  metal  yang  mendekat  maka  lampu indikator tersebut akan menyala, sedangkan pada saat tidak ada benda berupa metal mendekat maka lampu indikator  tersebut  tidak  menyala.  Dari  hasil
perhitungan  yang  dilakukan  terhadap  frekuensi keluaran  sensor,    didapat  hasil  seperti  pada  tabel  1 berikut :
Tabel  1.  Hasil  pengukuran  dan  perhitungan  pada sistem  pengukur  tekanan  pada  klem  arteri  mosquito berbasis sensor proximity Notch Number Frekuensi Tekanan 1 190 0,024 2 125 0,102 3 79 0,205
Pengukuran  keluaran  frekuensi  dilakukan untuk  3  variasi notch  number (No)  yang  berbeda. Berdasarkan  data  hasil  pengukuran  diplot  grafik hubungan  frekuensi  keluaran  sensor  terhadap  No seperti pada gambar 13.
Gambar 13.  Hubungan frekuensi keluaran sensor
terhadap tekanan klem Gambar  13  memperlihatkan  bahwa  frekuensi keluaran yang dihasilkan sensor berbanding terbalikdengan tekanan pada klem. Dengan kemiringan grafik sebesar -0,001. Melalui pendekatan  garis  diperoleh  koefisien  determinasi dari  grafik  0,968,  artinya  96,8  %  tekanan dipengaruhi oleh frekuensi keluaran sensor. Sedangkan  untuk  hasil  pengukuran  pengaruh  jarak gagang  klem  terhadap  tekanan  yang  terjadi  pada klem  dapat  di  artikan  dengan  pengaruh  No  ( notch number) terhadap  tekanan  yang  terjadi  pada  klem. Pada  klem  terdapat  3  variasi  yang  dapat  digunakan untuk  melihat  pengaruh  No  terhadap  Tekanan  pada klem. Pengaruh nilai No terhadap tekanan pada klem dapat dilihat pada gambar 14.
Gambar 14. Hubungan tekanan terhadap Notch Number Klem Arteri
Dari Gambar 14 dapat dijelaskan bahwa pada saat  nilai  No  besar  maka  nilai  tekanan  pada  klem juga  mengalami  perubahan  kenaikan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  nilai  No  sebanding  dengan
tekanan yang ada pada Klem. Semakin besar nilai No maka tekanan yang ada pada klem juga akan semakin besar.
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan secara  statistik  maupun  grafik  dapat  dikemukakan bahwa  tujuan  penelitian  telah  tercapai.  Adapun tujuan  penelitian yang  telah  dicapai  adalah spesifikasi  performansi  sistem  pengukur  tekanan pada klem arteri mosquito berbasis sensor proximity , karekteristik sensor proximity pada tekanan maksimum  dan  minimum  pada  klem  arteri,dan pengaruh jarak gagang terhadap tekanan pada klem.
Adapun  prinsip  kerja  dari  sensor  peoximity ini  adalah  mendeteksi  bahan  metal  yang  berada  di sekitarnya.  Ketika  sensor  mendeteksi  sebuah  metal dari  lingkungan  sekitarnya  maka  sensor  berfungsi dan menghasilkan keluaran berupa frekuensi.
Pengukuran dilakukan dengan cara menghubungkan sensor ke sumber tegangan antara 6 -  36  volt.  Ketika  sensor  aktif  maka  sensor  akan mendeteksi  posisi  plat  tipis  yang  terpasang  di  dekat sensor.  Dari  hasil  pengukuran  ketika  posisi  plat masih  berada  agak  jauh  dari  sensor  nilai  keluaran frekuensi  yang  dihasilkan  tinggi,sedangakn  ketika plat  tipis  tersebut  didekatkan  ke  sensor  dengan  cara mempersempit  jarak  antar  gagang  klem  maka keluaran frekuensi yang dihasilkan kecil.
Data  yang  didapat  berasal  dari  hasil percobaan yang dilakukan pada seekor  mencit putih. Mencit  tersebut  diberikan  tindakan  pembedahan sederhana. Tindakan pembedahan tersebut dilakukan untuk melihat dimana letak pembuluh arteri  yang akan  dijadikan  objek  percobaan.  Pada  penelitian  ini dikhususkan  pada  arteri  femoral.  Arteri  jenis  ini merupakan  arteri  yang  terdapat  pada  bagian  kaki mencit.  Setelah  pembedahan  awal  dilakukan  tahap selanjutnya  adalah  membedah  bagian  organ  dalam mencit. Tujuannya untuk melihat jalur dari pembuluh darah  arteri  femoral  yang  akan  dijadikan  sampel penelitaian. Setelah dilakukan pembedahan bagianorgan  dalam  mencit  barulah  terlihat  arteri femoral  yang  akan  digunakan  untuk  pengambilan data  penelitain.  Arteri  femoral  tersebut  terletak  pada bagian paha mencit yang sebagian tertutup lemak.
Dari analisis data hasil pengukuran diketahui  bahwa  perubahan  jarak  gagang  klem  atau perubahan notch number (No) menyebabkan perubahan nilai keluaran frekuensi dari sensor.Dimana  semakin  kecil  nilai  No  maka  jarak plat  tipis  yang  terpasang  d  klem  akan  semakin  jauh dari  sensor  maka  nilai  keluaran  frekuensi  nya  akan semakin besar ( high ).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  analisis terhadap  besaran  yang  terdapat  pada  sistem pengukur  tekanan  pada  klem  arteri  mosquito berbasis sensor proximity dapat dikemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
Hasil  Desain  sistem  pengukur      tekanan  pada klem  arteri  mosquito  berbasis        sensor proximity terdiri  dari  beberapa  bagian  yaitu  sensor proximity yang  ditempatkan  di  dekat  gagang  klem.  Kemudian di  dekat  sensor  tersebut  juga  dipasang  sebuah  plat tipis yang digunakan sebagai indikator jarak.
Keluaran  sensor  yang  berupa  nilai  frekuensi berbanding  terbalik  terhadap  tekanan  pada  klem yang  digunakan,  dengan  kemiringan  garis  sebesar  - 0,001. Sementara itu, koefisien determinasi pendekatan garis lurus diperoleh sekitar 0,968.
Tekanan  yang  dihasilkan    klem  berbanding lurus  terhadap  nilai  No  dengan  kemiringan  grafik sebesar  0,090.  Melalui  pendekatan  garis  lurus diperoleh  koefisien  determinasi  dari  grafik  sebesar 0.993.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Atmel.  2008. 8-bit  Microcontroller  with  4K Bytes In-System Programmable. Flash. USA: atmel corporation [2] Fraden,  Jacob.  (2010). Handbook  of Modern Sensor physics, design, and aplication  fourth  edition .  San  diego,
California [3] Hifang,  Wang,dkk.  (2010). Design  and Research of Measuring System of Clamping force of Hemostats . Shanghai,China [4] John Boxall. 2013. Arduino Workshop . San
Francisco : No Starch Press, Inc
[5] Kapur,M.M.(2006). A Complete Hospital Manual of Instruments and Procedures.
Jaypee Bros. Medical Publishers,New Delhi.
[6] Kirkup, L. (1994). Experimental Method An Introduction to the Analysis and presentation  of  data .  John  Willey  &
Sons,Singapore.
[7] Malvino,  Albert  Paul.  (1994). Prinsip- prinsip Elektronika .Jakarta: Erlangga.
[8] Margovsky,  A  .  (1999). The  Effect  of Increasing Clamping Forces on  Endothelial
Arterial  Wall  Damage  :  an  Expreimental
Study in The sheep . Sidney, Australia [9] M,D  Ye  Zhang,dkk.  (2012). Pressure Controlled  Clamp  Using  Shape  Memory
Alloy  for  Minimal  Vessel  Invasion  in  Blood Flow Occlusion .Sendai,Miyagi,Jepang [10] Viol Dhea Kharisma. 2014. laporan praktikum  anatomi  fisiologi  hewan  anatomi mamalia.UNBRAW:Malang [11] Widodo  Budiharto.  (2004). Interfacing
Komputer dan  Mikrokontroler . Jakarta:
[12] Yohandri.  2013. Mikrokontroler  dan  Antar Muka . Padang: Universitas Negeri Padang.