## STUDI INSTRUMEN EMISI DEBU TIPE DURAG D-R 290 DALAM MENENTUKAN KARAKTERISTIK DEBU HASIL PEMBAKARAN KLINNKER DI INDARUNG V PT. SEMEN PADANG
Desti Liala Kurnia *) , Asrizal dan Zulhendri Kamus
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang 25131
*) destilaila1@gmail.com

## ABSTRACT
Information  about  the  measurement  of  dust  and  processing  of  measurement  data  needs  to  be  known. But the reality shows that the information on dust emission instruments and processing data is still lacking. With this  basis,  research  on  dust emission instruments  and  processing  of  measurement  data  needs  to  be  done.  The research method used in this study is a descriptive research method with a quantitative approach in which the object of research is an instrument of dust emissions. The procedure of this study is in accordance with the steps for  descriptive  research.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  average  measurement  results  of  dust emissions with an hourly measurement range still provide measurement results below the specified limit limit. The threshold is based of Environment Regulation LHK No. 19 of 2017 concerning emission quality standards for cement industry businesses and / or activities, namely 75 mg/Nm3. Measurement for 6 months with a weekly measurement range of 25 weeks, obtained an average value of the results of the measurement of dust density of 18.96 mg/Nm. Dust density is directly proportional to the level of translucency, the larger the dust density, the higher the translucency level will also be.
Keywords: Instrument, Dust Emission, Durag Type, Dust Characteristic

## PENDAHULUAN
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi saat  ini  yang  sanagat  pesat  sesuai  dengan  kebutuhan manusia  yang  meningkat [1] .  Para  ahli  melakukan penelitian untuk lebih meingkatkan dan mengembang kan teknologi  yang dibutuhkan ma nusia. IPTEK ini nantinya  akan  lebih  mem  permudah  pekerjaan manu suia sehari-hari. Selain itu IPTEK juga berperan didu nia industri terutama industri semen.
Semen  adalah  agen  perekat  yang  penting  untuk industry kontruksi dan diproduksi dalam jumlah yang besar didunia [2] . PT. Semen Padang merupakan suatu perusahaan  industi  yang  bergerak  dibidang  produksi semen.  PT.  Semen  Padang  banyak  menggunakan IPTEK  untuk  membantu  kelangsungan  produksi semen. Pada proses produksinya, PT. Semen Padang memiliki limbah atau gas buang yang dihasilkan dari produksi semen. Limbah ini dihasilkan dari berbagai proses seperti proses pembakaran, penghancuran atau pun proses penggilingan.
Debu  yang  terkontaminasi  dengan  udara  dapat diketahui  dengan  melakukan  pengukuran  menggu nakan instrument emisi debu. Instrumen emisi de bu merupakan  suatu  alat  yang  mampu  men  deteksi  be sar  kerapatan  debu  dan  tingkat  tek  tembus  cahaya. Nilai ambang batas kadar debu di udara berdasarkan PERMEN  LHK  No.  19  Tahun  2017  ten  tang    Baku Mutu  Emisi  Bagi  Usaha  dan/atau  Kegia tan  Industri Semen, yaitu sebesar 75 mg/Nm 3 .
Di  pabrik  Indarung  V  PT.  Semen  Padang  memi liki  suatu  instrument  yang mampu mengukur kerapa
tan  debu.  Kerapatan  debu  ini  diukur  dengan  suatu alat yang disebut alat emisi debu. Alat ini bekerja se cara terus menerus selama 24 jam. Debu merupakan partikel yang berukuran sangat kecil  yang dihasilkan dari proses mekanis.
Dari  penelusuran  mengenai  instrument  emisi debu  yang  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  ber bagai  sumber  elektronik  seperti  jurnal-jurnal  terda hulu,  informasi  mengenai  instrument  emisi  debu  ini sulit ditemukan.  Bukti bahwa informasi ini sulit dite mukan  terlihat  dari  kurangnya  jurnal  tersebut  yang membahas  lengkap  tengan  insrumen  emisi  debu. Kurang  lengkapannya  sumber  seperti  pada  tidak terdapat  blog  diagram  secara  keseluruhan, rangkaian utuh  yang  tidak  ditemukan  dan  teori  tentang  alat emisi debu yang cukup kurang. Kurangnya informasi tentang  instrument  tersebut  merupakan  penyebab sedikitnya  peminat  yang  ingin  membahas  dan  mela kukan analisis instrument emisi debu lebih lanjut.
Berdasarkan  literatur  yang  dipelajari,  data  hasil pengukuran  instrument  emisi  debu  tidak  leng  kap dipaparkan.  Menurut  sumber  yang  didapatkan  instru ment emisi debu ini dapat mengukur kerapatan debu dan tingkat tak tembus cahaya dari hasil pembakaran. Namun  berdasarkan  informasi  tersebut  masih  terda patnya  informasi  seperti  bagaimana  cara  pengumpu lan data pada instrument emisi debu, bagaimana man faat  dari  analisis  data  hasil  pengukuran,  dan  bagai mana  kesimpulan  dari  data  pengukuran  instrument emisi  debu  tersebut.  Sumber  informasi  yang  kurang ini  dibuktikan  dari  penelusuranbeberapa  jurnal  yang kurang  lengkap.  Untuk  menentukan  boleh  atau  ti
daknya kadar debu disalurkan, hasil pengukuran yang diperoleh  dilapangan  harus  dibandingkan  dengan  ni lai  acuan  yang  ditetapkan.  Informasi  mengenai  nilai acuan juga masih kurang dan sulit didapatkan.
Berdasarkan  kenyataan  yang  ditemukan  dila pangan,  selama  pengoperasiannya  instrument  emisi debu ini memiliki kendala-kendala yang tak terduga. Kendala  pada  instrument  ini  seperti  terjadinya  pe nyumbatan  pada  saluran  pembersih,  terjadinya  pe numpukan  debu  pada  kaca  jalur  cahaya,  dan  terjadi nya  kerusakan  pada power  supplay  instrument  emisi debu  ini  sehingga  pada  bagian  display  hasil  peng ukuran  tidak  dapat  ditampilkan.  Kendala  semacam ini  merupakan  permasalahan  yang  langsung  ditemu kan  dilapangan.  Selain  itu  dari hasil  wawancara, tek nisi  instrument  emisi  debu  kurang  memahami  atau menetahui mengenai  batas  ambang  emisi  debu  yang ditetapkan dan diperbolehkan dibuang ke lingkungan untuk dunia industri semen.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepa  da masyarakat,  dapat  diketahui  bahwa  emisi  debu  yang tersebar  cukup  dirasakan  oleh  masyarakat.  Dampak dari debu ini dapat dilihat dari banyaknya tumpukan debu  yang  tersebar  di  lingkungan ma  syarakat. Efek dari emisi debu ini dapat dilihat juga dari banyaknya debu  yang  menumpuk  diatas  atap  rumah  warga  dan warga selingkungan PT. Semen Padang kurang mera sakan udara segar. Keluhan ma syarakat semacam itu merupakan  suatu  permasa  lahan  yang  ditemukan  di lingkungan masyarakat.
Berdasarkan landasan yang telah diuraikan, dapat dilihat  bahwa  terjadinya  kesenjangan  antara  kondisi nyata dilapangan dengan kondisi idealnya. Kesenjangan ini merupakan suatu permasalahan yang dapat diteliti sebagai solusi untuk mentelusuri perma salahan yang ada.  Penelitian untuk perma salahan se macam  ini  yaitu  melakukan  penelitian  mengenai  ins trument  emisi  debu  langsung  kelapangan  dan  meng analisis data hasil pengukuran instrument emisi debu.
Debu adalah partikel yang berukuran sangat kecil yang  dihasilkan  dari  proses  penghancuran,  peng gilingan  atau  pembakaran  yang  terkontaminasi dengan udara [3] . Jadi, pada dasarnya pengertian debu adalah  partikel  yang  berukuran  kecil  sebagai  hasil dari proses penghancuran suatu bahan padatan secara alami maupun mekanik.
Untuk  kata  emisi adalah  suatu  polusi  udara  yang disebabkan  karena  percampuran  udara  dengan  mate rial  lain [4] .  Sumber-sumber  emisi  dapat  berasal  dari udara, tanah, aktivitas mesin maupun akibat aktivitas manusia yang tertiup angin. Emisi dari debu ini akan memberikan dampak negatif kelingkungan.
Nilai  ambang  batas  emisi  debu  merupakan  batas maksimum yang dibolehkan untuk  dilepaskan keling kungan  atau  batas  standar  pengukuran  yang  tidak membahayakan  atau  yang  menyebabkan  ganguan kesehatan dalam dunia industri semen [5] . Kadar debu yang  melebihi  batas  ambang  yang  ditetap  kan  akan memberikan  dampak  pada  kesehatan  karyawan  peru
sahaan  dan  masyarakat  sekitar.  Nilai  ambang  ba  tas kadar debu di udara berdasarkan PERMEN LHK No. 19 Tahun 2017 tentang   Baku Mutu Emisi Bagi Usa ha  dan/atau  Kegiatan  Industri  Semen,  yaitu  sebesar 75 mg/Nm 3 .
Kadar  debu  yang  tersebar  diudara  ini  dapat  di tanggulangi  untuk  meminimalisir  keluaran  debu  dari hasil pembakaran.  Keluaran  debu hasil  pemba  karan dapat dihitung dengan suatu alat emisi debu. Alat emi si  debu  ini  berfungsi  untuk  mendeteksi  banyak  nya kadar debu yang dihasilkan dari proses pemba karan. Proses  pembakaran  dilakukan  dalam  suatu  alat  yang disebut  dengan  kiln [6] .  Bahan  bakar  un  tuk  proses pemba  karan  ini  adalah  batu  bara  yang  telah  dijadi kan  serbuk  ( fine  coal ).  Dibagian  dalam  kiln  dilapisi oleh batu tahan api ( fire brick ) untuk menjaga tempe ratur  didalam  kiln.  Kiln  yang  ber  bentuk  sillinder dengan  diameter  mencapai  5  meter  dengan  panjang mencapai  80  meter.  Kiln ini  be  rotasi  sebesar  3 rpm selama  pembakaran  agar  mate  rial  ter  bakar  merata. Suhu  didalam  kiln  mencapai  1400 o C . Material  yang dibakar didalam kiln ini berupa kiln ker, yaitu bahan setengah  jadi  yang  dihasilkan  dari  campuran  antara batu kapur, batu silica, tanah liat dan pasir besi [7] . Proses  pembakaran  ini  akan  mengahasilkan  sisa- sisa  material  yang  berupa  emisi  debu.  Emisi  de  bu merupakan  pencemaran  udara  yang  memiliki  dam pak  terhadap  lingkungannya.  Emisi  Debu  juga  meru pakan sisa atau buangan hasil pembakaran  yang ber bentuk partikel-partikel padat yang berukuran sangat kecil  yang dibawa oleh udara. Instrumen emisi debu merupakan  suatu  alat  yang  mampu  mendeteksi  ba nyaknya debu hasil pembakaran yang keluar melalui cerobong keluaran.
Instrumen  emisi  debu  ini  diletakkan  dicerobong keluaran hasil sisa pembakaran. Instrumen ini terbagi atas  dua  bagian  penting  yaitu  transceiver  dan  reflek tor.  Pemasangan  transceiver  harus  sejajar  dengan  pe masangan  reflektor,  hal  ini  untuk  mempermudah  pe mancaran  cahaya  yang  bersumber  dari  transceiver yang  dipancarkan mengenai  cermin  pada  reflector [8] . Gambar  1  merupakan  gambar  transceiver  dan reflek tor yang dipasangkan dicerobong keluaran.
Gambar 1. Transceiver dan Reflector
Pada  Gambar  1  dapat  dilihat  bahwa  emisi  debu terdiri dari  transceiver  dan reflector.  Transceiver  me rupakan  bagian  yang  dapat  mentransmisikan  cahaya dan  reflector  merupakan  bagian  yang  dapat  meman
tulkan  cahaya  kembali  ketranceiver. Cahaya  yang  di refleksikan  kembali  ke  transceiver  akan  dibanding kan  dengan  cahaya  yang  ditransmisikan.  Cahaya yang direfleksikan ini akan lebih kecil dibandingkan cahaya yang ditransmisikan [9] .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan  di pabrik Indarung V PT. Semen  Padang  tepatnya  di  Biro  PLI  V.  Jenis  pe nelitian  ini  yaitu  penelitian  deskriptif.  Penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  tehadap kondisi  suatu  objek  pada  saat  sekarang.  Penelitian deskriptif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan terhadap  peralatan  yang  sudah  tersedia [10] .  Variabel penelitian terdiri dari dua variabel bebas yaitu waktu dengan kerapatan debu dan waktu dengan tingkat tak tembus  cahaya.  Langkah-langkah  untuk  penelitian deskriptif yaitu sebagai berikut :
Pada  perumusan  masalah  ini  peneliti  harus  me nentukan permasalahan yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Pada penelitian ini permasala hanya berupa  kurangnya  informasi  mengenai  instru  men emisi debu. Selain itu, data hasil pengukuran dari ins trumen  emisi  debu  dan  kurangnya  informasi  meng enai nilai ambang yang diguakan sebagai acuan.
Informasi  yang  dibutuhkan  pada  penelitian  ini yaitu  informasi  mengenai  instrumen  emisi  debu  se cara  rinci.  Informasi  mengenai  data  asil  pengukuran instrumen  emisi  debu  juga  dibutuhkan.  Selain  itu, informasi mengenai nilai ambang yang ditetapkan un tuk emisi debu di PT. Semen Padang.
Prosedur  pengumpulan  data  berawal  dari  pene lusuran  sumber  literatur.  Sumber  literatur  berupa penelusuran jurnal-jurnal yang dianggap relevan. Tin jauan secara langsung kelapangan atau observasi, dan melakukan  wawancara  dengan  teknisi  instrumen emisi  debu  dan  meminta  data  hasil  pengukuran  alat emisi debu di PLI V Indarung V PT. Semen Padang juga  dilakukan  pada  saat  mengumpulkan  data  pada penelitian ini.
Pengolahan data dapat dilakukan setelah didapat kan  data  yang  dibutuhkan.  Data  yang  didapat  kan akan  diolah  secara  statistik  untuk  menentukan  nilai rata-rata,  nilai  maksi  mum  dan  nilai  minimum  hasil pegukuran.  Selain  itu  data  hasil  pengukuran  juga akan dianalisis secara grafik untuk memberikan inter pretasi yang lebih mudah.
Menarik  kesimpulan  penelitian  dari  hasil  pene litian.  Untuk  kesimpulan  pada  penelitian  ini  yaitu mendeskripsikan  instrumen  emisi  debu  secara  kese luruhan  dan  menganalisis  data  hasil  pengukuran instrument emisi debu. Kesimpulan ditulis dalam ben tuk karangan ilmiah atau tugas akhir.
Pada penelitian ini dilakukan pendeskripsian ter hadap  instrument  emisi  debu  tipe  DURAG  D-R  290 dan  menganalisis  hasil  pengukuran  dari  instru  men emisi  debu  ini.Teknik  pengambilan  data  pada  ha  sil pengukuran  emisi debu  ini  diambil  langsung dari ha sil  pengukuran  yang  telah  dikirimkan  kemonitoring
sistem.    Hasil  pengukuran  diambil  sejak  09  Januari 2108  sampai  10  Juli  2018  dengan  rentang  penguku ran per jam dan per hari.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dipe roleh langsung  dari  lapangan  tepatnya  di  Biro  PLI  V Indarung V PT. Semen Padang. Pengambilan data ini bertujuan  untuk  mengetahui  secara  rinci  tentang instrument  emisi  debu  dan  hasil  pengukurannya.  Se lain  itu,  kegiatan  wawancara  kepada  teknisi  dari  ins trumen  emisi  debu  juga  dilakukan.  Wawancara  ini meliputi  kendala  apa  saja  yang  pernah  dialami  saat pengoperasian  alat  emisi  debu  tipe  DURAG  D-R 290. Selanjutnya, wawancara kepada masyarakat seki tar  PT.  Semen  Padang  untuk  mengetahui  keluhan yang dirasakan masyarakat terhadap emisi debu.
Teknik  analisis  dan  hasil  pengukuran  instrument emisi  debu  ini  adalah  analisis  statistik  deskriptif. Analisis  deskriptif  statistik  adalah  teknik  pengana lisisan  data  hasil  pengukuran  dengan  cara  menen tukan nilai rata-rata, nilai maksimum,  dan nilai  mini mum.  Nilai  rata-rata  merupakan  perbandingan  jum lah  semua  data  yang  diukur  dengan  banyak  data pengukuran  tersebut.  Nilai  maksimum  merupakan nilai  tertinggi  dari  hasil  pengukuran.  Untuk  nilai minimum  yaitu nilai  terendah  data hasil  pengukuran yang  ditunjukkan.  Data  yang  diperonel  ini  nantinya akan  diplot  secara  grafik  untuk  menginterpretasikan data secara jelas.
Data  yang  telah  didapatkan  akan  dianalisis dengan  beberapa  sampel  pengolahan  data  yaitu  data pengukuran  perhari  dengan  rentang  pengukuran  per jam,  data  pengukuran  perminggu  dengan  rentang pengukuran  perjam,  data  pengukuran  perbulan  deng an rentang pengukuran per hari, dan data pengukuran 6  bulan  dengan  rentang  pengukuran  perming  gu. Variasi pengukuran ini bertujuan untuk melihat lebih jelas  perbedaan  dari  hasil  pengukuran  instru  men emisi debu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Hasil penelitian ini memperoleh pendeskrip sian dari instrument emisi debu dan data hasil pengukuran dari  instrument  emisi  debu  tipe  DURAG  D-R  290. Pendeskripsian  emisi  debu  ini meliputi  prinsip  kerja secara  keseluruhan,  blog  diagram  dan  rangkaian secara  keseluruhan  dari  alat  emisi  debu.  Data  hasil pengukuran  emisi  debu  yang  akan  dianalisis  yaitu data hasil pengukuran kerapatan debu dan tingkat tak tembus  cahaya.  Data  hasil  pengukuran  kerapatan nantinya  akan  dibandingkan  dengan  nilai  ambang yang ditetapkan oleh PT. Semen Padang.

## 1. Pendeskripsian Alat Emisi Debu Tipe DURAG D- R 290
Emisi debu terbagi atas dua kata yaitu emisi dan debu.  Debu  adalah  partikel  padat  yang  berukuran sangat kecil yang dibawa oleh udara. Selain itu, debu juga  didefinisikan  sebagai  padatan halus  yang  tarsus
pensi  diudara  yang tidak  mengalami  perubahan  seca ra kimia ataupun fisika dari bahan padatan asli. Kata emisi  berarti  zat,  energi  atau  komponen  lain  yang dihasilkan  dari  suatu  kegiatan  yang  masuk  atau dimasukkannya  kedalam  udara  yang  mempunyai  po tensi  sebagai  unsur  pencemaran.  Instrumen  emisi debu  berarti  suatu  alat  yang  berfungsi  untuk  meng hitung  banyaknya  kadar  debu  yang  dihasilkan  dari proses  pembakaran.  Selain  menghitung  kadar  debu, instrument  emisi  debu  ini  dapat  menghitung  tingkat tak  tembus  cahaya  yang  melalui  debu.  Instrumen emisi debu secara keseluruhan seperti pada gambar 2.
Gambar 2. Instrumen Emisi Debu Tipe DRAG D-R 290 (Sumber Monitoring Solution DURAG D-R 290)
Gambar 2 menunjukkan bahwa instrumen emisi debu  tipe  DURAG  D-R  290  secara  keseluruhan.  Ins trumen  emisi  debu  ini  memiliki  dua  bagian  penting yaitu  bagian  transceiver  dan  bagian  reflector.  Instru men  emisi  debu  dapat  mendeteksi  besar  kera  patan debu berdasarkan proses pembakaran didalam Kiln.
Instrumen  emisi  debu  terdiri  dari  beberapa bagian.  Bagian  pada  alat  emisi  debu  ini  memiliki fungsi  masing-masingnya.  Fungsi  dari  masing-ma sing  instrumen  emisi  debu  sebagai  pelengkap  sistem kerja alat agar dapat memberikan  efesiensi alat yang baik.  Bagian-bagian  dari  instrument  emisi  debu  ini seperti pada Gambar 3.
Gambar 3. Bagian dari Instrumen Emisi Debu
Gambar  3  memperlihatkan  bagian-bagian  dari instrumen  emisi  debu  yang  terpasang  dibagian  luar cerobong  keluaran.  Instrumen  emisi  debu  dipasang pada  ketinggian  kurang  lebih  40  meter.  Instrumen emisi debu ini terdiri dari 10 bagian, yaitu : unit peng ontrolan,  transceiver,  reflector,  sambungan  monito ring,  unit  pembersih  udara,system  perekaman  data, pelindung  dan  penutup  transceiver  dan  reflek  tor, sistem pembersih udara, jendela pada transceiver dan reflektor, dan bagian pembersih [11] .
Prinsip  kerja  dari  instrument  emisi  debu  ini yaitu,  pada  bagian  transceiver  sumber  cahaya  yang berasal  dari  super  wide  band  diode  yang  prinsipnya hampir sama dengan dengan diode laser. Pemancaran cahaya yang diberikan oleh SWBD ini berupa cahaya lurus  yang hanya  berfokus  pada  satu titik.  Pada  titik tersebut  terdapat  suatu  lensa  cembung  yang  dapat menyerap cahaya menuju titik fokus [12] . Lensa ini ber sifat  konvegen  yaitu  lensa  positif  yang  dapat  meng umpulkan cahaya. Berkas cahaya yang melewati salu ran  pembuangan  debu  akan  mengenai  cermin  pada reflektor  selanjutkan  cahaya  akan  direfleksikan  ke transceiver dan cahaya yang direflek sikan akan dide teksi oleh sensor potodioda.
Berkas  cahaya  yang  melewati  tumpukan  atau saluran  dipantulkan  ke  reflektor.  Sinar  cahaya  yang dipantulkan  akan  kembali  dan  jumlah  cahaya  yang kembali  akan  dideteksi  oleh  photoelement.  Partikel debu yang dilewati akan menyerap dan menyebarkan cahaya  yang dikembalikan akan  berkurang dari pada cahaya yang ditransmisikan. Sketsa dari prinsip kerja alat  emisi  debu  seperti  yang  ditunjukkan  pada gambar 4.
Gambar 4. Optics Diagram D-R 290
Gambar 4 menunjukkan bahwa alat emisis debu tipe  DURAG  D-R  290  beroperasi  sesuai  dengan prinsip  auto  callimation  atau  mengumpulkan  cahaya secara  automatis.  Sinar  cahaya  yang  melalui  peng ukuran  dua  kali.  Sistem  ini  mengukur  dan  mengeva luasi  pengurangan  sinar  yang  disebabkan  oleh  debu dijalur  pengukuran.  Dua  fitur  utama  alat  emisi  debu yaitu  desainnya  adalah  SWBD  dan  desain  optik detektor tunggal.
Gambar 5. Super Wide Band Diode
Super  wide  band  diode merespon  dengan  spek tral 400 nm sampai 700 nm dengan dimodulasi tanpa bagian  yang  bergerak [13] .  Modulasi  ini  mencegah pengaruh  dari  sumber  cahaya  lain  seperti  sinar mata hari.  Sumber  cahaya  meminimalkan  efek  perubahan ukuran  partikel  saat  mengukur  konsen  trasi  debu. Sumber  cahaya  spektrum  yang  luas  memberikan
pengukuran  filter  lebih  akurat  bila  dibandingkan dengan  sistem  LED  pita  sempit.  Super  wide  band diode dapat dilihat seperti pada gambar 5.
Gambar  5  merupakan  bentuk  super  wide  band diode.  Prinsip  kerja  dari  SWBD  adalah  saat  arus  lis trik memberkan tegangan maju, arus injeksi dibagian aktif SLED bekerja atau aktif. SWBD terdiri dari ba gian  positif  dan  negatif.  Arus  listrik  akan  mengalir dari p section menuju n section dan melintasi daerah aktif. Selama proses ini menye babkan cahaya aktif.
Cahaya ini kemudian dipecah oleh lensa splitter untuk  membentuk  cahaya  pengukuran  dan  cahaya perbandingan. Sinar cahaya pengukuran melewati par tikel  debu,  memancarkancahayanya  kecermin  pada reflector. Karena dasar memonitoring semua partikel debu  yang  bersifat  tak  tembus  cahaya  adalah  peng ukuran  transmisi  yaitu  cahaya  yang  direfleksikan dibagi  dengan  cahaya  yang  ditransmisikan.  Dengan menggunakan desain optik, terjadi perubahan jumlah cahaya  dari  sumbernya,  kontaminasi  dari  pecahan cahaya  (perbandingan  dan  pengukuran)  dengan  jum lah yang sama.
Sensor  optik  yang  digunakan  pada  instrument emisi  debu  tipe  DURAG  D-R  290  ini  yaitu  sensor photodiode.  Sensor  photodiode  yaitu  sensor  yang mampu  mendeteksi  cahaya  dalam  bentuk  tegangan. Tegangan  yang  terdeteksi  oleh  sensor  ini  dalam bentuk  analog,  sehingga  digunakan rangkaian  penye arah untuk dapat mengubahnya dalam bentuk digital. Rangkaian lengkap untuk instrument emisi debu tipe DURAG D-R 290 seperti gambar 6.
Gambar 6. Rangkaian pada Instrumen Emisi Debu Tipe DURAG D-R 290 (Sumber Durag Opacity Manual 290)
Berdasarkan  gambar  6,  dapat  dilihat  bahwa instrumen  emisi  debu  tipe  DURAG  D-R  290  terdiri dari beberapa bagian. Bagian pada alat emisi debu ini terdiri  dari  bagian  rangkaian.  Pada  alat  emisi  debu menggunakan  rangkaian  penyearah  tegangan,  rang kaian buffer, rangkaian display dan prosesor.
Rangkaian  penyearah  merupakan  rangkaian yang mengubah sinus AC menjadi deretan pulsa DC. Rangkaian  ini  merupakan  daasar  atau  langkah  awal untuk  memperoleh  arus  DC  halus  yang  dibutuhkan oleh  suatu  peralatan  elektronika.  Rangkaian  buffer adalah  rangkaian  yang  mampu  memberikan  peng uatan  tanpa  adanya  penguat  tegangan.  Rangkaian
buffer  yang  digunakan  pada  alat  emisi  debu  tipe DURAG  D-R  290  ini  yaitu  rangkaian  non-inverting dengan  tahanan  Ri  nilainya  tak  berhingga  karena terbuka,  sedangkan  Rf  nilainya  sama  dengan  nol  ka rena terhubung singkat.
Keluaran  dari  rangkaian  ini  nantinya  akan diproses  dan  dikontrol  pada  bagian  prosesor.  Prose sor adalah suatu perangkat pengolah data dalam suatu sistem  komputer.  Sebagai  pengontrol  operasinya  sen diri  prosesor  dikontrol  oleh  sebuah  control  unit. Keluaran  dari  prosesor  ini  akan  dikirim  menuju sistem  monitoring  untuk  melihat  hasil  pengukuran dari instrumen emisi debu.

## 2. Analisis  Data  Pengukuran  Alat Emisi  Debu  Tipe DURAG D-R 290
Hasil  pengukuran  data  dalam  satu  hari  diambil sampel  dengan  data  pengukuran  pada  tanggal  01 Maret  2018  pukul  00:00  WIB  sampai  pukul  23:00 WIB.  Data  pengukuran  ini merupakan  data  penguku ran  perhari  dengan  rentang  pengukuran  per  jam. Hasil  pengukran ini nantinya  akan  dianalisis  dengan cara menentukan nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai  minimum.  Analisis  ini  bartujuan  untuk  menge tahui  apakah  pengukuran  dalam  satu  hari  tersebut terdapat  pengukran  yang  menlebihi  nilai  ambang yang  telah  ditetapkan.  Data  pengukuran  dalam  satu hari  ini  juga  dianalisi  dalam  bentuk  grafik,  seperti pada gambar 7.
Gambar 7. Karakteristik Data Dalam Satu Hari ( 01 Maret 2018 )
Gambar  7 menunjukkan  bahwa  tingkat tak  tem bus  cahaya  berhubungan dengan  kerapatan  debu.  Se makain  tinggi  kerapatan  debu,  maka  tingkat  tak tembus  cahaya  juga  akan  semakin  tinggi.  Berdasar kan  gambar  7  dapat  dilihat  bahwa  nilai  maksimum pengukuran  dalam  satu  hari  ini  yaitu  sebesar  16.51 mg/Nm 3 untuk  pengukuran  kerapatan  debu  dan  5.97 % untuk pengukuran tingkat tak tembus cahaya. Nilai maksimum  ini  menunjukkan  bahwa  pengukuran  ter tinggi  berada  pada  pukul  09:00  WIB.  Namun  pengu kuran  maksimum  ini  tidak  membahayakan  karena masih  dibawah  batas  ambant  yang  ditetapkan  untuk pengukuran kerapatan debu.
Untuk  sampel  kedua  data  hasil  pengukruran debupada  tanggal  01  Juni  2018.  Pengukuran  ini dilakukan  selama  24  jam  pada  satu  hari  ini.  Data
0 10 20 30 40 O p ac it y an d D e n si ty Date and Time Density Opacity
pengukuran akan dianalisis secara statiskit untuk me nentukan  nilai  maksimum,  nilai  rata-rata,  dan  nilai minimum. Selain itu data juga dianalisis secara grafik agar  dapat  diinterpretasikan  lebih  jelas.  Data  hasil pengukuran  pada  tanggal  01  Juni  2018  seperti  pada gambar 8.
Gambar 8. Karakteristik Data Dalam Satu Hari (01 Juni 2018)
Berdasarkan  gambar  6  dapat  diindikasikan  bah wa  pada  pengukuran  tanggal  01  Juni  2018  penguku ran maksimum hampir mendekati nilia ambang yang ditetapkan  tetai  masih  dibawah  ambang.  Nilai maksimum  pengukuran  pada  tanggal  01  Juni  2018 yaitu  sebesar  70.03  mg/Nm 3 untuk  pengukuran  kera patan  debu  dan  24.38  %  untuk  pengukuran  ting  kat tak tembus cahaya pada pukul 12:00 WIB. Ini menun jukkan  bahwa  hasil  pengukuran  alat  emisi  debu masih normal.
Hasil  pengukran  data  dalam  satu  minggu  diam bil  sampel  pada  minggu  terakhir  Januari  yaitu  pada tanggal  25  sampai  31  Januari  2018.  Pengukran  se lama  satu  minggu  ini  dianalisis  dengan  rentang pengukuran perjam. Data hasil pengukuran satu ming gu  ini  akan  dianalisis  secara  grafik  dan  secara  statis tik  untuk  menentukan  nilai  rata-rata,  nilai  maksi mum,  dan nilai  minimum.  Analisis  data hasil  pengu kuran  pada  minggu  keempat  Januari  yaitu  seperti gambar 9.
Berdasarkan  gambar  9  dapat  diketahui  bahwa nilai rata-rata pengukuran kerapatan debu dan tingkat tak  tembus  cahaya  selama  satu  minggu  ini  dengan rentang  pengukuran  per  jam  yaitu  sebesar  18.11 mg/Nm 3 dan 6.18  %. Pada minggu ini hasil penguku ran terjadi permasalahan, permasalahan ini terjadi bi sa disebabkan karena bagian EP tidak bekerja se cara efesien.  Nilai  pengukuran  yang  menghasilkan  0 mg/Nm 3 ini  bukan  berarti  tidak  adanya  debu  hasil pembakaran kiln, tetapi ini terjadi kesalahan pada sis tem pengukurannya.
Untuk  sampel  kedua,  hasil  pengukuran  satu minggu  yaitu  diambil  pada  minggu  pertama  bulan Maret. Pengukuran pada tanggal 01 Maret 2018 sam pai  07  Maret  2018.    Hasil  pengukuran  satu  minggu ini diambil dengan rentang pengukuran perjam. Peng ukuran  pada  bulan  ini  dapat  diambil  langsung  dari
sistem  pengukuran  yang  telah  dikirimkan  menuju monitoring  sistem.  Analisis  secara  grafik  pada pengukuran ini seperti pada gambar 10.
Gambar 9. Karakteristik Data Dalam Satu Minggu ( 25-31 Januari 2018 )
Gambar 10. Karakteristik Data Dalam Satu Minggu (01-07 Maret 2018)
Pengukuran selama satu minggu dengan rentang pengukuran  per  jam  ini  menghasilkan  pengukuran yang melebihi batas ambang.  Hasil pengukuran yang melebihi batas ambang yang telah ditetapkan tersebut adalah nilai maksimum dari pengukuran selama satu minggu.  Nilai  maksimum  pengukuran  yaitu  sebesar 86.90  mg/Nm 3 pada  tanggal  06  Maret  2018  pukul 07:00  WIB.  Ini  berarti  bahwa  sisa hasil  pembakaran memiliki  banyak  partikel  debu,  tetapi  hasil  peng ukuran  yang  melebihi  nilai  ambang  ini  juga  dise babkan  kuran  baiknya  EP  bekerja,  sehingga  penya ringan yang dilakukan tidak baik.
0 20 40 60 80 O p ac it y an d D e n si ty Date and Time Density Opacity 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 O p ac it y an d D e n si ty Date and Time Density Opacity 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 O p ac it y an d D e n si ty Date and Time Density Opacity
Data  hasil  pengukuran  alat  emisi  debu  satu  bu lan diambil sampel pada bulan April dan bulan Juni. Pengukuran  satu  bulan  ini  diambil  rentang  penguku ran  per  hari.  Pengukuran  satu  bulan  ini  akan  diinter pretasikan secara grafik. Analisis secara grafik untuk pengukuran pada bulan April seperti gambar 11.
Gambar 11 menginterpretasikan data hasil peng ukuran selama satu bulan dengan rentang pengukuran perhari.  Nilai  maksimum  untuk  pengukuran  satu  bu lan ini masih dibawah batas ambang yang ditetapkan. Niali maksimum pengukran kerapatan debu dan ting kat  tak  tembus  cahaya  yaitu  sebesar  53.03  mg/Nm 3 dan 21.47 %.
Sampel  kedua  untuk  pengukukuran  satu  bulan yaitu  pada  bulan  Juni  2018.  Pengukuran  ini  di analisis secara grafik dan secara statistik. Analisis se cara  statistik  untuk  menentukan  nilai  rata-rata,  nilai maksimum,  dan  nilai  minimum  pengukura  satu  bu lan.  Analisis  data  hasil  pengukuran  pada  bulan  Juni secara grafik dapat dilihat pada gambar 12.
Gambar 11. Karakteristik Data Dalam Satu Bulan ( April )
Gambar 12. Karakteristik Data Dalam Satu Bulan ( Juni )
Gambar 12 menunjukkan bahwa hasil peng uku ran  maksimum  pengukuran  selama  bulan  Juni  tidak melebihi batas ambang yang ditetapkan. Untuk pengu kuran kerapatan dan tingkat tak tembus cahaya secara maksimum yaitu sebesar 44.74 mg/Nm 3 dan 13.86 % pada  tanggal  03  Juni  2018.  Ini  menunjukkan  bahwa
hasil pengukuran alat emisi debu dan kerja EP masih normal.
Pengukuan  selam  6  bulan  ini  yaitu  mengambil data sejak tanggal 09 januari 2018 sampai tanggal 10 Juli  2018.  Pengukuran  selama  6  bulan  ini  nantinya akan  dianalisis  data  dengan  rentang  pengukuran  per minggu.  Data  pengukuran  akan  dianalisis  secara  sta tistik  untuk  menentukan  nilai  maksimum,  nilai  mini mum, dan nilai rata-rata hasil pengukuran. Selain itu, data  hasil  pengukuran  juga  akan  dianalisis  scara grafik.  Analisis  data  secara  grafik  selama  6  bulan dapat dilihat pada gambar 13.
Gambar 13. Karakteristik Data Dalam 6 Bulan (09 Januari 2018 sampai 10 Juli 2018 )
Berdasarkan  gamabar  13  dapat  diungkapkan bahwa  hasil  pengukuran  selama  6  bulan  dengan  ren tang pengukuran per minggu tidak ada yang melebihi nilai  ambang  yang  telah  ditetapkan.  Hasil  penguku ran  maksimum  untuk  pengukuran  selama  6  bulan dengan  rentang  perminggu  yaitu  sebesar  40.55 mg/Nm 3 diminggu  ke-19  atau  pada  bulan  Mei  ming gu ketiga. Sedangkan nilai maksimum untuk penguku ran tingkat tak tembus cahaya yaitu sebesar 15.62 %

## Pembahasan
Selama  pengoperasiannya,  instrument  emisi  de bu  ini  memiliki  kendala-kendala  yang  tak  terduga. Kedala pada instrument emisi debu ini seperti terjadi kerusakan  pada  bagian  power  supplay,  terjadi  pe nyumbatan  pada  saluran  akibat  penumpukan  debu, dan terjadinya penunpukan debu pada saluran cahaya yang  menyebabkan  cahaya  yang  dipancarkan  tidak mengenai  reflector.  Kendala  semacam  ini  dapat  dia tasi dengan memperbaiki pada bagian power supplay yang rusak. Melakukan pembersihan debu saat terjadi penyumbatan  dan  penumpukan.  Selain  kendala ringan yang terjadi, instrument emisi debu ini pernah mengalami  kendala  yang  mengakibatkan  alat  emisi debu harus diganti. Kendala yang menye babkan alat emisi  debu  ini  harus  diganti  merupak  masalah  yang besar pada alat.
Data  yang  diambil  selama  6  bulan  yaitu  sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai tanggal 10 Juli 2018 merupakan  data  hasil  pengukuran  instrument  emisi debu.  Berdasarkan  penganalisisan  data  yang  dila kukan, dapat diketahui bahwa kerapatan debu berban
0 10 20 30 40 50 60 O p ac it y an d D e n si ty Date Density Opacity 0 10 20 30 40 50 O p ac it y an d D e n si ty Date Density Opacity 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 O p ac it y an d D e n sit y Date Density Opacity
ding lurus dngan tingkat tak tembus cahaya. Semakin tinggi  kerapatn  debu,  maka  tingkat  tak  tembus  ca haya juga akan semakin tinggi.
Selama pengukurannya alat emisi debu rata-rata memberikan  hasil  pengukuran  yang  dibawah  nilai ambang  yang  telah  ditetapkan,  tetapi  ada  beberapa data  yang  hasil  pengukurannya  melebihi  nilai  am bang  yang  ditetapkan.  Hasil  pengukuran  yang  mele bihi  nilai  ambang  ini  disebabkan  karena  kendala- kenda  yang  terjadi  pada  alat.  Selain  itu  pengukuran yang  bermasalah  seperti  melebhi  batas  ambang  atau tidak  terukur  hasil  pengukuran  merupakan  permasa lahan yang terjadi pada bagian EP.

## KESIMPULAN
Instrument  emisi  debu  ini  baik  digunakan  ka rena  kerja  alat  yang  menghasilkan  pengukuran  diba wah  nilai  ambang  yang  ditetapkan.  Instrumen  emisi debu  akan  memancarkan  cahaya  menuju  refektor. Cahaya  yang  mengenai  cermin  pada  reflektor  akan kembali menuju transceiver dan dideteksi oleh sensor photo  diode.  Masukkan  dari  photodiode  ini  aran  di ubah  dengan  menggunakan  rangkaian  penyearah. Rang  kaian  penyearah  berfungsi  untuk  ppengubah bentuk tegangan AC menjadi keluaran DC. Keluaran dari rangkaian penyearah ini akan disangga oleh rang kaian buffer. Rangkaian buffer merupakan rangkaian penyangga  yang  mampu  memberikan  penguatan  te gangan  tanpa  adanya  penguat  tegangan.  Keluaran rangkaian  ini  dalam  bentuk  digital  yang  disam bungkan  menuju  rangkaian  display  untuk  melihat besar  pengukuran  yang terdeteksi.  Hasil  pengukuran yang telah diukur akan di proses pada prosesor untuk mengontrol sehingga dapat dikirimkan hasil penguku ran menuju monitoring sistem.
Untuk  data  hasil  pengukuran  alat  emisi  debu, setelah  dianalisis  data hasil  pengukuran  secara  statis tik  dengan  menentukan  nilai  rata-rata,  nilai  maksi mum,  dan nilai  minimum  serta  secara  grafik  dengan memplot data hasil pengukuran per jam sela ma satu minggu dengan rentang data sebanyak 6 bu lan, disim pulkan  yaitu:  Nilai  rata-rata  pengukuran  kerapatan debu dan tingkat tak tembus cahaya selama satu hari dengan  rentang  pengukuran  perjam  sebesar  16.51 mg/Nm 3 dan  5.97  %.  Nilai  maksimum  data  pengu kuran  selama  satu  minggu  dengan  pengu  kuran  per jam  yaitu  44.55  mg/Nm 3 dan  14.98  %  pada  tanggal 25 Januari 2018  pukul 14:00 WIB.
Untuk  pengukuran  selama  satu  bulan  menggu nakan  rentang  pengukuran  perhari  dengan  pengam bilan sampel pada bulan April 2018, nilai maksimum pengukuran kerapatan debu dan tingkat tak tembus ca haya  selama  satu  bulan  sebesar  53.03  mg/Nm 3 dan 21.47 %. Pengukuran selama 6 bulan dengan rentang pengukuran perminggu sebanyak 25 minggu, nilai ra ta-rata  pengukuran  kerapatan  debu  dan  tingkat  tak tembus cahaya sebesar 18.96 mg/Nm 3 dan 6.61 %.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Setriadi,  Ilham. Perancangan  Alat  Ukur  dan Pendeteksi Debu Berbasis Arrduino Uno. FT:
Universitas Mercu Buana Jakarta
[2] Fahri  Yosa  dan  Lestari  Puji.  2013. Analisis Komposisi  Partikulat  Industri  Semen  Di Indonesia  Yang  Menggunakan  Bahan  Bakar Alternatif. Teknik Lingkungan Fakultas
Teknik  Sipil  dan  Lingkungan,  Institut Teknologi Bandung: Bandung. [3] Damayanti Seny, Lestari Puji. 2011 . Inventarisasi Emisi Co2 Dari Proses Kalsinasi  Pada  Industri  Semen  Di  Indonesia Berdasarkan  Ipcc  Guidelines  2006 .  Teknik Lingkungan.  Institut  Teknologi  Bandung  : Bandung (Skripsi)
[4]     Yuwono,  Arief  Sabdo.  Emisi  Debu  JATUH Dan  Tersuspensi  Dalam  Udara  Ambien  di Pulau Jawa. FTP : IPB
[5] Aditya  S.A.,  Dan  Denny  A., Identifikasi Kadar  Debu  Di  Lingkungan  Kerja  dan Keluhan  Subyektif  PernafasanTenaga  Kerja Bagian Finish Mill. Jurnal Kesehatan
Lingkungan,  Vol.3,  No.2,  Januari  2007  :  161
– 172
[6] Dwi  Yudhistira,  Deni.  2015. Penentuan Konsentrasi  Partikulat  (Debu)  Dalam  Udara Menggunakan  High  Volume  Sampler  (Hvs) Dengan  Metode  Grafimetri  Di  Sekitar Departemen Agronomi Dan Hortikultura IPB. IPB : Bogor (Skripsi)
[7] Amaliyah  B.,  Tuti.  2013. Hubungan  Antara Kadar  Debu  Dan  Kapasitas  Paru  Pada Karyawan  Pt  Eastern  Pearl  Flour  Mills Makassar. Universitas Hasanuddin : Makassar (Skripsi)
[8]     Qudratullah, M. Ihsan, dkk. 2017 Unsur-unsur
Cuaca Berdasarkan hasil pengukuran
Automated  Weather  System  (AWS)  Tipe Vaisala MAWS 201 . Pillar of Physics, Vol. 9.
Maret 2017, 17-24 FMIPA : UNP
[9]    FLS Automation. Pengoperasian Durag D-R 290 . Indarung V PT. Semen Padang : Padang
[10]   Fls  Automation. Mengenal  debu  (dust)  dan pengendaliannya-dust-control .  Indarung  V PT.Semen Padang: Padang
[11]   Fls  Automation. Dust  Emisi  Monitoring Opacity  and  Dencity  for  Raw  Mill. Indarung V PT. Semen Padang : Padang
[12] Durag.2002. DURAG  D-R  290-Dust  and Opacity Monitor Installation and operation .
[13] Karim, Saeful. 2008. Aplikasi Sensor Photoelement  di  Indarung  V  PT.  Semen Padang. Fakultas Teknik : USU