## Prototype Pengukur Tinggi Rendah Permukaan & Arus Air Sungai Memprediksi Kemungkinan Banjir
Buhori Muslim 1 , Alharia Dinata 2 , Yogi Isro Mukti 3
1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Putra Indonesia (UNPI) Cianjur
2 Teknik Sipil,Sekolah Tinggi Teknologi Pagaralam (STTP)
3 Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Pagaralam (STTP)
1 buhoristtp@gmail.com*, 2 alhariadinata @gmail.com, 3 yogie@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to produce a prototype measuring river currents and water levels that can help to monitor the flow and water level of the river remotely using SMS (Short Message Service) on the cellphone. The study was conducted in the Upper Lematang River in the Pagar Alam City area. So that the research activities carried out can anticipate before the occurrence of a flood disaster caused by the height and current of the river that exceeds the limit, downstream of the Lematang River. The devices used to build river flow and water level meters with Arduino-based SMS Gateway are GSM modules, Ultrasonic sensors, Water sensors Flow, arduino uno and arduino IDE applications that function to enter programs on arduino The system development method in this research is the RAD (Rapid Application Development) method and the stages are requirements planning, design workshop and implementation. The way this system works is that the tool will provide information on strong currents and river water levels with the SMS Gateway facility and users can find out information on strong currents and river water levels via SMS contained on cellphones according to a predetermined time, so users can find out the current strength and water levels to anticipate when a disaster occurs. So that the hope is to be able to minimize losses and victims.
Keywords: Disaster, Arduino, SMS Gateway, Mobile

## Abstrak
Tujuan dari penelitan ini yaitu untuk menghasilkan prototype pengukur arus dan ketinggian air sungai yang dapat membantu untuk mengetahui dalam memantau arus dan ketinggian air sungai dari jarak jauh dengan mengunakan SMS ( Short Message Service ) di handpone. Penelitian dilakukan di Hulu Sungai Lematang di Daerah Kota Pagar Alam. Sehinga kegiatan penelitian yang dilakukan dapat mengantisipasi sebelum terjadinya bencana banjir yang diakibatkan oleh ketinggian dan arus sungai yang melampaui batas, pada hilir Sungai Lematang Perangkat yang digunakan membangun pengukur arus dan ketinggian air sungai dengan  SMS Gateway berbasis arduino yaitu modul GSM, sensor Ultrasonic ,sensor Water Flow , arduino uno dan aplikasi arduino IDE yang berfungsi untuk memasukan program pada arduino Metode pengembangan sistem pada penilitian ini yaitu metode RAD ( Rapid Application  Development )  dan  tahapanya  adalah requirement  planning , design  workshop dan implementation. Cara kerja pada sistem ini yaitu alat akan memberi informasi kuat arus dan ketigian air sungai dengan fasilitas SMS Gateway dan pengguna dapat mengetahui informasi kuat arus dan ketinggian air sungai melalui SMS yang terdapat pada handphone sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga pengguna dapat mengetahui kuat arus  dan  ketinggiaan  air  untuk  mengantisipasi  ketika  terjadinya  bencana.  Sehingga  harapannya  mampu meminimalisir kerugian dan korban.
Kata kunci: Bencana, Arduino , SMS Gateway , Handphone .

## 1. Pendahuluan
Sungai  merupakan  sebuah  aliran  air  alami  terbentuk akibat  dari  adanya  siklus  hidrologi,  dalam  kehidupan manusia  sejak  dahulu  sungai  memiliki  peran  penting. Ketersediaan air dan aliran sungai telah menarik manusia bermukim  disekitarnya,  selain  itu  karena  potensi kesuburan.  Seiring  berjalan  waktu  sungai  telah mengalami  evolusi,  yaitu  hasil  interaksi  air,  sedimen, dan  dasar  sungai  [1].  Salah  satu  aliran  sungai  yang melintas  di  Sumatera  Selatan  (Sumsel)  yakni  sungai lematang yang oleh masyarakat di manfaatkan menjadi mata  pencaharian,  seperti:  Penambangan  pasir,  batu, tempat  mencari  ikan  dan  sebagainya.  Tetapi  dibalik manfaat DAS Lematang juga memiliki  potensi kerugian diantaranya disebabkan arus deras dapat menghanyutkan apa pun [1], volume dan ketinggian permukaan air dapat menyebabkan banjir dihilir Sungai Lematang.
Badan  penanggulangan  bencana  daerah  (BPBD) Sumatera Selatan merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana yang mungkin terjadi,  dengan  mengacu  pada  kebijakan yang ditetapkan  BNPB,  BPBD  Sumsel  sendiri  berdasarkan observasi  awal  menyatakan  belum  memiliki  teknologi untuk  menanggulangi  kejadian  bencana  alam  [2]  yang disebabkan  Sungai  Lematang  ini,  misalnya  banjir. Sehingga  berdasarkan  kajian  awal  ini  maka  BPBD Sumsel memerlukan teknologi (alat) untuk mendeteksi dini  kejadian  bencana  yang  terjadi  dihilir  Sungai Lematang ini. Untuk memprediksi kemungkinan terjadi banjir  diperlukan  teknologi  untuk  mengukur  dan memantau  tinggi  rendah  permukaan  serta  arus  air menggunakan sensor yang dihubungkan  dengan arduino memiliki  dashboard  sehingga  petugas  mampu memprediksi bencana banjir secara realtime [3].
Teknologi  arduino  merupakan  kit  elektronik  open source dimana komponen utama bisa mengaplikasikan berbagai  mikrokontroller  seperti  AVR  dari  Atmel  [4] [5].  Mikrokontroller  sebagai  komponen  utama  arduino sendiri  merupakan  chip  (IC)  yang  mampu  diprogram dengan  komputer,  agar  kit  mampu  membaca  input, proses dan output elektronik [6]. Tetapi agar kit bekerja diperlukan penghubung agar informasi dari sensor bisa ditransper  pada  jarak  yang  jauh  dengan  cepat,  mudah dan tepat. Salah satunya menggunakan pesan otomatis (SMS  Notifikasi)  yang  diterima  pihak  berwenang  [7], dan perlunya ada peringatan dini bagi masyarakat bahwa berdasarkan informasi yang diberikan ada peningkatan permukaan air dan arus sehingga dimungkinkan terjadi banjir, menggunakan fitur SMS Gateway [8].
SMS  Gateway  merupakan  platform  penyedia mekanisme  pengirim  &  penerima  SMS  [9],  SMS Gateway mampu berkomunikasi dengan perangkat lain yang juga memiliki platform SMS untuk mengirim dan menerima SMS dengan mudah [10,11].  Pada dasarnya SMS  Gateway  merupakan  software  berbasis  komputer dan teknologi seluler diintegrasikan untuk mendistribusikan pesan yang di generate melalui sistem informasi yang dihandle jaringan seluler [12].
Berdasarkan  penelitian  Sadi,  dkk  (2018)  [12],
disampaikan bahwa di Indonesia banjir sudah dianggap hal  biasa  padahal  kerugian  harta  benda  yang  besar bahkan  korban  jiwa,  agar  kerugian  tidak  terlalu  besar maka  Saidi,  dkk  dalam  penelitiannya  ini  mengusulkan Metode  &  prosedur  digunakan  yaitu  Perencanaan, Pengumpulan  Bahan,  Pembuatan  Miniatur  sistem, Perancangan Hardware [13,14],  Pembuatan  program Arduino  dengan  menggabungkan  modul GSM  Shield dan  sensor  ultrasonic.  Bertujuan  mengembangkan prototype peringatan  dini  banjir  menggunakan  sensor ultrasonic  diintergrasikan  dengan  Arduino  uno  untuk mengukur  ketinggian  air.  Hasilnya  sensor  ultrasonic dapat membaca ketinggian air dan modul GSM Shield mampu mengirimkan informasi data ketinggian  air yang sudah dibaca sensor ultrasonic [15], serta miniatur pintu air  mampu  membuka  dan  menutup  sesuai  dengan perintah yang dikirim melalui pesan singkat operator.
Penelitian  lain  dilakukan  Akhiruddin  (2018)  berjudul “Rancang  bangun  pendeteksi  ketinggian  air  berbasis arduino”  [13],  bertujuan  masyarakat  dapat  melakukan evakuasi  diri  sebelum  terjadi  bencana,  yang  mana teknologi  yang  dibangun  menggunakan  sensor ultrasonic  HCSR04  yang  diletakan  pada  pipa  paralon diatas  permukaan  air,  dihasilkan  alat  pendeteksi  dini kejadian bencana yang mungkin terjadi.
Maka melalui penelitian yang telah dilakukan bersama BPBD  di  Daerah  aliran  sungai  (DAS)  Lematang  dan informasi dari penelitian terdahulu diperoleh kesimpulan  diperlukan  sistem  pengukur  arus  dan ketinggian  air  sungai  lematang  yang  dapat  membantu untuk mengetahui dalam memantau arus dan ketinggian sungai  lematang  dari  jarak  jauh  dengan  menggunakan SMS di handpone [16]. Sehingga dapat mengantisipasi sebelum terjadinya bencana.
DAS Lematang merupakan hulu bagi sungai besar yang berada di daerah hilir, padahal daerah hilir merupakan daerah yang rendah dan merupakan kota-kota besar yang ada  di  sumatera  selatan,  dengan  diketahui  volume  air dibuktikan  dengan  meningkatnya  permukaan  air  dan derasnya  aliran  menjadi  indicator  awal  terjadinya bencana banjir di Kota-kota hilir Sungai Lematang.

## 2. Metode Penelitian
2.1. Subjek Penelitian
Pelaksanaan  penelitian  dilakukan  peneliti  bersama dengan BPBD Pagar Alam (Sumsel) di DAS Lematang. Pengumpulan  Data  Metode  atau  cara  mengumpulkan data  yang  dilakukan  pada  penelitian:  observasi, wawancara, studi pustaka , dan survey, secara langsung di  DAS  Lematang,  penelitian  dilakukan  di  hulu Lematang merupakan penyumbang utama peningkatan volume air di Hilir Lematang.
2.2. Metode Pengembangan Sistem
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode  RAD  ( Rapid  Application  Development )  dan tahapan dari metode RAD yaitu Requirement Planning , Design  Workshop [17] ,  Fase  Instruction dan Implementation [18] [19] .
Volume 11 No. 2 | Agustus 2021: 112-118

## BPBD
Informasi Masyarakat

## Requirement Planning
Pada  tahapan  ini  diketahui  apa  saja  yang  menjadi kebutuhan  sistem  yang  dibangun  yaitu  kebutuhan informasi dan masalah yang dihadapi untuk menentukan tujuan, batasan  dan  objektifitas  dari  perancangan  dan implementasi sistem GPS dan SMS Gateway [20].

## Design Workshop
Tahapan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  merancang secara  keseluruhan  dalam  menentukan software, hardware maupun  alat  yang  digunakan  dan meningkatkan  pemahaman  dalam  pembuatan  sistem GPS dan SMS Gateway [21]

## Instruction
Tahap ini adalah eksekusi dari tahap desain workshop. Dimana dalam tahapan ini meliputi kegiatan pembelian alat,  pembuatan  alat  yaitu  pembuatan  program  dengan menggunakan Arduino IDE serta pembuatan alat sesuai rancangan pada tahapan desain workshop. pada tahapan ini juga dilakukan pengujian [22].

## Implementation
Pada  tahapan  ini  adalah  lanjutan  dari tahan Intruction yaitu  penerapan  sistem  yang  telah  dibuat  [23],  dan merupakan tahap akhir dari penelitian ini.
2.3. Sistem yang Berjalan
Sistem  yang  sedang  berjalan  pada  saat  ini  apabila bencana  terjadi  pada  sungai  lematang  maka  pihak Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) belum dapat mengetahui secara cepat bilah terjadi bencana pada sungai lematang pihak (BPBD) melakukan penangulangan setelah terjadi bencana.
Gambar 1: Sistem yang Berjalan
Sistem yang sedang berjalan ini, informasi yang didapat bisa  berasal  dari  masyarakat  atau  dari  petugas  BPBD yang  melakukan  patroli  sehingga  informasi  harus  di saring  dan  dilakukan  validasi  lagi.  Terutama  untuk informasi yang didapat dari masyarakat harus dilakukan cek ulang oleh petugas BPBD untuk membuktikan atau untuk  memvalidasi  informasi  yang  diterima  untuk dilakukan tindakan selanjutnya.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Bagian  ini,  kegiatan  dibagi  menjadi  dua  bagian  yaitu pembahasan dan hasil dari penelitian, pembahasan berisi
segala  kebutuhan  hardware  dan  software,  rancangan, sampai  pelaksanaan  penelitian.  Sementara  hasil menjelaskan  tentang  hasil  dan  simpulan  dari pelaksanaan penelitian.

## 3.1. Pembahasan
Pembahasan  pada  penelitian  ini  menguraikan  kegiatan penelitian  berdasarkan  metode  RAD  dimulai  dari perencanaan  sampai  pelaksanaan  penelitian,didahului dengan  uraian hardware , software sampai  dengan dilakukannya pengujian.

## 3.1.1. Kebutuhan Hardware & Software
Berbagai  perangkat  keras  yang  diperlukan  pada penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  Arduino  Uno, Modul Ultrasonic ,  Modul  GSM  SIM800L,  Modul waterflow sensor, Kabel Jumper ,  Kapasitor 470uF 16 V,  Dioda  1N4002,  Papan Breadboard ,  Laptop  dan handphone.  Sementara  berikut  merupakan  kebutuhan dari software pada penelitian: Arduino ide, skets arduino ide.
3.1.2. Blok diagram
Berikut  merupakan  blok  diagram  sistem  secara  umum teknologi yang dibangun.

## Gambar 2. Blok diagram
Berdasarkan gambar 2. Blok diagram maka sistem yang dibagun terdiri dari 6 bagian, yaitu power supply sebagai catu  daya  dari  sistem  yang  dibangun,  modul  GSM perangkat  yang  berguna  untuk  memberikan notifikasi pemberitahuan  berupa  SMS, modul  ultrasonic mengidentifikasi  data  yang  dihasilkan  sensor  diolah sehingga  menjadi  informasi,  arduino  uno  perangkat utama  sistem  yang  mampu  menerjemahkan  seluruh informasi  yang  ada  dan  menjadi  komponen  utama komunikasi  antar  komponen  yang  ada,  handphone sebagai  sarana  penerima  notifikasi  informasi  dan terakhir modul water flow.
3.1.3. Rangkaian alat
Rangakaian  alat  pengukuran  arus  dan  ketinggian  air. pada  sensor  ultrasonic  pin  vcc  ke  diode  -  pin  gnd  ke kapasitor- trig ke 8 arduino, echo ke pin 9 arduino, dan sensor water  flow dihubungkan  ke  gnd,  vcc  pin  5  di
arduino  serta  modul  gsm  Gnd  dihubungkan  ke kapasitor-, vcc ke dioda + rx ke pin 2 dan tx ke pin 3. Rangkaian alat tersebut berikut rangkian alat keseluran dari prototype pengukur arus dan ketinggian air.
Gambar 3:  Rangkaian Alat
Gambar 3 merupakan rangkaian sistem yang dibangun yang mana susunan komponen-komponennya mengacu pada  blok  diagram,  seperti  yang  dideskripsikan  oleh Gambar 2, yang ditampilkan sebelumnya.
3.1.4. Flowchart alat.
Berdasarkan hasil analisis dan rangkaian yang  ada pada kegiatan  penelitian  maka  dengan flowchart bisa dijelaskan  kinerja  dari  sistem  secara  runut  atau berurutan secara rinci.
Gambar 4: Flowchart alat
Berdasarkan  informasi  dari  Gambar  4  diatas,  ada  tiga kemungkinan kejadian yang diinformasikan oleh sensor, yaitu  pada  saat  arus  melampaui  batas,  pada  saat ketinggian air melampaui batas dan pada saat arus serta ketinggian  melampaui  batas  maka  disampaikan informasi  atau  notifikasi  ke  operator  yang  berada dikantor BPBD Sumatera selatan.

## 3.1.5. Pengujian
Berikut  ini  merupakan  bagian listing program  dari sistem prototype alat pengukur tinggi rendah permukaan dan  arus  air  di  DAS  Lematang  yang  dibangun  pada penelitian  ini,  tertanam  dalam  Mikrokontroller  pada sirkuit arduino yang digunakan:
//Declare Sensor Ultrasonic const int TRIGPIN = 8; const int ECHOPIN = 9; long timer; int jarak;
//Declare Sensor Water Flow byte sensorInt = 0; byte flowSensor_pin = 5; float konst = 4.5;
float debit_air; volatile byte count;
unsigned int flow_mlt; unsigned long total_volume; unsigned long oldTime; unsigned int frac;
Listing program yang ditampilkan ini diatas merupakan listing  yang  ada  pada  mikrokontroller  yang  tertanam pada arduino yang diaplikasikan, dan listing program itu merupakan  contoh  listing  program  yang  diaplikasikan untuk salah satu sensor yang dipergunakan, yaitu untuk sensor water  flow ,  yang  mana  dari  deskripsi  diatas terlihat  bahwa  sensor  pada  perintah  itu  dapat menginformasikan tentang keadaan ketinggian permukaan  air  objek  penelitian  DAS  Lematang  jika penelitian  dilakukan  secara  langsung  atau  ketinggian permukaan specimen penelitian,  permukaan  tedmon misalnya  kalau  penelitian  tidak  dilakukan  secara langsung  dan  hasilnya  tampil  pada display  handphone operator  yang  dikirim  menggunakan  jaringan  wireless dengan SMS Gateway .

## 3.2. Pengujian
Pada  penelitian  ini,  pengujian  alat  pengukur  ini dilakukan  untuk  melihat  apakah  sensor  mampu berfungsi dengan baik ketika di pergunakan atau tidak. Karena  informasi  yang  didapat  berasal  dari informasi akurat  yang  disampaikan  sensor  [24],  yang diaplikasikan  pada  sistem.  Jadi  setelah  sistem  selesai dibangun  dan  seluruh  logika  perintah  telah dimasukan dan diinformasikan melalui SMS Gateway.
3.2.1 Pengujian water flow
Pengujian  dilakukan  dengan  cara  sensor water  flow diletakan  pada  sumber  arus  air  untuk  melakukan Penggukuran kecepatan arus air agar bisa dihubungkan langsung di atas aliran air sungai (DAS Lematang) atau pun  dihubungkan  dengan  pipa  untuk  permisalan melakukan pengkuran agar diketahui kecepatan arus air sebenarnya,  bagi  sistem  berupa prototype pengukur permukaan  dan  arus  sebagai  contoh  seperti di gambar berikut:
Setelah  sensor water  flow mampu  mendeteksi  dan memberikan informasi kecepatan atau kekuatan arus air maka selanjutnya perhitungan tersebut akan disampaikan melalui modul GSM berbentuk informasi langsung, Notifikasi atau informasi SMS Gateway yang dikirimkan melalui handphone operator yang ada pada kantor BPBD yang ada di sumsel yang wilayah kerjanya merupakan  DAS  Lematang  dan  sungai  utama  yang menampung debit air dari DAS Lematang, maka bentuk informasi yang disampaikan dan diterima oleh operator, seperti di contoh gambar berikut:
Gambar 4. Tampilan SMS Pada Handphone
Selanjutnya  hasil  dari  pengujian water  flow yang dilakukan tampilannya Gambar 4 di atas, yaitu:  berupa informasi  yang  di  peroleh  melalui  SMS  yang  sampai pada  operator  BPBD,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  sistem  mampu  meminimalisir  waktu  yang dibutuhkan  mendeteksi  arus  air,  sehingga  keadaan bahaya bisa lebih cepat sampai kepada masyarakat yang
sedang terancam. Pada uji coba tersebut debit air adalah <1 liter/jam. Berikut merupakan waktu yang dibutuhkan sensor water flow .
Dimana  isinya  menyatakan  tentang  kesiapan  sistem menyampaikan  informasi  cepat  keadaan  DAS Lematang,  tentang  keadaan  normal  dari  ketinggian permukaan air dan arus air, terdeskripsi pada Gambar 4.
Tabel 1: Hasil waktu Waktu Keterangan 22.11 Sensor water flow mendeteksi arus air 22.11 GSM SIM 800L mengirim SMS otomatis 22.11 Tampilan pesan yang terkirim ke HP status “Normal”
Tabel 1 ini menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan sistem dan keadaan DAS Lematang, tahap awal sistem melakukan  inisialisasi  terhadap  input  maka  sensor mendeteksi  arus air lematang, selanjutnya Modul GSM SIM  800L  mengirim  informasi  dan  secara  realtime disampaikan status DAS Lematang pada Operator.
Sementara dari hasil pengujian water flow pada gambar di atas hasilnya adalah informasi yang di peroleh melalui sms, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem mampu meminimalisir waktu yang dibutuhkan mendeteksi arus air. Pada uji coba tersebut  debit air adalah <1 liter/jam. Berikut merupakan waktu yang dibutuhkan sensor water flow Pada hasil di atas kinerja dari alat sudah baik dari sensor waterflow mendeteksi  arus  air  sampai  pesan terkirim dapat berpungsi dengan baik.
3.2.2 Pengujian sensor ultrasonic
Berikutnya  pada  tahap  pengujian  sensor ultrasonic , maka  pelaksanaan  pengujian  dilaksanakan  diatas permukaan  air  untuk  mengentahui  pengukuran ketingiann air tersebut, pengukuran ini dapat dilakukan langsung di sungai yang menjadi objek penelitian ataupu dapat  dengan  menggunakan  ember  ataupun  tedmon sebagai alat untuk melakukan pengukuran ketinggian air karena  perangkat  atau  sistem  yang  dibangun  adalah prototype , sebagai contoh seperti gambar berikut:
Gambar  5: Pengujian Ultrasonic
Berikutnya  pada  pengujian  atau  percobaan  yang
Gambar 3: Pengujian water flow

## JURNAL FASILKOM
Volume 11 No. 2 | Agustus 2021: 112-118
dilakukan ini, di permisalkan setelah sensor ultrasonic mendapatkan  informasi  dari pengukuran  yang dilakukan  Pada  permukaan  air;  untuk  melakukan pengukuran  ketinggian  air  per  detik  dan  pengiriman SMS  per  satu  menit  sekali  maka  sensor  harus  mampu mengelola  informasi  ketinggian  air  tersebut  yang berbentuk  Notifikasi  SMS  yang  disampaikan  modul GSM  pada  operator  BPBD  melalui  jaringan  wireless atau handphone dalam  bentuk  SMS  peringatan  yang tampilannya seperti  di dalam gambar berikut:
Gambar 6: Tampilan SMS Pada Handphone
Pada  tampilan  display  monitor handphone yang dideskripsikan  oleh  Gambar  6,  berdasarkan  observasi dan  informasi  yang  diperlukan  BPBD  maka  tampilan dianggap  telah  mampu  memberikan  informasi  yang cukup tentang keadaan DAS Lematang.
Selanjutnya dari hasil pengujian sensor ultrasonic pada gambar di atas hasilnya adalah informasi yang di peroleh melalui SMS, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem mampu  meminimalisir  waktu  dibutuhkan  ketika mendeteksi ketinggian air Pada uji coba tersebut jarak air dengan sensor ultrasonic adalah jarak 10 cm.
Tabel 2: Hasil waktu percobaan sensor ulrasonic Waktu Keterangan 22.15 Sensor  ultrasonic dapat mendeteksi ketinggian air 22.15 GSM SIM 800L mengirim SMS otomatis 22.15 Tampilan pesan yang terkirim ke HP status “Bahaya”
Dari tabel 2 diketahui bahwa sensor ultrasonic pertama melakukan inisialisasi dan memberikan input pada alat dan mendeteksi ketinggian air lalu informasi diteruskan pada  modul  GSM  SIM  800L  yang  oleh  Modul  GSM informasi  diteruskan  secara  otomatis  berbentuk notifikasi atau SMS informasi tentang keadaan apakan keadaannya normal atau dalam keadaan bahaya jika arus atau debit dan tinggi permukaan melebihi ambang batas normal.
Pada hasil Uji Blackbox dan analisis di atas kinerja dari alat  sudah  baik  sensor ultsonic dapat  mendeteksi ketinggian air. Dari hasil pengujian kedua sensor pada gambar di atas hasilnya adalah informasi yang di peroleh
melalui sms, sistem mampu meminimalisir waktu yang dibutuhkan  ketika  mendeteksi  arus  dan  ketinggian  air. Pada uji coba tersebut jarak antara Sensor water debit air adalah <1 liter/jam. dan sensor ultrasonic adalah  jarak 10 cm.
Bisa di simpulkan jarak waktu anatara sensor mendtesi adanya aarus dan ketinggian air dengan  terkirimnya sms atau di terimanya smsnya hanya kurang dari satu menit untuk menyampaikan informmsi pada pengguna.

## 3.3. Hasil penelitian
Penelitian  ini  menghasilkan  menghasilkan prototype bebasis  Arduino  yang  membantu  dan  memudahkan untuk mengkuran arus dan ketinggian air sungai dengan mengunakan  sensor.  Sensor ultrasonic sebagai pengukur ketinggian air dan sensor water flow sebagai pengukur  arus  serta  modul  GSM  berfungsi  untuk mengirimkan  pesan  SMS  berupa  data  yang  telah diperoleh dari sensor ultrasonic dan sensor water flow kepada pengguna dengan waktu yang telah di tentukan. sehingga  mempermudah  pengguna  mengentahui pengukuran dari jarak jauh. Penguna dapat mengetahui apakah arus dan ketinggian air dalam keadaan normal, waspada,  dan  berbahaya  hal  tersebut  memimalisir bencana  yang  disebabkan  oleh  peningkatan  kekuatan arus dan ketinggian air sungai yang bisa mengakibatkan kerugian akibat bencana yang terjadi.

## 4. Kesimpulan
Penelitian  telah  dilakukan  dan  pengujian  yang  telah dilaksanakan pada implementasi Prototype pengukuran tinggi rendah permukaan dan arus air sungai lematang dapat  diambil  beberapa  kesimpulan,  yaitu  sebagai berikut:
a. Sensor ultrasonic dan sensor water flow bekerja dengan baik
b. Penyampaian informasi lebih cepat.
c. Waktu  SM S tergantung  dari  kondisi  jaringan pada saat itu.
d. Sistem prototype yang  diterapkan  adalah Prototype Pengukur Arus dan Ketinggian Air Di Sungai  Lematang  Dengan  SMS Gateway dan Arduino ke smartphone.

## Daftar Rujukan
[1]  Alharia  Dinata,  "Optimasi  sumber  daya  air  di  Sub DAS  Air  betung  Kota  Pagar  Alam  Sumatera Selatan," JATS , vol. 19, no. 1, pp. 27-37, 2021.
[2]  Buhori Muslim, "Quantitative risk analysis of asset information technology at STT Pagaralam," Senatik , vol. 1, no. 1, pp. 501-509, Dec. 2018.
[3]  R  Asmara,  "Sistem  informasi  pengolahan  data penanggulangan  bencana  pada  Kantor  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kab. Padang Pariaman," J-Click , vol. 3, no. 2, 2016.
[4]  M  Afrina,  A  Ibrahim,  "Pengembangan  sistem informasi  SMS  Gateway  dalam  meningkatkan layanan komunikasi sekitar Akademik Fakultas Ilmu Komputer UNSRI," JSI , vol. 7, no. 2, pp. 852-864,

## JURNAL FASILKOM
Volume 11 No. 2 | Agustus 2021: 112-118
2015. [5]  H  Andrianto,  A  Darmawan, Arduino  belajar  cepat dan Pemrograman . Bandung, Indonesia: Informatika, 2017.
[6]  S  E  Ambarita,  M  I  Pangaribuan,  S  I  Wibawa, "Perancangan  sistem  penggerak  jemuran  otomatis berbasis  Mikrokontroller  Arduino  Uno," e- Proceeding of Engineering , vol. 6, no. 2, pp. 2918-
2925, 2019. [7]  Annah, Nurdiansyah, "Implementasi Mikrokontroller dan SMS Gateway pada pengamanan  kendaraan  bermotor," CSRID ,  vol.  9, no. 1, pp. 54-71, 2017.
[8]  J Arifin, L N Zulita, Hermawansyah, "Perancangan murottal  otomatis  menggunakan  Mikrokontroller Arduino  mega  2560," Jurnal  Media  Infotama ,  vol. 12, no. 1, pp. 89-98, 2015.
[9]  R  Cahyaningtyas,  S  Iriyani,  "Perancangan  sistem informasi perpustakaan pada SMPN 3 Tulakan Kec. Tulakan Kab. Pacitan," IJNS , vol. 4, no. 2, pp. 15-20, 2015.
[10] A  Hanafi,  Bahar,  "Sistem  keamanan  kendaraan bermotor  menggunakan  GPS  berbasis  Gateway," Jutisi , vol. 6, no. 3, pp. 1647-1654, 2017.
[11] E  Ihsanto,  S  Hidayat,  "Rancang  bangun  sistem pengukuran  PH  Meter  dengan  menggunakan Mikrokontroller  Arduino  Uno," JTE ,  vol.  5,  no.  3, pp. 130-137, 2014.
[12] S  Sadi,  I  Syahputra,  "Rancang  bangun  monitoring ketinggian  air  dan  sistem  kontrol  pada  pintu  air berbasis arduino dan SMS Gateway," Jurnal Teknik , vol. 4, no. 1, pp. 21-32, 2018.
[13] Akhirudin,  "Rancang  bangun  alat  pendeteksi ketinggian air sungai sebagai peringatan dini banjir berbasis arduino nano," JET , vol. 3, no. 3, pp. 174- 179, 2018.
[14] Lukman,  "Implementasi  pembuatan  SMS  Gateway versi  25.0.0  dalam  sistem  informasi  akademik berbasis PHP," Faktor Excata , vol. 8, no. 2, pp. 145- 156, 2015.
[15] B  Muslim,  "Aplikasi  pembelajaran  interaktif  pada mata  kuliah  maintenance  pada  prodi  Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Pagaralam," IJCS , vol. 6, no. 2, pp. 125-135, 2017.
[16] Mahyuni,  Sharippudin,  Martono,  "Perancangan pengolahan data pada SMAN 6 Kota Tebo," Media Sisfo , vol. 8, no. 3, pp. 180-187, 2014.
[17] B  Muslim, Pengantar  teknologi  informasi . Yogyakarta, Indonesia: Deepulish, 2017.
[18] F Napitupulu, E Kurniawan, C Ekaputri, "Desain dan implementasi  sistem  keamanan  sepeda  motor berbasis Arduino uno," e-Proceeding of Engineering , vol. 4, no. 2, pp. 1449-1456, 2017.
[19] F Rizkidiniah, M Yamin, NF Muchlis, "Perancangan dan  implementasi  prototype  sistem  GPS  dan  SMS Gateway  pada  pencarian  kendaraan  bermotor berbasis arduino uno," GPS , vol. 5, no. 2, pp. 87-92,
2016.
[20] SJ  Sokop,  SM  Mamahit,  SM  Sompie,  "Trainer periferal  antarmuka  berbasis  Mikrokontroller arduino uno," JTEK , vol. 5, no. 3, pp. 13-23, 2016.
[21] L Tambunan, DD Putra, "Sistem kontrol kendaraan berbasis IoT," JSR , vol. 5, no. 1, pp. 152-160, 2019.
[22] Y  Yulianti,  M  Ulvan,  M  Azzahra,  "Implementasi modul  GPS  pada  sistem  tracking  BRT  Lampung menuju SMART Transportation," Siteki , vol. 14, no. 2, pp. 150-156, 2017.
[23] B  Muslim,  "Analisis  rencana  aplikasi  teknologi informasi pada STT Pagaralam ," Semnastik Magma , vol. 1, no. 1, pp. 397-404, 2014.
[24] B  Muslim,  "Analisis  perancangan  infrastruktur sistem informasi akademik STT Pagaralam berbasis Web," Be-Trik , vol. 6, no. 3, pp. 29-37, 2015.