## PERANCANGAN ALAT UKUR MULTI SENSOR YANG TERINTEGRASI UNTUK PENGUKURAN KARAKTERISTIK TANAH GAMBUT
M. Ficky Afrianto 1 , Faizar Farid 2 , Mardian Peslinof 1 *, Yoza Fendriani 1 , Samsidar 1 , Linda Handayani 1 , Rustan 1
1 Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, Jl. Jambi-Ma.Bulian KM 15 Mendalo Darat, Jambi, 36361, Indonesia
2 Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, Jl. Jambi-Ma.Bulian KM 15 Mendalo Darat, Jambi, 36361, Indonesia
* e-mail: mardianpeslinof@unja.ac.id

## ABSTRAK
Pada penelitian ini telah dilakukan perancangan alat ukur berbasis sensor yang terintegrasi untuk pengukuran karakteristik tanah. Parameter yang diukur oleh alat ukur ini yaitu konduktivitas, pH, kelembaban, dan temperatur tanah. Parameter yang diukur tersebut merupakan karakteristik tanah yang penting untuk menentukan tingkat kerusakan lahan gambut pasca kebakaran. Sistem alat ukur ini terbagi ke dalam tiga bagian yaitu bagian tempat sampel, bagian sensor yang akan mendeteksi parameter fisis dari sampel, dan kotak rangkaian. Sistem alat ukur ini juga terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri dari sensor EC10 keluaran RS485, sensor pH, mikrokontroler Arduino Mega2560, dan monitor LCD. Sedangkan perangkat lunak dibuat menggunakan program arduino IDE. Tahap pengujian meliputi menyelidiki fungsi transfer dan sensitivitas dari sensor. Hasil pengujian dari penelitian ini yaitu tingkat sensisitifitas sensor yang digunakan untuk parameter pH, temperatur, konduktivitas, dan kelembaban masing-masing adalah 0,0139 mV/pH, 4,5157 mV/0C, 1,1607  mV/ μ S/cm, dan 2,1017  mV/%. Hasil penelitian alat ukur tanah dapat bekerja baik dan alat ini memiliki tingkat akurasi  sebesar  99,9%.  Penelitian  ini  harapannya  dapat  menghasilkan  alat  ukur  yang  berfungsi  membantu  pihak  terkait  untuk mengidentifikasi kerusakan lahan gambut dengan mudah dan akurat..
Kata Kunci : Karakteristik Tanah, kelembaban; pH; Temperatur tanah; Konduktivitas; Sensor; Sistem Pengukuran

## ABSTRACT
[Title: Design Of Integrated Sensor-Based Measuring Tools For Soil Characterictics Measurement] An integrated sensor- based  instrument  to  measure  soil  characterictics  has  been  designed.  The  parameters  measured  are  conductivity,  pH,  humidity,  and  soil temperature. These parameters are important charateristics in determining the level of peatlands damage after being hit by forest fire. This measuring system is divided into three parts: the sample area, the sensor part that will detect the physical parameters of the sample, and the circuit box. This measuring system also consists of hardware and software. The hardware part comprises of EC10 sensor with RS485 output, a pH sensor, an Arduino Mega2560 microcontroller, and LCD monitor. While the software part is using the Arduino IDE program. The trial phase of this study  include investigating the sensor transfer fuction and sensor sensitivity.  The test results of this study are the sensitivity level of the sensors used for pH, temperature, conductivity, and humidity parameters, respectively 0.0139 m V / pH , 4.5157 mV / 0 C , 1.1607 mV / μ S / cm , and 2.1017 mV /% . The results of this  study are sensor sensitivity for pH level, temperature, conductivity and  humidity parameters, respectively are 0,0139 mV/pH, 4,5157  mV/0C, 1,1607  mV/ μ S/cm, dan 2,1017  mV/%. The results of the soil measuring instrument can work well and this tool has an accuracy rate of 99.9%.  This research is expected to produce measuring instruments that serve to help related parties to identify peatland damage easily and accurately.
Keywords : Soil characteristics; Humidity; pH; Soil temperature; Conductivity; Sensor; Measurement system

## PENDAHULUAN
Sifat  fisik  tanah  adalah  parameter  penting dalam  mengenali  kondisi  tanah  tersebut.  Sifat-sifat fisik  tanah  gambut  yang  sangat  penting  untuk diketahui adalah kadar air, konduktivitas tanah, dan pH  tanah.  Seperti  diketahui  bahwa  tanah  gambut bersifat spons dan mampu menyerap banyak air jika dibandingkan  dengan  tanah  mineral.  Kandungan  air
di dalam tanah gambut dapat mencapai 300-3000% bobot  aslinya.  Dalam  referensi  lainnya,  dikatakan bahwa  kadndungan  air  pada  gambut  berkisar  antara 100-1.300%  dari  bobot  aslinya  (Dariah,  2018). Karakter  fisis  selanjutnya  adalah  tingkat  keasaman yang  dideskripsikan  dengan  pH.  Pada  umumnya, tingkat keasaman tanah gambut  adalah berkisar 3-4,
meskipun  kadang  nilai  keasaman  bervariasi bergantung  lingkungan  dan  asal  gambut  tersebut. Namun,  pada  umumnya  tanah  gambut  di  Indonesia memiliki  pH  <4.0.  tingkat  keasaman  tersebut berhubungan dengan kandungan asam-asam organik, yaitu asam humat dan asam fulvat (Hartatik, 2010).
Sifat fisis konduktivitas tanah berkaitan dengan kemudahan bahan dalam menghantarkan arus listrik. Berdasarkan  literatur,  tanah  gambut  yang  memiliki konduktivitas  tinggi  menandakan  bahwa  tanah gambut tersebut memiliki banyak kandungan air atau dalam kondisi basah. Sebaliknya, nilai konduktivitas yang rendah, cenderung memiliki kondisi tanah yang relatif  kering.  Tanah  gambut  yang  basah,  memiliki ion-ion  yang  bergerak  bebas  sehingga  daya  hantar listriknya semakin besar (Sari dkk, 2019). Parameter yang terkait dengan konduktivitas adalah impedansi. Parameter  fisis  suatu  bahan  dapat  diketahui  salah satunya melalui nilai impedansi. Beberapa parameter fisis  yang  dapat  diketahui  dari  nilai  impedansi  ini adalah  nilai  hambatan  jenis  bahan,  sifat  dielektrik, sifat  magnetik  dan  beberapa  sifat  fisis  lainnya.  Nilai impedansi  ini  dapat  diketahui  dengan  pendekatan rangkaian  elektronik  antara  resistor  dan  kapasitor secara  paralel  (Salamena,  dkk.  2016).  Parameter impedansi  berbanding  terbalik  dengan  nilai konduktivitas,  jika  suatu  material  memiliki  nilai konduktivitas tinggi, maka nilai impedasninya rendah dan begitu juga sebaliknya.
Pengukuran  karakteristik  fisis  tanah  telah banyak  dilakukan  dengan  menggunakan  instrumen atau  alat  ukur.  Namun  instrumen  yang  digunakan pada  umumnya  hanya  dapat  mengukur  satu parameter  fisis.  Jadi  apabila  melakukan  pengukuran terhadap banyak parameter, maka akan menggunakan banyak instrument atau alat ukur. Dari pengukuran beberapa parameter dengan menggunakan beberapa instrument  didapatkan  data  yang  dianalisis  untuk menentukan  kualitas  tanah  gambut.  Maka  pada penelitian ini akan dirancang satu instrumentasi yang dapat mengukur beberapa parameter fisis tanah dan data  nya  akan  langsung  diolah  untuk  menetukan kualitas tanah gambut.
Penelitian ini akan berfokus untuk merancang suatu alat yang dapat menentukan karakteristik tanah gambut. Karakteristik tanah gambut yang didapatkan dari  pengukuran  beberapa  parameter  fisis  yang  bisa sebagai  acuan  untuk  mendeteksi  tingkat  kerusakan
lahan gambut. Parameter fisis yang dianalisis adalah konduktivitas,  kelembapan,  temperatur,  serta  pH tanah gambut. Alat yang dirancang bisa dengan cepat mengkalkulasi besarnya parameter fisis tersebut dan selanjutnya  bisa  mengklasifikasikan  tanah  gambut tersebut dalam kondisi rusak atau tidak. Penelitian ini ingin menghadirkan inovasi dengan merancang suatu alat  yang  bisa  memberikan  beberapa  parameter sekaligus  dan  memberikan  gambaran  kondisi  tanah gambut sesuai dengan parameter fisis. Sistem ini akan sangat  membantu  para  ilmuan  serta  pihak-pihak terkait  untuk  mengidentifikasi  kerusakan  tanah gambut dengan mudah dan akurat. Pada penelitian ini ada  empat  parameter  fisis  yang  akan  diukur,  yaitu konduktivitas  tanah,  kelembaban  tanah,  temperatur tanah, dan pH tanah. Percobaan dilakukan terhadap empat  sensor  sesuai  dengan  parameternya,  namun supaya  lebih  efektif  maka  dicari  sensor  yang  dapat mengukur  beberapa  parameter.  Sesuai  dengan karakteristik  dan  data  sheetnya  maka  dipilih  dua sensor  yang  akan  digunakan.  Sensor  yang  dinilai memiliki  performa  yang  bagus,  seperti  keakuratan, kesensitifannya, dan ketahanan sensor dari noise dan getaran-getaran yang terjadi. Sensor tersebut adalah sensor  EC10  dengan  spesifikasi  penggunaan  untuk menganalisis konduktivitas tanah, kelembaban tanah, dan temperatur tanah. Sensor lainnya adalah sensor pH tanah

## METODE
Penelitian  alat  ukur  karakteristik  sifat  fisis tanah  gambut  terdiri  dari  beberapa  tahap  kegiatan yang  dilakukan  secara  berurutan.  Prosedur  pada penelitian ini  mengikuti tahapan kegiatan tersebut. Tahapan  kegiatan  pada  penelitian  ini  yaitu  survey pendahuluan,  perancangan  sistem  alat  ukur, perancangan  perangkat  keras  sistem,  perancangan perangkat lunak sistem, dan kalibrasi sistem dengan alat  ukur  standar.  Tahapan  selanjutnya  yaitu  sistem yang telah dirancang kemudian di lakukan pengujian. Pengujian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui ketelitian, ketepatan, dan kestabilan sistem alat ukur yang dibuat.
Perangkat  keras  pada  sistem  yaitu  rangkaian komponen  elektronika  yang  dirancang  dalam menjalankan  sistem.  Setiap  komponen  elektronika dirakit  dan  dirangkai  sesuai  dengan  rancangan  yang diinginkan. Skema rancangan perangkat keras sistem seperti Gambar 1.
Gambar 1. Skema Rancangan Perangkat Keras Sistem
Gambar  1  memperlihatkan  skema  perangkat  keras sistem.  Sampel  akan  dilakukan  pengukuran parameter fisis sesuai dengan sensor yang ada, sinyal keluaran  sensor  terhadap  sampel  akan  di  proses dengan  mikrokontroler  yang  hasilnya  ditampilkan oleh LCD. Perangkat keras yang dibuat adalah kotak rangkaian  dan  kedudukan  sensor,  serta  rangkaian elektronika sesuai dengan sistem yang dirancang.
Sensor konduktivitas yang digunakan pada penelitian ini yaitu sensor EC10 keluaran RS485. Sensor ini bisa digunakan  untuk  mendeteksi  tiga  parameter. Parameter  yang  bisa  dideteksi  sensor  ini  yaitu konduktivitas,  suhu,  dan  kelembaman.  Sensor  PH digunakan untuk mendeteksi
PH tanah.
Mikrokontroler  yang  digunakan  yaitu  Arduino Mega2560, dimana Arduino ini memiliki 54 pin input atau  output  (I/O)  digital  dan  16  pin  input  analog. Memori  yang  dapat  ditampung  oleh  Arduino  Mega 2560 adalah sebesar 256KB dengan SRAM 8KB dan EEPROM 4KB.
Sistem dibuat menggunakan Mikrokontroler Arduino Uno,  maka  perangkat  lunak  yang  dibuat menggunakan  program  yang  akan  ditanamkan  di Mikrokontroler Arduino Uno. Semua keluaran dari sensor  akan  dilakukan  pengolahan  sinyal  pada Mikrokontroler  Arduino  Uno.  Alur  pikir  dari perangkat  lunak  pada  sistem  ini  tergambar  pada Gambar 2.
Gambar 2. Alur Sistem Alat Ukur Karakteristik Sifat Fisis Tanah Gambut
Sensor Konduktifitas , kelembaman, dan suhu
Mikrokontroler Arduino Uno R3 Atmega328P Sampel Sensor PH LCD Mulai Inisialisasi Program Arduinor Sinyal masukan sensor pengolah sinyal sensor Proses  Data Tampil LCD Selesai
G ambar 2 menjelaskan alur sistem yang terdiri dari dua  macam  mekanisme  kondisi  kerja.  Mekanisme kerja yang pertama yaitu alat ukur akan mendeteksi parameter  fisis  dari  sensor,  dan  mekanisme  kedua yaitu  pengolahan  sinyal  keluaran  dari  sensor.  Hasil sinyal  dari  sensor  akan  diproses  melalui mikrokontroler.  Hasil  kualitas  tanah  yang  didapat dari  pengolahan  sinyal  pada  program  akan ditampilkan melalui LCD.
Pembuatan  alat  ukur  ini  terdiri  dari  pembuatan perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  dari  sistem. Perangkat  keras  alat  ukur  terdiri  dari  dua  bagian, yaitu  rangkaian  elektronika  dan  bagian  chasing  atau
tempat rangkaian elektronika tersebut. Perancangan dan  perakitan  rangkaian  elektronika  adalah  merakit semua  komponen  sesuai  dengan  skema  rangkaian yang dibuat. Komponen ini secara garis besar terdiri dari  sensor,  Arduino,  LCD,  dan  komponen elektronika lainnya. Seluruh komponen ini dirangkai sesuai  dengan  skema  rangkaian,  kemudian  baru dilakukan  pengujian  terhadap  keluaran  masing- masing  komponen.  Perangkat  keras  yang  dibuat selanjutnya  adalah  pembuatan chasing atau  tempat komponen  elektronika.  Pembuatan chasing dibuat dari bahan akrilik yang ukurannya disesuaikan dengan desain yang dibuat. Hasil dari pembuatan alat ukur ini seperti Gambar 3
Gambar 3. Alat Ukur Kualitas Tanah
Gambar  3  memperlihatkan  alat  ukur  kualitas  tanah yang  telah  di  rancang  dan  dibuat.  Sistem  alat  ukur karakteristik sifat fisis tanah gambut dirancang untuk menentukan  kualitas  tanah  gambut  berdasarkan parameter yang dideteksi oleh sensor. Alat ukur ini selanjutnya  dilakukan  observasi  untuk  menganalisis keluaran  pada  alat  ukur.  Observasi  ini  bertujuan untuk mencek apakah semua komponen telah bekerja sesuai dengan skema dan blok desain. Pada observasi ini,  LCD  pada  alat  ukur  telah  memperlihatkan parameter yang akan dilakukan pengukuran.
Pengujian  dilakukan  untuk  melihat  ketelitian  dan ketepatan dari sistem yang dirancang. Ketepatan  dari sistem  merupakan  tingkat  kesesuaian  atau  dekatnya suatu  hasil  pengukuran  terhadap  harga  sebenarnya. Nilai  ketepatan  sistem  didapatkan  dengan  cara membandingkan  hasil  dari  alat  ukur  yang  dibuat dengan hasil alat ukur standar. Ketelitian yaitu tingkat kesamaan data yang dilakukan secara berulang. Nilai ketelitian didapatkan dari pengukuran yang dilakukan dengan  alat  ukur  yang  dirancang  secara  berulang- ulang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hal yang pertama dilakukan yaitu menyelidiki fungsi transfer  dan  sensitivitas  dari  sensor.  Keluaran  dari sensor akan dikalibrasi dengan alat ukur standar, dari hasil kalibrasi tersebut akan didapatkan fungsi transfer dan sensitivitas sensor yang dipakai pada sistem. Tiap parameter  akan  diselidiki  karakteristiknya.    Sensor yang  dipakai  ada  2  jenis  yaitu  sensor  PH  tanah  dan sensor  sensor  EC10.  Pengujian  sensor  pH  sebagai
pendeteksi pH tanah dilakukan dengan membandingkan  pH  tanah  yang  terukur  terhadap tegangan  yang  dihasilkan  oleh  sensor.  pH  dijadikan sebagai input dan tegangan dijadikan sebagai output. Grafik  hubungan  antara  pH  tanah  dengan  tegangan yang dikeluarkan sensor pH seperti Gambar 4.
Gambar 4. Grafik hubungan pH dan Tegangan Keluaran Sensor
Gambar 4 menunjukkan fungsi transfer dari sensor. Fungsi transfer yang didapatkan menunjukkan bahwa sensitifitas  sensor  sebesar  -0,0139  mV/pH  dan tegangan offset sebesar 7,7851 V. Sensitifitas sensor bernilai  minus  dikarenakan  grafik  yang  menurun, grafik  menurun  ini  disebabkan  oleh  pH  berbanding terbalik  dengan  tegangan,  semakin  besar  pH  maka tegangan  semakin  kecil.  Nilai  regresi  linier  yang dihasilkan  mendekati  1  yaitu  sebesar  0.9552.  Nilai regresi  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  kelinieran sensor  baik  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  alat ukur pH tanah.
Pengujian  terhadap  sensor  EC10  dilakukan  pada parameter temperatur, konduktivitas dan kelembaban  Pengujian  sensor  EC10  sebagai pendeteksi  temperatur  tanah  dilakukan  dengan membandingkan  temperatur  tanah  yang  terdeteksi oleh  sensor  terhadap  tegangan  keluaran  sensor. Temperatur  dijadikan  sebagai  input  dan  tegangan dijadikan  sebagai  output.  Grafik  hubungan  antara temperatur  dan  tegangan  yang  dikeluarkan  sensor EC10 seperti Gambar 5.
Gambar 5. Grafik Hubungan Temperatur dan Tegangan Keluaran
Berdasarkan  Gambar  5  fungsi  transfer  yang didapatkan  menunjukkan  bahwa  sensitifitas  sensor sebesar 4,5157  mV/0C dan tegangan offset sebesar 78,079  mV.  Berdasarkan  Nilai  regresi  linier  yang dihasilkan  mendekati  1  yaitu  sebesar  0,9866.  Nilai regresi  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  kelinieran sensor sangat baik sehingga dapat digunakan sebagai alat  ukur  temperatur  tanah.  Grafik  yang  dihasilkan
linier,  semakin  besar  temperatur  yang  diberikan maka  semakin  besar  juga  tegangan  keluaran  yang dihasilkan.
Pengujian  konduktivitas  dilakukan  dengan  cara mengambil sampel dengan konsentrasi yang berbeda- beda  dalam  satuan  ppm,  pengujian  dilakukan sebanyak lima kali, kemudian dari kelima uji coba
tersebut  diambil  tegangan  keluaran  sensor  untuk dibandingkan  dengan  nilai  konduktivitas  meter.
Grafik  hubungan  antara  konduktivitas  dan  tegangan yang dikeluarkan sensor EC10 seperti Gambar 6
Gambar 6. Grafik Hubungan Konduktivitas dan Tegangan Keluaran
Berdasarkan  Gambar  6  fungsi  transfer  yang didapatkan  menunjukkan  bahwa  sensitifitas  sensor sebesar  1,1607    mV/ μ S/cm  dan  tegangan  offset sebesarr 143,92 mV. Berdasarkan Nilai regresi linier yang  dihasilkan  mendekati  1  yaitu  sebesar  0,9541. Nilai  regresi  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat kelinieran sensor sangat baik.
Pengujian  sensor  EC10  untuk  kelembaban  tanah dilakukan  dengan  melihat  perbandingan  antara tegangan  keluaran  pada  sensor  dengan  nilai kelembaban  tanah  pada  alat  ukur  pembanding
( Moisture  Meter ).  Pengujian  dilakukan  dengan memberikan  penambahan  volume  air  pada  tanah dengan variasi 10 mL hingga 100 mL yang bermassa sebesar  400  g.  Data  tegangan  keluaran  dari  sensor diambil  untuk  setiap  variasi  volume  air  dengan menggunakan  multimeter  digital.  Perubahan kelembaban tanah terjadi setiap penambahan volume air  pada  tanah.  Kenaikan  tegangan  keluaran  sensor kelembaban  tanah  terjadi  seiring  bertambahnya volume  air  sehingga  persentase  nilai  kelembaban tanah  juga  meningkat.  Hasil  hubungan  antara tegangan  keluaran  sensor  dengan  kelembaban  tanah terukur seperti Gambar 7.
Gambar 7. Hubungan antara tegangan keluaran dengan kelembaban tanah
Berdasarkan  Gambar  7  fungsi  transfer  yang didapatkan  menunjukkan  bahwa  sensitifitas  sensor sebesar 2,1017  mV/% dan tegangan offset sebesar 34,817  mV.  Berdasarkan  nilai  regresi  linier  yang dihasilkan  mendekati  1  yaitu  sebesar  0,9347.  Nilai regresi  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  kelinieran sensor sangat baik.
Penyelidikan yang dilakukan pada sistem alat ukur ini yaitu  menyelediki  ketepatan  dan  ketelitian  dari sistem.  sistem  kita  lakukan  pengukuran  langsung terhadap  parameter  yang  divariasikan  dan membandingkan  parameter  yang  terbaca  pada  LCD dengan hasil alat ukur standar. Data yang didapatkan seperti Tabel 1.

## Tabel 1. Ketepatan Sistem Alat Ukur
pH Konduktivitas Kelembaban Temperatur Alat Ukur Sistem Alat Ukur Standar Ketepatan Alat Ukur Sistem Alat Ukur Standar Ketepatan Alat Ukur Sistem Alat Ukur Standar Ketepatan Alat Ukur Sistem Alat Ukur Standar Ketepatan pH % μ S/cm % % % 0 C % 7 7,2 97,22 210,36 213 98,76
70 74 94,59 30 30,7 97,72 7 7,5 93,33 234,38 236 99,31
78 81 96,30 32 32,5 99,98 5,6 5,8 96,55 250,32 260 96,28
82 83 98,80 34 34,2 99,99 4,3 4,5 95,56 261 261,9 99,66 86 90 95,56 36 36,3 99,99 4 4,1 97,56 314 316 99,37 90 92 97,83 38 38,3 99,99 Rata-rata 96,04 Rata-rata 98,67 Rata-rata 96,61 Rata-rata 99,53
Dari  tabel  1  didapatkan  data  ketepatan  dari  sistem.
Dari data yang ada maka didapatkan kesalahan rata- rata  dari  sistem  adalah  berkisar  0,01%.  Persentase
ketepatan  rata-rata  yang  didapatkan  adalah  99,9%. Dari hasil persentase rata-rata tersebut maka sistem ini memiliki nilai ketepatan yang sangat baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam  perancangan  sistem  alat  ukur  terdiri  dari perancangan  perangkat  keras  dan  perancangan perangkat  lunak.  Perangkat  keras  dari  sistem mempunyai  beberapa  bagian  yaitu  kotak  tempat rangkaian  elektronika  dan  rangkaian  elektronika. Sensor  yang  digunakan  adalah  sensor  EC10  dan sensor  pH  tanah.  Sensor  EC10  bisa  mendeteksi kelembaban,  konduktivitas,  dan  temperatur  tanah. Perangkat  lunak  dari  sistem  yaitu  program  yang ditanamkan  pada  Arduino.  Desain  program  yang dibuat yaitu alat ukur bisa mendeteksi tiap parameter sensor.  Hasil  pengujian  dari  penelitian  ini  yaitu tingkat  sensitifitas  sensor  yang  digunakan  untuk parameter  pH,  temperatur,  konduktivitas,  dan kelembaban  masing-masing  adalah  0,0139  mV/pH, 4,5157  mV/0C, 1,1607  mV/ μ S/cm, dan 2,1017 mV/%. Hasil penelitian alat ukur tanah dapat bekerja baik  dan  alat  ini  memiliki  tingkat  akurasi  sebesar 99,9%.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian dan  Pengabdian  Masyarakat  Universitas  Jambi  yang memberikan  dukungan  dana  sehingga  penelitian  ini dapat dilaksanakan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Afentia.2019.  Dampak  Ekologi  Ekstraksi  Lahan Gambut. Penelitian Perkumpulan Save Our Borneo.
Hartatik,  Wiwik  Dkk.  2010.  Sifat  Kimia  dan  Fisik
Tanah Gambut. Balittanah.litbang.pertanian.go.id.  [diakses pada 26 Februari 2020] Irma, Wirdati. 2017. Pengelolaan Ekosistem Lahan Gambut dengan Mempertahankan
Biodiversitas Vegetasi Di Hilir DAS Kampar Riau Sumatera. Prosiding Seminar Nasional
Geografi UMS 2017: Surabaya.
Rahmatie  ,  Rizka.    2016.  Analisis  Nilai  Impedansi Listrik pada Daging Ikan Nila Berformalin. Jurnal Natural B, Vol. 3, No. 4. Sari, Mia Aminina Wulan. Hubungan Konduktivitas Listrik Tanah dengan Unsur Hara NPK dan
pH Pada Lahan Pertanian Gambut. PRISMA FISIKA, Vol. 7, No. 2 (2019), Hal. 55 – 62. Suharjono, A., Rahayu L.N., dan Afwah, R. (2015) . Aplikasi  Sensor  Flow  Water  untuk Mengukur  Penggunaan  Air  Pelanggan
Secara Digital Serta Pengiriman Data Secara Otomatis  Pada  PDAM  Kota  Semarang.
Jurnal  Tele,  Vol.13  No.  1,  Politeknik Negeri Semarang.
Wosten JHM and HP Ritzema. 2002. Challenges in Land and Water Management for Peatland Development  in  Sarawak.  In:  JO.  Rieley, and  SE.  Page,  with  B.  Setiadi,(Eds.), Peatlands  for  People:  Natural  Resource Functions  and  Sustainable  Management, Proceedings of the International Symposium on Tropical Peatland, 22-23 August 2001, Jakarta,  Indonesia.  BPPT  and  Indonesian Peat Association.