EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 89 – 97
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39647

## PERANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK HYBRID DENGAN TENAGA SURYA DAN TENAGA MIKROHIDRO
Erik Agustian Yulanda 1 , Joko Tri Susilo 2 , Agi Tama 3 , Sunardi 4 , Dony Agus Prakoso 5 , Ahmad Yanuar 6
1,2,3,4,5,6 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Pamulang 1,2,3,4,5,6 Jalan Raya Puspiptek, Buaran, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, Indonesia
1 dosen02636@unpam.ac.id
2 dosen02636@unpam.ac.id
3 dosen02635@unpam.ac.id
4 dosen00856@unpam.ac.id
5 donyagusprakoso17@gmail.com
6 ahmadyanuar060199@gmail.com
INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK diajukan  : 24-05-2024 revisi : 31-05-2024 diterima  : 04-06-2024 dipublish  : 30-06-2024 Salah  satu  upaya  menghadirkan  energi  listrik  di  daerah  terpencil adalah dengan memanfaatkan potensi alam yaitu radiasi matahari dan  aliran  air,  sehingga  perancangan  pembangkit  listrik  hybrid berbasis  tenaga  surya  dan  mikrohidro  menjadi  tepat  untuk dilakukan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merancang  sistem pembangkit  listrik  hybrid  yang  optimal  dengan  memanfaatkan masing-masing  sumber  energi.  Metode  perancangan  meliputi analisis  potensi  radiasi  matahari  dan  aliran  air  sungai,  pemilihan komponen  utama  dan  desain  sistem.  Hasil  pengukuran  dalam rentang tujuh hari menunjukan rata-rata intensitas cahaya 5106 lux dan  rata-rata  kecepatan  aliran  air  sebesar  9,49  m/s.  Berdasarkan hasil  pengujian  sistem  menunjukan  daya  PLTS  sebesar  110,27 Watt dan daya PLTMH 170,09 Watt, sehingga total energi sebesar 280,36  Watt  (0,280  kW).  Disimpulkan  bahwa  penerapan pembangkit  listrik  hybrid  dengan  tenaga  surya  dan  tenaga mikrohidro di daerah terpencil memiliki potensi besar.
Kata Kunci: Pembangkit listrik hybrid; tenaga surya, tenaga mikrohidro; energi terbarukan
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 89 – 97
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39647

## ABSTRACT
Efforts to provide electrical energy in remote areas are by utilizing available  natural  potential  such  as  solar  radiation  and  water  flow rates, so that designing a hybrid power plant based on solar power and  micro  hydro  becomes  appropriate.  This  research  aims  to design an optimal hybrid power generation system by utilizing each energy  source.  The  design  method  includes  analysis  of  potential solar radiation and river water flow, selection of main components and  system  design.  The  measurement  results  over  a  period  of seven  days  show  an  average  light  intensity  of  5106  lux  and  an average  water  discharge  of  9,49  m/s.  Based  on  system  test results, the PLTS power is 110.27 Watts and the PLTMH power is 170.09  Watts,  so  the  total  energy  is  280.36  Watts  (0.280  kW).In conclusion, the application of hybrid power plants with solar power and micro hydro power in remote areas has great potential.
Keywords: Hybrid power plant; solar power; micro hydro power; renewable energy

## PENDAHULUAN
Listrik  sebagai  energi  yang  sangat dibutuhkan  bagi  peralatan  listrik  dalam kehidupan sehari hari, baik untuk penerangan (lampu), energi gerak (motor), pemanas dan pendingin, industri, transportasi  dan  lain  lain.  Energi  listrik dapat  dihasilkan  dari  berbagai  sumber energi  alam,  seperti  batu  bara,  minyak bumi,  matahari,  air,  nuklir,  panas  bumi, uap  dan  lainnya  (Ridlo  Rosyid,  2020). Indonesia sebagian besar energi listriknya dihasilkan dari bahan bakar fosil, namun  bahan  bakar  fosil  kapasitasnya terbatas, sehingga penggunaanya memerlukan  perhitungan  yang  cermat agar  tidak  cepat  habis  (Setyono  et  al., 2021).
Salah  satu  upaya  untuk  mendukung ketahanan energi nasional adalah dengan cara  mengembangkan  energi  terbarukan misalnya energi angin, matahari, geothermal,  gelombang  air  laut  dan sebagainya  (Adzikri,  2017).  Pemanfaatan energi  baru  terbarukan  tidak  mencemari lingkungan,  tidak  berkontribusi  terhadap pemanasan  global  dan  perubahan  iklim,
karena  energi  yang  didapatkan  berasal dari  proses  alam  yang  berkelanjutan, seperti  sinar  matahari,  air,  biofuel,  dan geothermal  tanpa  perlu  membakar  bahan bakar  fosil  seperti  batu  bara,  gas  alam, dan minyak bumi (Kumar et al., 2019).
Matahari menyinari Indonesia sepanjang  tahun,  matahari  menyediakan energi  yang  bisa  dimanfaatkan  sebagai energi  baru  terbarukan  dan  energi  yang dihasilkan  matahari  ketersediaannya  tidak akan  habis.  Salah  satu  alat  yang  dapat memanfaatkan  energi  matahari  adalah Panel  surya.  Panel  surya  dapat  merubah energi  cahaya  matahari  menjadi  energi listrik, Pembangkitan listrik yang dihasilkan oleh panel surya berupa arus searah atau DC  ( Direct  Current )  dan  dapat  disimpan ke  baterai  atau  aki.  Untuk  penggunaan alat  rumah  tangga,  diperlukan  inverter yang  mengubah  arus  searah  atau  DC menjadi arus bolak-balik atau AC ( Alternating  Current ),  karena  peralatan rumah tangga menggunakan sumber arus bolak-balik atau AC (Dwisari et al., 2023).
Tidak hanya potensi radiasi matahari yang  dapat  dimanfaatkan  di  Indonesia,
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 89 – 97
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39647
Indonesia  juga  memiliki  potensi  besar dalam  pemanfaatan  energi  air  karena Indonesia  memiliki  banyaknya  sungai  dan aliran air, potensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) menjadi sangat menjanjikan. PLTMH memanfaatkan aliran air  untuk  menggerakkan  turbin  yang kemudian  menghasilkan  listrik  (Palintin  et al., 2020).
Pengembangan  pembangkit  listrik hybrid  dengan  tenaga  surya  dan  tenaga mikrohidro  menjadi  salah  satu  solusi efektif untuk bisa saling menutupi keterbatasan  dari  masing-masing  sumber energi  jika  digunakan  secara  terpisah. Perancangan  sistem  pembangkit  listrik hybrid  bertujuan  untuk  mengoptimalkan dari  kedua sumber  energi,  dimana tenaga surya  dapat  beroperasi  pada  siang  hari, sedangkan tenaga mikrohidro dapat beroperasi  sepanjang  waktu  selama  ada aliran  air  yang  cukup,  analisis  sistem meliputi  potensi  radiasi  matahari  dan aliran  air  sungai,  pemilihan  komponen utama serta desain sistem.

## TEORI

## Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid
Sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga Hybrid (PLTH)  merupakan  sistem  yang menggabungkan  beberapa  sumber  energi untuk  memasok  energi  listrik  ke  beban. Salah  satu  contoh  sumber  energi  yang dikombinasikan  adalah  sumber  energi matahari  dan  energi  air,  dimana  kedua sumber energi listrik akan bekerja secara  bergantian . Pemanfaatan  PLTH adalah meningkatkan produksi listrik untuk tercapainya sebuah efisiensi dalam berbagai  hal  dan  tentunya  diharapkan tidak  akan  menimbulkan  polusi  dampak lingkungan yang berbahaya bagi
pengguna  maupun  masyarakat  sekitar lingkungan (Tamtama et al., 2021).

## Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Pembangkit  listrik  tenaga  surya (PLTS)  adalah  pembangkit  listrik  yang memanfaatkan  radiasi  cahaya  matahari untuk  dikonversi  menjadi  energi  listrik. Energi  listrik  yang  dihasilkan  oleh  PLTS adalah listrik DC, listrik DC yang dihasilkan dapat digunakan secara langsung  oleh  beban  DC,  atau  disimpan terlebih  dahulu  dalam  baterai  yang  diatur oleh Solar Charge Controller (SCC). Untuk dapat digunakan oleh beban AC diperlukan inverter untuk  mengkonversi listrik DC menjadi AC (Subandi & Suyanto, 2020).

## Gambar 1. Sistem PLTS

## Turbin
Turbin  adalah  penggerak  dalam sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air (PLTA),  turbin  dapat  menggerakan  poros generator  dalam  sumbu  vertikal  ataupun horizontal.  Turbin  air  dapat  dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu: yaitu tipe impuls dan reaksi, tipe impuls memanfaatkan tumbukkan  air  untuk  memutarkan  rotor generator, sedangkan turbin reaksi memanfaatkan  tekanan  atau  momentum
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 89 – 97
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39647
air  yang  mendorong  ujung  baling-baling turbin  yang  kemudian  menggerakan  rotor (Wardianto et al., 2021) .
Gambar 2. Turbin Pelton

## Generator DC
Penggunaan generator perlu
memperhitungkan  debit  air  yang  tersedia, dengan  debit  air  yang  kecil  maka  akan lebih  efisien  jika  menggunakan  generator DC  dibandingkan  dengan  generator  AC (Dwi Putra et al., 2022).

## Tabel 1. Tabel Spesifikasi Generator DC
Model R9-550E Voltage(V) 180-240V Amp(A) < 3 P/N SN15 Speed 300- 1500RPM Power(W) 550 Frequency 50-60Hz
Pengukuran  Debit  dengan  Cara  Apung (float area Method)
Dengan menggunakan metode apung  maka  kecepatan  aliran  air  dapat dihitung  dengan  mengukur  kecepatan pelampung, luas penampang lebar saluran dan  kedalaman  saluran  dan  koefisien pelampung (Febriani et al., 2023).
𝑄 = 𝐴 . 𝑘 . 𝑉 𝑝 (1)
Dimana :
Q   = debit (m 3 /det)
Vp = kecepatan pelampung (m 3 /det)
A   = luas penampang basah sungai (m 2 )
K   = koefisien pelampung

## METODOLOGI

## Perancangan Alat
Tahap  pertama  yang  dilakukan untuk  perancangan  Pembangkit  Listrik Hybrid Tenaga  Surya  dan  Mikrohidro adalah dengan pembuatan kerangka yang dapat  digunakan  secara  portabel  agar mudah  untuk  berpindah  mencari  sumber energi yang optimal.
Gambar 3. Desain kerangka pembangkit
Gambar  3.  menunjukan  desain pembangkit  listrik  hybrid,  Panel  surya ditunjukan  oleh  nomor  1  berada  pada bagian atas dengan ukuran panjang 98 cm x lebar 68 cm, panel surya yang dirancang dapat diputar empat arah untuk mendapatkan radiasi matahari yang optimal.  Bagian  yang  ditunjukan  oleh nomor 2 adalah box panel dengan ukuran 50  cm  x  40  cm  x  20  cm,  box  panel digunakan untuk menempatkan komponen pendukung  yaitu:  SCC,  MCB,  Watt  meter dan Inverter.
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 89 – 97
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39647
Posisi  baterai/ accu ditunjukan  oleh nomor 3, baterai yang digunakan berukuran panjang 33 cm x Lebar 12,5 cm dengan  kapasitas  45Ah/12V,  nomor  4 adalah turbin yang terbuat dari velg motor ukuran  17  inci  dengan  18  baling-baling turbin  yang  terbuat  dari  ½  pipa  PVC dengan ukuran 4 inci.
Kerangka  bagian  vertikal  ditunjukan oleh nomor 5 dapat diatur untuk menyesuaikan  ketinggian  air  mulai  dari 177  cm  hingga  ketinggian  maksimal  217 cm,  serta  nomor  6  menunjukan  kerangka bawah  dengan  ukuran  panjang  40  x  lebar 80 cm.

## Skema Rangkaian Keseluruhan Sistem
Gambar 4. Skema sistem tenaga hybrid PLTS dan

## PLTMH
Gambar  4.  menunjukan  skema pengkabelan  pembangkit  listrik  hybrid, dimana panel surya  dihubungkan ke MCB dan Watt meter DC untuk mengukur daya yang dihasilkan oleh panel surya, kemudian  daya  yang  dihasilkan  disimpan kedalam  baterai  yang  dikendalikan  oleh Solar  Charge  Controller (SCC),  skema generator  DC  dirancang  sama  dengan
skema  panel  surya,  yaitu  dihubungkan  ke MCB, Watt  meter  DC ,  SCC  dan  Baterai, agar  daya  yang  disimpan  pada  baterai dapat  digunakan  oleh  beban  listrik  AC maka  baterai  dihubungkan  ke  inverter kemudian  menuju  MCB  dan  beban  listrik AC.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Potensi Energi Air
Gambar 5. Hasil pengukuran kecepatan air
Gambar  5.  menunjukan  grafik  data hasil  pengukuran  kecepatan  air  rata-rata tiap  jam  selama  tujuh  hari.  Setiap  hari dilakukan  pengamatan  mulai  pukul  09.00 WIB  sampai  dengan  pukul  16.00  WIB, dengan  interval  pencatatan  adalah  satu jam. Hasil pengamatan menunjukan
bahwa pengukuran laju air irigasi diperoleh  rata  rata  9,49  m/s.  dalam pengamatan  laju  aliran  air  sebagaimana terlihat  pada  grafik  bahwa  laju  aliran tertinggi  terjadi  pada  pukul  10.00  WIB yaitu  sebesar  10,26  m/s.  Laju  aliran  air terendah  diperoleh  pada  pukul  12.00  WIB yaitu sebesar 8,92 m/s.
⁺ 9.90 10.26 9.13 8.92 9.48 9.21 9.45 9.60 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 Ke ce p at an (m /s ) Waktu
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 89 – 97
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39647
Gambar 6. Hasil pengukuran debit air
Gambar  6.  menunjukan  grafik  debit aliran  air  yang  diamati  selama  tujuh  hari dengan  perhitungan  menggunakan  rumus debit  air,  debit  air  dihitung  berdasarkan data  yang  sudah  didapatkan  pada  luas penampang  basah  0,67  m 2 dikalikan dengan laju kecepatan air m/det. Debit air tertinggi  dihasilkan  pada  pukul  10.00  WIB yaitu  sebesar  6,87  m 3 /s,  dan  debit  air terendah  terjadi  pada  pukul  12.00  WIB sebesar 5,98 m 3 /s, dan nilai debit rata-rata adalah 6,36 m 3 /s.
Analisis  rotasi  turbin  dan  daya  yang dihasilkan  perlu  dilakukan  untuk  melihat kesesuaian  dengan  spesifikasi  turbin, dengan  diameter  turbin  17  inci  (0.43  m) dan  kecepatan  aliran  air  tertinggi  10,26 m 2 /s, maka rotasi turbin dapat diperkirakan dengan perhitungan berikut:
𝑁 = 60 𝑣 𝐷 𝜋 = 60 𝑥 10.26 0.43 𝑥 22 7 = 455.52 𝑅𝑃𝑀
Daya  dihitung  secara  proporsional berdasarkan spesifikasi turbin DC:
𝐷𝑎𝑦𝑎 = 𝑅𝑃𝑀 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 − 300 1500 − 300 𝑥 550 𝐷𝑎𝑦𝑎 = 455.52 − 300 1200

## 𝑥 550 = 71.28 𝑊
Pada kondisi saat aliran air terendah yaitu  8,92  m 2 /s,  rotasi  turbin  dan  daya dapat  diperkirakan  dengan  perhitungan berikut:
𝑁 = 60 𝑣
𝐷 𝜋 = 60 𝑥 8.92
0.43 𝑥 22 7 = 396.05 𝑅𝑃𝑀
𝐷𝑎𝑦𝑎 = 𝑅𝑃𝑀 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 − 300 1500 − 300 𝑥 550 𝐷𝑎𝑦𝑎 = 396.05  − 300 1200 𝑥 550 = 44.01 𝑊
Dapat  disimpulkan  bahwa  potensi aliran air cukup untuk menggerakan turbin dan menghasilkan daya listrik, selanjutnya perlu  dilakukan  perhitungan  aliran  air minimal dan maksimal.
Rotasi  minimal  agar  menghasilkan daya  yaitu  300  RPM,  maka  kecepatan aliran air yang dibutuhkan yaitu:
𝑣 min = 𝑁𝐷𝜋 60 = 300 𝑥 0.43 𝑥 22 7 60 = 6.76 𝑚 𝑠 Rotasi turbin berlebih dapat mengakibatkan
beberapa dampak misalnya  penurunan  efesiensi,  panas berlebih, overloading ,  hingga  kerusakan mekanis  turbin.  Maka  penting  untung memperkiranakan  kecepatan  aliran  air maksimal yang diperbolehkan.
𝑣 𝑚𝑎𝑥 = 𝑁𝐷𝜋 60 = 1500𝑥0.43𝑥 22 7 60 = 33.79 𝑚 𝑠

## Analisis Potensi Radiasi Matahari
Gambar 7. Hasil pengukuran intensitas Cahaya
6.63 6.87 6.11 5.98 6.35 6.17 6.33 6.43 5.50 6.00 6.50 7.00 De b it Air (m 3 /s ) Waktu
3572 4063 5934 7423 7537 5934 4107 2282 0 2000 4000 6000 8000 In ten sita s Cah ay a (Lu x) Waktu
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 89 – 97
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39647
Gambar  7.  menunjukan    intensitas
cahaya surya tertinggi pada saat pengamatan terjadi pada pukul 13.00 WIB yaitu sebesar 7537 Lux. Intensitas cahaya surya  pada  jam  berikutnya  mengalami penurunan hingga akhir waktu pengamatan yaitu sebesar 2282 Lux. Dan nilai  rata-rata  intensitas  cahaya  selama pengamatan dalam tujuh hari adalah 5106 Lux.
Penelitian menggunakan Panel
Surya  dengan  kapasitas  120  Watt-peak, dengan  luas  penampang  sel  surya  yaitu 0,66  m 2 ,  dan  efisiensi  sel  surya  adalah 0,21%,  maka  dengan  data  intensitas cahaya  matahari  yang  sudah  diamati selama  tujuh  hari  dengan  nilai  rata-rata 5106 Lux = 40,337 W/m 2 . maka diperkirakan  besaran  daya  yang  akan dihasilkan  Panel  Surya  tersebut  adalah 0,66  m 2 x  0,21%  x  40,337  w/m 2 =  5,59 Watt.

## Pengujian Alat
Gambar 8. Proses uji coba alat
Uji coba dilakukan dalam waktu satu hari  selama  8  jam,  data-data  yang dihasilkan digunakan sebagai pembanding dengan  perhitungan  manual  daya  yang dapat dihasilkan.
Tabel 2. Hasil Uji Coba PLTS
Waktu PLTS Intensitas Cahaya (Lux) Arus (A) Tegangan (V) Daya (Watt) 09:00 3870 0,97 13,20 12,80 10:00 2978 0,88 13,14 11,56 11:00 4492 0,97 13,67 13,25 12:00 6980 1,15 14,09 16,20 13:00 7689 1,33 13,47 17,91 14:00 5432 1,02 13,42 13,68 15:00 4421 0,97 13,54 13,13 16:00 3490 0,90 13,05 11,74 Tabel 3. Hasil Uji Coba PLMH Waktu PLTS Debit Air (m 3 /s) Arus (A) Tegangan (V) Daya (Watt) 09:00 1,22 1,45 13,80 20,01 10:00 1,46 1,62 13,60 22,03 11:00 1,19 1,44 13,95 20,08 12:00 1,25 1,57 13,68 21,47 13:00 1,25 1,57 13,65 21,43 14:00 1,3 1,61 13,74 22,12 15:00 1,38 1,69 13,56 22,91 16:00 1,21 1,44 13,92 20,04
Gambar 9. Daya yang dihasilkan
Gambar  9.  Menunjukan  bahwa Potensi energi aliran air terlihat lebih besar dalam  menghasilkan  daya,  dikarenakan saat  penelitian  sudah  memasuki  musim penghujan  sehingga  nilai  potensi  energi cahaya  matahari  lebih  rendah  dibanding potensi  energi  aliran  air,  daya  yang dihasilkan panel surya terdapat penurunan pada  pukul  10.00  dikarenakan  cuaca
12.8 11.56 13.25 16.2 17.91 13.68 13.13 11.74 20.01
22.03 20.08 21.47 21.43 22.12
22.91
20.04 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 Day a (W) PLTS PLTMH
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 89 – 97
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39647
berawan,  dan  pada  pukul  14.00  hingga pukul 16.00 cuaca kembali berawan.
Daya  yang  dihasilkan  oleh  PLTS adalah  sebesar  110,27  Watt,  dan  Daya yang  dihasilkan  oleh  PLTMH  adalah 170,09  Watt.  Dengan  asumsi  bahwa  jam operasional rata-rata dari kedua pembangkit  adalah  delapan  jam.  Maka dapat  energi  dapat  dihitung  sebagai berikut:
Energi PLTS = Daya PLTS x waktu =110,27 Watt x 8 jam
= 882,16 Watt
Energi PLTMH  = Daya PLTMH x waktu = 170,09 Watt x 8 jam = 1.360,72 Watt Total = Energi PLTS + Energi PLTMH
= 882,16 Watt + 1.360,72 Watt
=  2.242,88 Watt
Selanjutnya  menghitung  daya  gabungan dengan perumusan Energi gabungan:
Daya gabungan = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝐺𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑚 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 2.242,88 8 𝐽𝑎𝑚

## = 280,36 𝑊𝑎𝑡𝑡
Maka  dalam  satu  hari  dengan  waktu pengujian selama delapan jam didapatkan nilai besaran daya dari gabungan pembangkit hybrid sebesar  280,36  Watt atau 0,280 kW.

## KESIMPULAN
Analisis potensi alam pada lokasi pengujian  dalam  rentang  tujuh  hari  yaitu menunjukan  rata-rata  intensitas  cahaya 5106 lux dan rata-rata kecepatan aliran air sebesar  9,49  m/s.  Hasil  pengujian  sistem menunjukan  daya  PLTS  sebesar  110,27 Watt  dan  daya  PLTMH  170,09  Watt, sehingga total energi sebesar 280,36 Watt
(0,280 kW). Disimpulkan
bahwa
penerapan pembangkit listrik hybrid
dengan tenaga surya dan tenaga
mikrohidro  di  daerah  terpencil  memiliki potensi besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adzikri, F. (2017). Strategi Pengembangan Energi  Terbarukan  Di  Indonesia. JURNAL ONLINE MAHASISWA (JOM)  BIDANG  TEKNIK  ELEKTRO , 1 (1).
Dwi Putra, A., Syaifullah, A., Saputra, Z., & Manufaktur  Negeri  Bangka  Belitung,
P. (2022).
UJI PERFORMA
GENERATOR MIKROHIDRO DC ELEKTRIK  DALAM  PEMANFAATAN EFISIENSI ENERGI PADA HIDROPONIK  SISTEM  NUTRIENT FILM TECHNIQUE. Prosiding Seminar  Nasional  Inovasi  Teknologi Terapan , 2 (01), 45 –51. https://doi.org/10.15575/2966
Dwisari,  V.,  Sudarti,  S.,  &  Yushardi,  Y.
(2023).  PEMANFAATAN  ENERGI MATAHARI:  MASA  DEPAN  ENERGI TERBARUKAN. OPTIKA: Jurnal Pendidikan  Fisika , 7 (2),  376 –384. https://doi.org/10.37478/OPTIKA.V7I 2.3322
Febriani, R. A., Budiman, J., Setiawan, H.,
Sani,  A.  F.,  Manufaktur,  T.  R.,  & Manufaktur  Bandung,  P.  (2023).
INSTALASI DAN ANALISIS PARAMETER  KECEPATAN  PUTAR TURBIN  ARCHIMEDES  DI  DESA SUKAMANDI. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 6 (3), 692 –699.
https://doi.org/10.24198/KUMAWULA .V6I3.44852
Kumar,  L.,  Hasanuzzaman,  M.,  &  Rahim,
N.  A.  (2019).  Global  advancement  of solar thermal energy technologies for industrial  process  heat  and  its  future prospects: A review. Energy Conversion  and  Management , 195 ,
885 –908.
https://doi.org/10.1016/J.ENCONMA N.2019.05.081
Palintin, D., Patandianan, E. A., Bawan, E.
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 89 – 97
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39647
K.,  &  Palintin,  A.  D.  (2020).  Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)  di  Kabupaten  Pegunungan Arfak. Igya  Ser  Hanjop:  Jurnal Pembangunan  Berkelanjutan , 2 (1),
11 –24.
https://doi.org/10.47039/ISH.2.2020.1
1-24
Ridlo  Rosyid,  A.  H.  (2020).  Model  Energi Indonesia,  Tinjauan  Potensi  Energi Terbarukan  untuk  Ketahanan  Energi di Indonesia: Sebuah Ulasan. ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1). https://doi.org/10.57084/ANDASIH.V1
I1.374
Setyono,  A.  E.,  Fajar,  B.,  &  Kiono,  T.
(2021).  Dari  Energi  Fosil  Menuju Energi  Terbarukan:  Potret  Kondisi Minyak  dan  Gas  Bumi  Indonesia Tahun  2020 –  2050. Jurnal  Energi Baru Dan Terbarukan , 2 (3), 154 –162.
https://doi.org/10.14710/JEBT.2021.1
1157
Subandi,  S.,  &  Suyanto,  M.  (2020).
Pemasangan Solar Cell Untuk Setrika Listrik  Pada  Usaha  Sonic  Loundry Condong Catur. ERA ABDIMAS , 4 (2),
8 –17. https://stmikelrahma.e- journal.id/ABDIMAS/article/view/63 Tamtama, Y., Wahyuono, S., &
Andriawan,  A.  H.  (2021).  Rancang Bangun  Pembangkit  Listrik  Tenaga Hybrid  Gelombang  Air  Laut  Dengan Tenaga  Angin  untuk  Suplay  Listrik  di Daerah  Pantai. El  Sains :  Jurnal
Elektro ,
2 (2). https://doi.org/10.30996/ELSAINS.V2 I2.4773
Wardianto,  D.,  Anwar,  I.,  &  Afdal.  (2021).
Torque  and  Power  Testing  of  the Pelton  Turbine. Jurnal  Teknik  Mesin ,
11 (1), 19 –25.
https://doi.org/10.21063/JTM.2021.V1
1.I1.19-25.