## DETERMINATION OF TERMINAL VELOCITY AND FLUID VISCOSITY USING FALLING BALL VISCOMETER WITH VIDEO TRACKER APLICATION

## Naila Hilmiyana Syifa, Hartono, Sulhadi
Pendidikan Fisika, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, nailahilmiyanasyifa@students.unnes.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kecepatan terminal dan koefisien viskositas fluida menggunakan viskometer bola  jatuh berbantuan aplikasi  video tracker. Kecepatan  terminal didapatkan  dengan  memvideokan  bola  jatuh  ke  dalam  tabung  sepanjang  115  cm  dan berdiameter 5 cm yang telah diisi fluida kemudian video dianalisis dengan aplikasi tracker. Fluida yang digunakan adalah oli SAE 20W-50 dan gliserin. Bola yang dijatuhkan ke dalam fluida ada tiga jenis yaitu bola I, II, dan III yang masing-masing berdiameter 1,09 cm, 1,56 cm, dan 1,57 cm. Setelah kecepatan terminal bola diketahui, koefisien fluida diperoleh dengan menggunakan prinsip hukum Stokes. Kecepatan terminal bola I, II, dan III di dalam oli SAE 20W-50 secara berturut-turut adalah 0,247 m/s, 0,250 m/s, dan 0,187 m/s, adapun kecepatan terminal  bola  I,  II,  dan  III  di  dalam  gliserin  adalah  0,092  m/s,  0,090  m/s,  dan  0,065  m/s. Koefisien viskositas rata-rata oli SAE 20W-50 dan gliserin masing-masing adalah 0,834 Ns/m 2 dan 1,807 Ns/m 2 .

## Abstract
The purpose of this study is to determine the terminal velocity and fluid viscosity using falling ball viscometer with video tracker application. The terminal velocity is obtained by videoing the ball falling into a tube 115 cm long and 5 cm in diameter which has been filled with fluid and then the video is analyzed using tracker application. The fluids used are oil SAE 20W-50 and glycerin. The balls used are namely as balls I, II, and III with diameters of 1,09cm, 1,56cm, and 1,57cm. Once the terminal velocity of the sphere is known, the fluid viscosity is obtained by using Stokes law principle. The terminal velocities of balls I, II, and III in oil SAE 20W-50 are 0.247m/s,  0.250m/s, and 0.187m/s, while the terminal  velocities of balls in glycerin  are 0.092m/s, 0.090m/s, and 0.065m/s. The average fluid viscosity of oil SAE 20W-50 and glycerin are 0,834Ns/m 2 and 1,807Ns/m 2 .
Kata kunci: kecepatan terminal; koefisien viskositas; viskometer bola jatuh; aplikasi video tracker

## Pendahuluan
Kualitas  pendidikan  yang  baik  dapat  tercapai dengan  menciptakan  proses  pembelajaran  yang efektif.  Pembelajaran  fisika  yang  efektif  dapat diperoleh dengan penggunaan media pembelajaran yang tepat. Ada banyak jenis media pembelajaran, salah  satunya  adalah  alat  praktikum.  Alat praktikum  fisika  berfungsi  untuk  memberikan kepastian  dan  memverifikasi  suatu  teori,  kaidah, prinsip, konsep atau hukum fisika, selain itu juga berfungsi  untuk  menguatkan  informasi  (Sarjono, 2018). Pentingnya alat praktikum dalam pembelajaran fisika terkendala dengan ketersediaan alat di laboratorium dan keterampilan menggunakan alat dengan tepat.
Alat  praktikum  diperlukan  sebagai  penunjang proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran
dapat  tercapai.  Tujuan  pembelajaran  fisika  di sekolah  menengah  atas  diantaranya  adalah memahami sifat-sifat fluida statis. Salah satu sifat fluida  statis  yaitu  memiliki  koefisien  viskositas yang berbeda-beda. Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Pada zat cair, viskositas dihasilkan  oleh  gaya  kohesi  antara  molekul  zat cair. Adapun pada zat gas, viskositas timbul akibat tumbukan  antar  molekul  gas  (Manurung  & Sudrajad, 2018).
Praktikum  viskositas  dapat  melatih  keterampilan menggunakan  alat  ukur  fisika  serta  dapat meningkatkan pemahaman konsep yang dikemukakan  oleh  Sir  Goerge  Stokes  yang  telah menemukan  Hukum  Stokes.  Hukum  Stokes berbunyi: “bila sebuah bola bergerak dalam suatu fluida  yang  diam  terhadap  bola  itu,  maka  akan
Jurnal Pendidikan Fisika Vol. 10 No. 2
bekerja  gaya  gesekan  yang  arahnya  berlawanan dengan arah gerak bola”. Ketika bola dijatuhkan ke dalam  fluida,  mulanya  bola  mendapat  percepatan gravitasi,  namun  setelah  beberapa  saat  bola  akan bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan ini merupakan  kecepatan  akhir  bola  atau  disebut dengan  kecepatan  terminal.  Kecepatan  terminal terjadi pada saat gaya berat bola sama dengan gaya apung ditambah gaya  gesekan fluida (Putri et al., 2013).
Hukum  Stokes  menjadi  dasar  untuk  menghitung viskositas  fluida  menggunakan  viskometer  bola jatuh.  Syarat-syarat  berlakunya  hukum  Stokes, yaitu  (a)  ruang  fluida  terbatas,  (b)  tidak  ada turbulensi di dalam fluida, dan (c) kecepatan bola tidak besar sehingga aliran masih linier (Susanti & Asmoro, 2019).
Prinsip pengukuran viskometer  bola  jatuh adalah mengukur waktu tempuh bola pejal yang dijatuhkan  secara  vertikal  dalam  sebuah  tabung gelas  yang  berisi  cairan  dalam  keadaan  diam. Pengukuran waktu tempuh secara manual dengan stopwatch dapat menyebabkan kesalahan paralaks (Putri  et  al.,  2013). Oleh  karena  itu  diperlukan suatu metode praktikum yang dapat meminimalisir kesalahan paralaks, salah satunya dengan menggunakan  aplikasi  video  tracker.  Dengan menggunakan  aplikasi  video  tracker  ketelitian hasil dapat ditingkatkan karena pengambilan data yang  mudah  (Oktova  &  Diana,  2013)  dan  dapat meningkatkan keakuratan (Marliani et al., 2015).
Tracker adalah alat pemodelan dan analisis video gratis  yang  dibangun  di  atas  kerangka  kerja  Java Open Source Physics (OSP). Tracker ini dirancang untuk  digunakan  dalam  pendidikan  fisika. Pemodelan  video  tracker  merupakan  cara  yang ampuh  untuk  menggabungkan  video  dengan pemodelan  komputer  (Mukharomah et al.,  2021). Tracker  dapat  melacak  posisi,  kecepatan,  dan percepatan secara otomatis. Aplikasi tracker dapat diunduh dengan mengakses https://physlets.org/tracker/ .
Pentingnya  mempelajari  sifat-sifat  gerak  pada fluida  kental  salah  satunya  adalah  bagaimana memvisualisasikan  proses-proses  gerak  sehingga dapat  membuat  peserta  didik  tertarik  dan  konsep fisika.  Sementara  pemahaman  tentang  perilaku
gerakan  bola  dalam  cairan  kental  jelas  penting dalam aplikasi dunia nyata (Eso et al., 2017).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini bertujuan  untuk  menentukan  kecepatan  terminal bola dan koefisien viskositas fluida menggunakan viskometer  bola  jatuh  berbantuan  aplikasi  video tracker.

## Metode
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  metode eksperimen  yang  bertujuan  untuk  kecepatan terminal  bola  dan  koefisien  viskositas  fluida menggunakan  viskometer  bola  jatuh  berbantuan aplikasi  video  tracker.  Aplikasi  video  tracker digunakan untuk menganalisis video bola jatuh ke dalam  fluida  sehingga  diperoleh  data  posisi terhadap  waktu  dan  kecepatan  terhadap  waktu. Data  tersebut  disajikan  dalam  bentuk  grafik sehingga dapat ditentukan kecepatan terminal bola dengan  melihat  nilai  kecepatan  yang  sering muncul.
Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan viskometer  bola  jatuh  berbantuan  aplikasi  video tracker adalah tabung akrilik tabung sepanjang 115 cm dan berdiameter 5 cm yang dilengkapi dengan skala, saringan bertangkai untuk mengambil bola, jangka  sorong,  neraca,  gelas  ukur,  bola  pejal berupa  kelereng,  fluida  cair  berupa  pelumas  atau oli  SAE  20W-50  dan  gliserin,  kamera  beserta dudukannya, aplikasi video tracker versi 5.1.1, dan laptop. Rancangan alat percobaan ditunjukkan oleh gambar 1.
Jurnal Pendidikan Fisika Vol. 10 No. 2
http://journal.uin-alauddin.ac.id/indeks.php/PendidikanFisika
(a) (b)
Gambar 1. (a) Tabung yang belum diisi fluida, (b) Tabung yang telah diisi oli SAE 20W-50
Pada  penelitian  ini,  digunakan  tiga  jenis  bola berdiameter 1,09 cm, I,56 cm, dan 1,57 cm. Setiap satu  jenis  bola  dilakukan  pengulangan  rekaman video sebanyak tiga kali, sehingga diperoleh nilai rata-rata  kecepatan  terminal  bola  dan  koefisien viskositas fluida. Hasil rekaman video dimasukkan ke dalam aplikasi video tracker untuk dianalisis.
Gambar 2. Hasil analisis video bola jatuh dengan aplikasi tracker
Adapun  langkah  analisis  video  dengan  tracker dimulai dengan meng-import video rekaman bola jatuh, lalu mengatur frame video atau bagian yang akan dianalisis. Kemudian kalibrasi stik diatur agar jarak video sesuai dengan jarak tabung sebenarnya dengan  cara  klik  Track  >>  New  >>  Callibration Tools >> Callibration Stick. Setelah itu, sumbu x
dan y ditampilkan dengan cara  klik Track >> axes >> Visible. Kemudian pusat massa diatur dengan cara  klik  Track  >>  New  >>  Point  Mass  dan menuliskan  massa  bola,  lalu  pusat  massa ditentukan  dengan  cara  tekan  Ctrl  +  Shift  pada keyboard  dan  klik  pusat  massa  bola  secara bersamaan. Selanjutnya memulai tracking dengan cara klik Search. Kemudian grafik diatur sehingga diperoleh grafik y terhadap t dan grafik v y terhadap t.  Lalu  untuk  melihat  analisis  secara  lengkap caranya  double  klik  grafik  sehingga  muncul tampilan  Data  Tool.  Gambar  2  menunjukkan contoh hasil analisis aplikasi video tracker.
Hasil  analisis  v y digunakan  untuk  menentukan kecepatan terminal bola dengan cara memilih nilai v y yang  sering  muncul.  Setelah  menentukan kecepatan  terminal,  maka  koefisien  viskositas dapat dicari melalui persamaan berikut.
𝜂 = 2𝑟 2 𝑔 (𝜌 𝑏 −𝜌 𝑓 ) 9𝑣 (1)
Keterangan: 𝜂 = koefisien viskositas (Ns/m 2 ) 𝑣 = kecepatan terminal bola (m/s) 𝑟 = jari-jari bola (m) 𝑔 = percepatan gravitasi (m/s 2 ) 𝜌 𝑏 = massa jenis bola (kg/m 3 ) 𝜌 𝑓 = massa jenis fluida (kg/m 3 )

## Hasil dan Pembahasan
Pada penelitian ini digunakan tiga jenis bola yaitu kelereng berdiameter 1,56 cm, 1, 57 cm, dan 1, 09 cm yang selanjutnya disebut dengan bola I, bola II, dan  bola  III.  Sebelum  menganalisis  kecepatan terminal dengan aplikasi video tracker, dilakukan pengukuran  untuk  mengetahui  karakteristik  bola dan fluida yang ditunjukkan oleh Tabel 1 dan 2.
Tabel 1. Pengukuran karakteristik bola Pengukuran Jenis bola Bola I Bola II Bola III Massa (kg) Diameter (m) Jari-jari (m)
Volume (m 3 )
Massa jenis (kg/m 3 ) 5,12 x 10 -3 1,56 x 10 -2 7,8 x 10 -3
1,987 x 10 -6 2577
5,37 x 10 -3 1,57x 10 -2 7,85 x 10 -3 2,025 x 10 -6 2652
1,84 x 10 -3 1,09 x 10 -2 5,45 x 10 -3
6,78 x 10 -7 2714

## Tabel 2. Pengukuran karakteristik fluida
Pengukuran
Fluida
Jurnal Pendidikan Fisika Vol. 10 No. 2
http://journal.uin-alauddin.ac.id/indeks.php/PendidikanFisika
Oli  SAE  20W- 50 Gliserin
Massa jenis (kg/m 3 ) Suhu ( o C)
874,7
25
1260 25
Selanjutnya dilakukan analisis video bola jatuh ke dalam  fluida  dengan  aplikasi  video  tracker.  Hasil analisis  tracker  didapatkan  kecepatan  terminal bola. Adapun koefisien viskositas didapatkan dari persamaan hukum Stokes. Data kecepatan terminal bola  dan  koefisien    viskositas  oli  SAE  20W-50 ditunjukkan oleh Tabel 3.
Berdasarkan Tabel 3, kecepatan terminal bola I dan bola  II  tidak  terlalu  besar  perbedaannya.  Hal  ini dikarenakan diameter bola I dan bola II yang tidak jauh berbeda sedangkan bola III memiliki diameter yang lebih kecil dibandingkan bola I dan bola II. Tabel 3 menunjukkan semakin kecil diameter bola, maka bola akan bergerak semakin lambat. Adapun nilai  rata-rata  kecepatan  terminal  bola  dan koefisien viskositas oli SAE 20W-50 ditunjukkan oleh Tabel 4.
Tabel 3. Kecepatan terminal bola dan koefisien viskositas oli SAE 20W-50
Jenis bola Pengulangan ke- Kecepatan terminal bola (m/s) Koefisien viskositas oli SAE 20W-50 (Ns/m 2 )
Bola I Bola II Bola III 1 2 3 1 2 3 1
2 3 0,242 0,250 0,249 0,250 0,248 0,251 0,183 0,191 0,188 0,932 0,902 0,906 0,954 0,962 0,950 0,650 0,623 0,633 Tabel 4. Nilai rata-rata kecepatan terminal bola dan koefisien viskositas oli SAE 20W-50
Jenis bola Kecepatan terminal bola (m/s) Koefisien viskositas oli SAE 20W-50 (Ns/m 2 ) Bola I Bola II 0,247 0,250 0,913 0,955 Bola III 0,187 0,635
Oli  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  oli bermerek repsol. Viskositas oli repsol SAE 20W- 50  pada  suhu  40 o C  adalah  161  cSt  atau  sama dengan  0,161  Ns/m 2 .  Adapun  pada  suhu  100 o C, koefisien viskositasnya 18,5 cSt atau sama dengan 0,0185 Ns/m 2 (Repsol, 2018). Viskositas dipengaruhi oleh suhu, semakin tinggi suhu maka koefisien  viskositas  semakin  kecil  dan  oli  akan menjadi  lebih  encer  (Lumbantoruan  &  Yulianti, 2016). Pada penelitian ini oli bersuhu 25 o C, maka koefisien  viskositas    seharusnya  lebih  kecil daripada 0,161 Ns/m 2 . Namun pada penelitian ini, diperoleh  koefisien  viskositas  oli  SAE  20W-50 yang  lebih  besar  dari  0,161  Ns/m 2 .  Hal  ini menunjukkan  viskometer  bola  jatuh  berbantuan aplikasi  video  tracker  kurang  akurat  untuk mengukur koefisien viskositas oli SAE 20W-50.
Penelitian  ini  juga  menganalisis  kecepatan terminal  bola  yang  jatuh  ke  dalam  tabung  berisi gliserin  dan  selanjutnya  koefisien  viskositas gliserin dapat diketahui dengan persamaan hukum Stokes. Data kecepatan terminal bola dan koefisien viskositas gliserin ditunjukkan oleh Tabel 5.
Tabel 5. Kecepatan terminal bola dan koefisien viskositas gliserin
Jenis bola Pengulangan ke- Kecepatan terminal bola (m/s) Koefisien viskositas gliserin (Ns/m 2 ) Bola I
Bola II
Bola III
1 2 3
1 2 3
1 2 3 0,095 0,088 0,092 0,093 0,088 0,090 0,064 0,066 0,065 1,837 1,983 1,897 2,001 2,123 2,076 1,469 1,425 1,447
Tabel 5 menunjukkan besarnya kecepatan terminal bola  I  dan  bola  II  tidak  jauh  berbeda  karena diameternya hampir sama. Semakin kecil diameter bola, maka kecepatan terminal bola juga semakin kecil.  Adapun  nilai  rata-rata  kecepatan  terminal
Jurnal Pendidikan Fisika Vol. 10 No. 2
http://journal.uin-alauddin.ac.id/indeks.php/PendidikanFisika
dan koefisien viskositas gliserin ditunjukkan oleh Tabel 6.
Tabel 6. Nilai rata-rata kecepatan terminal bola
dan koefisien viskositas gliserin Jenis bola Kecepatan terminal bola (m/s) Koefisien viskositas gliserin (Ns/m 2 ) Bola I Bola II Bola III 0,092 0,090 0,065 1,906
2,067 1,447
Koefisien viskositas gliserin bersuhu 20 o C adalah 1,5  Ns/m 2 (Giancoli,  2005).  Adapun  pada penelitian  ini  gliserin  bersuhu  25 o C.  Viskositas dipengaruhi  oleh  perubahan  suhu.  Apabila  suhu naik  maka  viskositas  menjadi  turun  atau sebaliknya  (Damayanti  et  al.,  2018).  Koefisien viskositas yang didapatkan dari analisis viskometer  bola  jatuh  berbantuan  aplikasi  video tracker  yang  mendekati  teori  adalah  pada penggunaan bola III. Koefisien viskositas dari bola III adalah 1,447 Ns/m 2 . Jadi viskometer bola jatuh berbantuan aplikasi video tracker dapat digunakan untuk mengukur koefisien viskositas gliserin.
Koefisien viskositas menunjukkan tingkat kekentalan  fluida,  semakin  besar  koefisien viskositas  maka  kekentalannya  semakin  besar. Semakin  kental  suatu  fluida  menyebabkan semakin  sulit  fluida  tersebut  mengalir.  Selain  itu semakin  kental  suatu  fluida  menyebabkan  benda semakin  sulit  bergerak  di  dalam  fluida  tersebut (Effendi &  Adawiyah,  2014).  Jadi  semakin  besar koefisien  viskositas  fluida,  maka  kecepatan terminal  benda  semakin  kecil  atau  koefisien viskositas  fluida  berbanding  terbalik  dengan kecepatan  terminal  benda  yang  bergerak  di dalamnya (Setiawati & Radiyono, 2017).
Perbandingan  koefisien  viskositas  oli  SAE  20W- 50 dan gliserin yang didapatkan dari penelitian ini ditunjukkan  oleh  Tabel  7.  Adapun  perbandingan kecepatan terminal bola yang bergerak di dalam oli SAE 20W-50 dan gliserin ditunjukkan oleh Tabel 8.
Tabel 7. Perbandingan koefisien viskositas oli SAE 20W-50 dan gliserin
Objek Koefisien viskositas (Ns/m 2 )
Oli  SAE  20W- 50 Gliserin
Bola I Bola II Bola III 0,913 0,955 0,635 1,906 2,067 1,447 Tabel 8. Perbandingan kecepatan terminal bola Objek Kecepatan terminal bola yang bergerak di dalam (m/s) Oli  SAE  20W- 50 Gliserin Bola I Bola II Bola III 0,247 0,250 0,187 0,092 0,090 0,065
Tabel 7 menunjukkan koefisien viskositas gliserin lebih  besar  daripada  koefisien  viskositas oli  SAE 20W-50. Adapun tabel 8 menunjukkan kecepatan terminal  benda  yang  bergerak  di  dalam  gliserin lebih  rendah  dibandingkan  kecepatan  terminal benda  yang  bergerak  di  dalam  oli  SAE  20W-50. Berdasarkan  hasil tersebut,  viskometer  bola  jatuh berbantuan aplikasi video tracker dapat dikembangkan dalam penelitian ini dapat digunakan  untuk  menunjukkan  hubungan  antara koefisien  viskositas  fluida  dengan  kecepatan terminal  benda  yang  bergerak  di  dalamnya. Berdasarkan  Tabel  7  nilai  rata-rata  koefisien viskositas  oli  SAE  20W-50  adalah  0,834  Ns/m 2 dan  rata-rata  koefisien  viskositas  gliserin  adalah 1,807 Ns/m 2 .
Penelitian  viskometer  bola  jatuh  berbantuan aplikasi  video  tracker  merupakan  pengembangan dari  viskometer  bola  jatuh  yang  merode pengukuran  waktu  bola  jatuhnya  menggunakan stopwatch .  Penelitian  tentang  viskometer  bola jatuh  berbantuan  aplikasi  video  tracker  telah dilakukan oleh Marliani et al. (2015), Setiawati & Radiyono (2017), Eso et al. (2017), Damayanti et al.  (2018),  dan  Susanti  &  Asmoro  (2019). Pengembangan  alat  viskometer  bola  jatuh berbantuan aplikasi  video  tracker  yang  dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah menggunakan  tabung  viskometer  bola  jatuh  yang digunakan memiliki panjang 115 cm dan diameter 5  cm,  sehingga  waktu  pengamatan  benda  jatuh lebih panjang. Tabung ini terbuat dari akrilik yang bening sehingga tidak menghalangi gerakan benda yang jatuh di dalam fluida. Selain itu, pada tabung
Jurnal Pendidikan Fisika Vol. 10 No. 2
http://journal.uin-alauddin.ac.id/indeks.php/PendidikanFisika
terdapat  skala  yang  dapat  direkam  oleh  kamera dengan  jelas  sehingga  meningkatkan  ketepatan pengukuran  panjang  lintasan  bola  jatuh  di  dalam fluida.
Adapun pengembangan cara kerja pada praktikum viskometer  bola  jatuh  berbantuan  aplikasi  video tracker yang peneliti lakukan adalah proses tracker dimulai saat bola masuk ke dalam fluida sampai ke dasar  tabung  sehingga  tidak  membuat  batas tertentu pada tabung viskometer. Hal ini dilakukan agar  proses  tracking  berjalan  lebih  lama  dan didapatkan  hasil  yang  lebih  lengkap.  Selain  itu, data  kecepatan  terminal  langsung  diperoleh  dari analisis grafik v y terhadap t pada tracker sehingga tidak perlu menyalin data dari tracker ke aplikasi lain untuk memperoleh data kecepatan terminal.
Praktikum  viskometer  bola  jatuh  berbantuan aplikasi  video  tracker  ini  cocok  digunakan  pada pembelajaran jarak jauh akibat pandemi covid-19 yang  berlangsung  saat  ini.  Skenario  praktikum yang  dapat  dilakukan  guru  yaitu  guru  merekam video bola jatuh ke dalam fluida kemudian peserta didik melakukan analisis kecepatan terminal bola dan  koefisien  viskositas  dari  rekaman  video tersebut. Dengan scenario ini, peserta didik dapat lebih memahami konsep viskositas dan meningkatkan  keaktifan  peserta  didik  dalam pembelajaran fisika.
Meskipun  peneliti  telah  mengembangkan  tabung viskometer  bola  jatuh,  pada  penelitian  ini  masih terdapat  perbedaan  antara  teori  dengan  hasil penelitian,  hal  ini  disebabkan  oleh  kualitas  video yang  kurang  jelas  sehingga  mempengaruhi penentuan pusat massa dan analisis tracker. Selain itu  faktor  keterbatasan  sumber  acuan  untuk koefisien  viskositas  yang  berbeda  suhunya  juga mempengaruhi hasil penelitian ini.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menggembangkan  viskometer  bola jatuh  berbantuan  aplikasi  video  tracker  untuk menentukan kecepatan terminal bola dan koefisien viskositas  fluida.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu diperoleh  kecepatan  terminal  bola  I,  II,  dan  III yang  bergerak  jatuh  di  dalam  oli  SAE  20W-50 secara berturut-turut adalah 0,247 m/s, 0,250 m/s, dan 0,187 m/s. Adapun kecepatan terminal bola I, II,  dan  III  yang  bergerak  jatuh  di  dalam  gliserin adalah 0,092 m/s, 0,090 m/s, dan 0,065 m/s.
Setelah  didapatkan  kecepatan  terminal  bola, koefisien  viskositas  dapat  ditentukan  dengan menggunakan  prinsip  hukum  Stokes.  Koefisien viskositas  rata-rata  oli  SAE  20W-50  dan  gliserin masing-masing  adalah  0,834  Ns/m 2 dan  1,807 Ns/m 2 .
Viskometer  bola  jatuh  berbantuan  aplikasi  video tracker  dapat  menentukan  koefisien  viskositas gliserin secara akurat dengan menjatuhkan bola III yang  memiliki  diameter  1,09  cm.  Namun  kurang akurat  untuk  menentukan  koefisien  viskositas  oli SAE  20W-50.  Ketidakakuratan  ini  disebabkan oleh  kualitas  video  yang  kurang  baik  sehingga mempengaruhi penentuan pusat massa dan analisis pada tracker.
Keakuratan  viskometer  bola  jatuh  berbantuan aplikasi  video  tracker  dapat  ditingkatkan  dengan cara memastikan video bola jatuh terekam dengan jelas.  Selain  itu,  peneliti  sarankan  agar  saat pengambilan  video  bola  jatuh  tidak  ada  pantulan cahaya pada tahung akrilik. Kemudian memastikan bahwa tidak ada bayangan yang dapat mempengaruhi  warna  bola  dan  tabung  yang ditangkap  oleh  video.  Perbedaan  warna  ini  dapat menyebabkan berhentinya analisis tracker padahal bola belum sampai pada dasar tabung. Peneliti juga menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lain tentang  pengaruh  suhu  terhadap  berbagai  jenis fluida.

## Referensi
Damayanti, Y., Lesmono, A. D., & Prihandono, T. (2018).  Kajian  Pengaruh  Suhu  terhadap Viskositas Minyak Goreng sebagai
Rancangan  Bahan  Ajar  Petunjuk  Praktikum Fisika. Jurnal  Pembelajaran  Fisika , 7 (3),
307–314.
https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jpf.v 7i3.8606
Effendi, M. S., & Adawiyah, R. (2014). Penurunan Nilai Kekentalan Akibat Pengaruh Kenaikan Temperatur  pada  Beberapa  Merek  Minyak Pelumas. Jurnal  Intekna , 14 (1),  1–9. https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/intekn a/article/view/159
Eso, R., Kasmiati, S., Hunaidah, Amiruddin, T., & Mursyid,  A.  (2017).  Simulation  of  Terminal Velocity  and  Viscosity  of  Fluid  Using
Jurnal Pendidikan Fisika Vol. 10 No. 2
http://journal.uin-alauddin.ac.id/indeks.php/PendidikanFisika
Analysis  Video  with  Tracker  and  Modellus. International  Journal  of  Education  and Research , 5 (10), 165–172.
https://www.ijern.com/journal/2017/October
-2017/15.pdf
Giancoli,  D.  C.  (2005). Physics:  principles  with applications (Sixth).  New  Jersey:  Pearson Education, Inc.
Lumbantoruan, P., & Yulianti, E. (2016). Pengaruh Suhu  terhadap  Viskositas  Minyak  Pelumas (Oli). Sainmatika  Jurnal  Ilmiah  Matematika Dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam , 13 (2),  26–34. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31851/sai nmatika.v13i2.993
Manurung,  L.  S.,  &  Sudrajad,  H.  (2018).  Design and  Build  Up  the  Stirrer  Viscometer. Jurnal Geliga Sains: Jurnal Pendidikan Fisika , 6 (2), 98–104.  https://doi.org/10.31258/jgs.6.2.98- 104
Marliani,  F.,  Wulandari,  S.,  Fauziyah,  M.,  & Nugraha,  M.  G.  (2015).  Penerapan  Analisis Video  Tracker  dalam  Pembelajaran  Fisika SMA  untuk  Menentukan  Nilai  Koefisien Viskositas  Fluida. Prosiding  Simposium Nasional  Inovasi  Dan  Pembelajaran  Sains , June 2015 .
Mukharomah,  F.,  Mutiarani,  A.,  Supriyadi,  & Sulhadi.  (2021).  Gerak  Harmonik  Teredam untuk  Menentukan  Koefisien  Viskositas Fluida  Berbantuan  Software  Tracker  Video. WaPFi  (Wahana  Pendidikan  Fisika) , 6 (1), 17–22. https://doi.org/https://doi.org/10.17509/wapfi .v6i1.32385
Oktova,  R.,  &  Diana,  N.  (2013).  Penentuan Koefisien  Viskositas  Air  Menggunakan Metode  Getaran  Pegas  Dengan  Koreksi Kedalaman  Penetrasi  dan  Koreksi  Efek Dinding. Berkala Fisika Indonesia , 5 (1), 25– 34. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12928/bfi- jifpa.v5i1.247
Putri,  B.  M.  L.,  Putri,  S.  O.,  Muchtadi,  F.  I.,  & Mukhlish,  F.  (2013).  Pembuatan  Prototipe Viskometer Bola Jatuh Menggunakan Sensor Magnet  dan  Bola  Magnet. Jurnal  Otomasi Kontrol  Dan  Instrumentasi , 5 (2),  101–111.
https://doi.org/10.5614/joki.2013.5.2.6
Repsol. (2018). Performance 20W-50 . https://www.repsol.com/imagenes/global/en/ RP_PERFORMANCE_20W50_tcm14-
122421.pdf
Sarjono.  (2018).  Pentingnya  Laboratorium  Fisika di SMA/MA dalam Menunjang Pembelajaran Fisika. Jurnal Madaniyah , 8 (2), 262–271.
Setiawati,  D.,  &  Radiyono,  Y.  (2017).  Analisis Hubungan  Kecepatan  Terminal  dengan Viskositas  Zat  Cair  Menggunakan  Software Tracker. Jurnal  Materi  Dan  Pembelajaran
Fisika (JMPF) , 7 (2), 1–6. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jmpf.
v7i2.31378
Susanti, H., & Asmoro, C. P. (2019). Rekonstruksi Set  Alat  Percobaan  Viskositas. Jurnal Wahana  Pendidikan  Fisika , 4 (1),  31–36. https://doi.org/https://doi.org/10.17509/wapfi .v4i1.15812