## Rancang Bangun Pendeteksi Gelombang Berdiri pada Kabel Koaksial Menggunakan Dioda Detector 1N4148
Anisa Yulia Haryanti 1 ,  M. Nanak Zakaria 2 , Aad Hariyadi 3
1,2 Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang, Indonesia
3 Program Studi Jaringan Teknik Telekomunikasi, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang, Indonesia
1 anisaayuliaa.27@gmail.com , 2 nanak_zach@polinema.ac.id , 3 aadhariyadi@gmail.com
Abstract— In the coaxial transmission line, there is a theory of standing waves. Standing waves occur due to interference between one wave with another wave. Some institutions or colleges may not all have the equipment to observe the exact waveform of an electrical signal or commonly called an oscilloscope. One of them is Malang State Polytechnic. Therefore, in this study I want to make it easier for students, especially in the transmission line practicum course, to be able to describe the standing wave curve in coaxial cable. The results of the system implementation are carried out using an IC LED VU Display as a standing wave curve display where the generator functions as a signal input  which  regulates  the  predetermined  input  frequency  and  voltage.  The  results  of  the  test  of  this  system  are  that  standing  waves  in mismatch conditions (Rl<50Ω) at points 4/10 to 7/10 , in mismatch conditions (Rl>50Ω) at points 7/10 and 8/10 are obtained by starting wave condition in match condition there is no reflected wave.
Keywords — Coaxial Cable, Detector Circuit, IC LED VU Display, T-connector.
Abstrak — Dalam saluran transmisi koaksial, ada teori tentang gelombang berdiri (standing wave). Gelombang berdiri terjadi akibat adanya  interferensi  antara  gelombang  satu  dengan  gelombang  yang  lain.  Beberapa  institusi  atau  perguruan  tinggi  mungkin  tidak semua memiliki peralatan untuk mengamati bentuk gelombang yang tepat dari sinyal listrik atau biasa disebut dengan osiloskop. Salah satunya yaitu Politeknik Negeri Malang. Maka dari itu, pada penelitian ini saya ingin memudahkan para mahasiswa, khususnya dalam mata kuliah praktikum saluran transmisi untuk dapat menggambarkan kurva gelombang berdiri pada kabel koaksial. Hasil penerapan sistem dilakukan dengan menggunakan IC LED VU Display sebagai tampilan kurva gelombang berdiri dimana generator fungsi sebagai masukan sinyal yang mana mengatur frekuensi dan tegangan input yang sudah ditentukan. Hasil dari pengujian sistem ini diperoleh gelombang berdiri dalam kondisi mismatch (Rl<50Ω) pada titik 4/10 λ hingga 7/10 λ, dalam kondisi mismatch (Rl>50Ω) pada titik 7/10 λ dan 8/10 λ diperoleh dengan diawali kondisi gelombang dalam kondisi match tidak ada gelombang yang dipantulkan.
Kata kunci — Kabel Koaksial, Rangkaian Detector, IC LED VU Display, T-connector.

## I. PENDAHULUAN
Penyampaian  informasi  dari  suatu  sumber  informasi kepada  penerima  informasi  dapat  tersampaikan  apabila  ada suatu sistem atau media penyampaian yang menghubungkan komunikasi  di  antara  keduanya.  Jarak  antara  sumber informasi  dengan  penerima  informasi  sebagai  penentu apakah  memerlukan  sistem  transmisi  yang  sederhana  atau lebih  kompleks.  Sistem  transmisi  bisa  terdiri  dari  satu  atau lebih  media  transmisi.  Media yang  digunakan  dapat  berupa media fisik (kabel) atau non fisik (nirkabel). Komponen yang sangat penting dalam sistem transmisi, baik media kabel atau nirkabel yaitu saluran transmisi. [1].
Saluran transmisi apabila dibedakan berdasarkan medianya, dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu saluran transmisi dua  kawat  sejajar (two-wire  transmission  line) ,  saluran transmisi koaksial (coaxial transmission line), microstrip dan stripline  dan  bumbung  gelombang  ( waveguides ).  Tipe saluran  transmisi  yang  dipakai  pada  aplikasi  dari  frekuensi rendah  hingga  frekuensi  yang  tinggi  adalah  kabel  koaksial.
Kabel  koaksial  terdiri  dari  dua  konduktor  yang  dipisahkan oleh  material  dielektrik.  Bagian  dielektrik  umumnya menggunakan Polyethylene. Untuk aplikasi frekuensi tinggi biasanya menggunakan bahan teflon [1] [2].
Saluran  transmisi  koaksial  merupakan  saluran  transmisi dimana  media  yang  digunakan  yaitu  kabel  koaksial.  Kabel koaksial ada beberapa macam, salah satunya kabel koaksial RG-58 dengan impedansi 50Ω. Kabel koaksial RG-58 50Ω merupakan  jenis  kabel  yang  digunakan  sebagai  saluran transmisi  untuk    sinyal  frekuensi  radio.  Frekuensi  dibagi menjadi beberapa range, mulai VLF ( Very Low Frequency ) hingga EHF (Extremely High Frequency). Untuk jenis kabel koaksial  RG-58  50Ω  dapat  digunakan  untuk  rentang  HF (High  Frequency) dengan  frekuensi  3-30  MHz.  Dalam saluran  transmisi  koaksial,  ada  teori  tentang  gelombang berdiri (standing  wave). Gelombang  berdiri  terjadi  akibat adanya  interferensi  antara  gelombang  satu  dengan gelombang yang lain.
Beberapa  institusi  atau  perguruan  tinggi  mungkin  tidak semua
memiliki peralatan untuk
mengamati
bentuk gelombang yang  tepat  dari  sinyal listrik  atau  biasa disebut  dengan  osiloskop.  Salah  satunya  yaitu  Politeknik Negeri Malang. Maka dari itu, pada penelitian ini saya ingin memudahkan para mahasiswa, khususnya dalam mata kuliah praktikum  saluran  transmisi  untuk  dapat  menggambarkan kurva  gelombang  berdiri  pada  kabel  koaksial.  Dari  hal tersebut,  mahasiswa  dapat  menggambarkan  gelombang berdiri  pada  kabel  koaksial  dengan  memanfaatkan  diode detector  1N4148  dan  IC  LED  VU  Display  (LM3915)  yang akan  digunakan  adalah  untuk  mendeteksi    dan  dapat mengetahui  gelombang  berdiri  pada  kabel  koaksial  dengan sudah diketahui terlebih dahulu panjang gelombangnya (1/10 lamda,  2/10  lamda,  dan  seterusnya)  dan  frekuensi  pada generator fungsinya. Maka dari permasalahan tersebut dapat digunakan  judul  “Rancang  Bangun  Pendeteksi  Kurva Gelombang  Berdiri  pada  Kabel  Koaksial  Menggunakan Dioda Detector 1N4148”.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian eksperimental. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu panjang fisis kabel koaksial, jumlah titik pengambilan data,  dan  panjang  gelombang  untuk  pengambilan  data. Variabel terkontrol dalam penelitian ini yaitu dioda detector 1N4148,  kabel  koaksial  50Ω  dan  frekuensi  masukan. Sedangkan  variabel  terikat  dalam  penelitian  ini  yaitu gelombang  berdiri.  Tujuan  dari  penelitian  dengan  sifat eksperimental maksudnya adalah dengan mencoba alat yang sudah dirancang untuk dapat dianalisa. Pada penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk merancang sebuah Rancang Bangun Pendeteksi Gelombang Berdiri Pada Kabel Koaksial Menggunakan Dioda Detector 1N4148.

## A. Tahapan Penelitian
Gambar 1. Flowchart rancangan penelitian

## B. Perancangan Sistem

## Gambar 2. Blok diagram sistem
Setiap bagian tersebut memiliki perannya masing-masing. Keterangan untuk tiap bagian adalah sebagaimana berikut:
1. Generator Fungsi Generator Fungsi berperan sebagai masukan sinyal yang dibutuhkan.  Dimana  pada  desain  perangkat  tersebut generator fungsi dihubungkan dengan kabel koaksial.
2. Kabel Koaksial RG-58 50Ω
Kabel koaksial berperan sebagai media transmisi sinyal pada  generator  fungsi.  Kabel  RG-58  dapat  digunakan untuk  frekuensi  cukup  tinggi. Pengurangan  sinyalnya tergantung pada frekuensi, misalnya dari 10,8 dB per 100 m (3,3 dB per 100 kaki) pada 50 MHz hingga 70,5 dB per 100 m (21,5 dB per 100 kaki) pada 1 GHz.
3. T-connector T-connector  berperan  sebagai  media  penghubung  sinyal yang ditransmisikan oleh kabel koaksial.
4. BNC connector male RG-58 BNC  connector  male  RG-58  berperan  sebagai  media penyambung  antara  kabel  koaksial  dengan  generator fungsi dan antar perpotongan pada kabel koaksial
5. Rangkaian Detector
Rangkaian Detector berperan  sebagai  rangkaian  yang terdiri  dari  dioda  detector  1N4148  dan  kapasitor  100pF dimana  dioda  detector  1N4148  yang  akan  berperan mendeteksi gelombang berdiri pada kabel koaksial.
6. IC LED VU Display (LM3915)
IC LED VU Display (LM3915) digunakan sebagai media yang  menampilkan  gelombang  berdiri  yang  terdeteksi oleh rangkaian detector.
LM3915  adalah  sirkuit  terpadu  monolitik  yang mendeteksi  tingkat  tegangan  analog  dan  mendorong sepuluh  LED,  LCD  atau  tampilan  neon  vakum, menyediakan layar analog 3 dB / langkah logaritmik. Satu pin  mengubah  tampilan  dari  grafik  batang  menjadi tampilan  titik  bergerak.  Drive  LED  saat  ini  diatur  dan dapat  diprogram,  sehingga  tidak  perlu  lagi  membatasi pengkodean  saat  ini.  Seluruh  sistem  tampilan  dapat beroperasi  dari  pasokan  tunggal  serendah  3  V  atau setinggi  25  V.  IC  berisi  referensi  tegangan  yang  dapat diatur  dan  pembagi  tegangan  sepuluh  langkah  yang akurat.  Buffer  input  impedansi  tinggi  menerima  sinyal turun  ke  tanah  dan  hingga  di  dalam  1.5  V  dari  suplai positif.  Lebih  lanjut,  tidak  perlu  perlindungan  terhadap input ± 35 V. Input buffer drive 10 komparator individu yang direferensikan ke pembagi presisi. Akurasi biasanya lebih baik daripada 1 dB [3].

## C. Penentuan Prosedur
Gambar 3. Flowchart penentuan prosedur
Pada  gambar  3  tersebut,  generator  fungsi  akan menghasilkan sinyal. Setelah itu, sinyal akan ditransmisikan ke kabel koaksial yang sudah terpasang konektor BNC RG- 58.  Sinyal  yang  diterima  oleh  kabel  koaksial  akan dihubungkan  dengan    T-connector.  Sinyal  yang  terhubung oleh  T-connector  akan  terdeteksi  oleh  rangkaian  detector, dimana  nantinya  gelombang  berdiri  yang  telah  terdeteksi oleh rangkaian detector akan ditampilkan pada IC LED VU Display (LM3915).

## D. Implementasi Desain Perancangan pada Alat
Gambar 4. Sistem skematik alat secara keseluruhan
Keterangan :
Menunjukkan  ground  dimana  ground  semua rangkaian (detector dan IC LED VU Display) menjadi  satu  yaitu  selubung  kabel  coax menjadi grounding nya Menunjukkan arus positif yang mengalir Menunjukkan rangkaian detektor Menunjukkan rangkaian pengali tegangan Menunjukkan gabungan detector dan pengali tegangan
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Perakitan Alat
Implementasi  dari  pembuatan  sistem  pendeteksi  kurva gelombang  berdiri  terdapat  sejumlah  komponen  yang terpasang seperti kabel koaksial RG-58 50Ω, konektor BNC RG-58,  BNC  T-connector,  rangkain  detector,  dan  IC  LED VU Display yang dapat dilihat pada gambar 5.
Gambar 5. Rangkaian alat secara keseluruhan
Gambar 6. Gabungan rangkaian detector dan IC LED VU display
Gambar 7. Rangkaian Detector
Gambar 8. IC LED VU Display

## B. Pengujian Gelombang Berdiri dengan Jarak untuk Beban yang Tetap
T ABEL 1 H ASIL P ENGUJIAN G ELOMBANG B ERDIRI D ALAM K ONDISI O PEN Frekuen si Input Tega ngan Input Pan jang Gelom bang LED 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 MHz 2V 1 10 𝜆 x √  √  √  √  √  √  x  x  x
2 10 𝜆 x x √  √  √  √  √  x  x  x 3 10 𝜆 x √  √  √  √  √  √  √  x  x
4 10 𝜆 x x x x x √  √  x  x  x 5 10 𝜆 x x x x x √  √  x  √  √ 6 10 𝜆 x x x x √  √  √  √  x  x 7 10 𝜆 x x x x x x √  √  √  √ 8 10 𝜆 x x x x x x x √  √  √
9 10 𝜆 x x x x √  x  √  √  √  √ 10 10 𝜆 x x x x x x √  √  √  √ Keterangan :
✓ berarti lampu led menyala (kondisi 1)
 berarti lampu led mati (kondisi 0)
Gambar 9. Grafik pengujian gelombang berdiri dalam kondisi open
Tabel 1 Pengujian gelombang berdiri dalam kondisi open menunjukkan  perbandingan  kondisi  LED  pada  panjang tertentu (λ) dengan frekuensi input dan tegangan input yang telah  ditentukan,  terlihat  bahwa  gelombang  berdiri  dengan kondisi  open  muncul  pada  panjang  tertentu  dimana  kurva tersebut  dimulai  dalam  kondisi  gelombang  berada  pada puncak  (tegangan  maksimum)  lalu  dilanjutkan  dengan kondisi  gelombang  pada  titik  minimal.  Kondisi  tersebut terjadi secara berulang.
T ABEL II
H ASIL P ENGUJIAN G ELOMBANG B ERDIRI D ALAM K ONDISI SHORT
Frekuen si Input Tega ngan Input Pan jang Gelom bang LED 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 MHz 2V 1 10 𝜆
√  √  x  x  x  x  x  x  x  x 2
10 𝜆 x x x x x x √  √  x  x
3 10 𝜆 x
√  √  x  x  x  x  x  x  x
4
10 𝜆 x
√  x  x  x  √  √  x  √  √
5
10 𝜆 x x x x x √  √  √  x  x 6 10 𝜆 x x x x x x √  √  √  √ 7 10 𝜆 x x x x √  √  √  √  √  √ 8 10 𝜆 x x x x x x x √  √  √ 9 10 𝜆 x x x x x x √  √  √  √ 10 10 𝜆 x x x √  √  √  √  √  √  x Keterangan :
✓ berarti lampu led menyala (kondisi 1)
 berarti lampu led mati (kondisi 0)
Gambar 10. Grafik pengujian gelombang berdiri dalam kondisi short
Tabel 2 Pengujian gelombang berdiri dalam kondisi short menunjukkan  perbandingan  kondisi  LED  pada  panjang tertentu (λ) dengan frekuensi input dan tegangan input yang telah  ditentukan,  terlihat  bahwa  gelombang  berdiri  dengan kondisi  short  muncul  pada  panjang  tertentu  dimana  kurva tersebut dimulai dalam kondisi gelombang berada pada titik minimal  (tegangan  minimum)  lalu  dilanjutkan  dengan kondisi  gelombang  pada  titik  maksimal  (tegangan maksimum). Kondisi tersebut terjadi secara berulang.
0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kon d is i L ED LED ke-n 1/10 lamda 2/10 lamda
3/10 lamda 4/10 lamda 5/10 lamda 6/10 lamda 7/10 lamda 8/10 lamda
9/10 lamda 10/10 lamda 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kon d is i L ED LED ke-n 1/10 lamda 2/10 lamda 3/10 lamda 4/10 lamda
5/10 lamda
6/10 lamda
7/10 lamda
8/10 lamda
9/10 lamda
10/10 lamda
T ABEL III H ASIL P ENGUJIAN G ELOMBANG B ERDIRI D ALAM K ONDISI M ATCH ( 𝐑 𝐋 = 𝟓𝟎Ω )
Frekuen si Input Tega ngan Input Pan jang Gelom bang LED 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 MHz 2V 1 10 𝜆 x x x x x x x x x x
2 10 𝜆 x x x x x x √  √  x  x 3 10 𝜆 x x x x x x √  √  √  √ 4 10 𝜆 x x x x x x x x x x
5 10 𝜆 x x x x x x x x x x 6 10 𝜆 x x x x x x x x x √ 7 10 𝜆 x x x x x x x x x x 8 10 𝜆 x x x x x x x x x x 9
10 𝜆 x x √  √  √  x  √  √  x  x
10 10 𝜆 x x x x x x x x x x Keterangan :
✓ berarti lampu led menyala (kondisi 1)
 berarti lampu led mati (kondisi 0)
Gambar 11. Grafik pengujian gelombang berdiri dalam kondisi match ( 𝑹 𝒍 = 𝟓𝟎Ω )
Tabel 3 Pengujian gelombang berdiri dalam kondisi match ( 𝑹 𝒍 = 𝟓𝟎Ω ) menunjukkan  perbandingan  kondisi  LED  pada panjang  tertentu  (λ)  dengan  frekuensi  input  dan  tegangan input yang telah ditentukan, terlihat bahwa ada beberapa LED yang  menyala  di  panjang  tertentu  dengan  kondisi  match ( 𝑹 𝒍 = 𝟓𝟎Ω ) ,  tetapi  LED  yang  menyala  tersebut  tidak membentuk kurva gelombang berdiri karena apabila kondisi load dan feeder dalam kondisi match, maka gelombang yang masuk pada kabel koaksial tidak terjadi pemantulan.menyala.
T ABEL IV H ASIL P ENGUJIAN G ELOMBANG B ERDIRI D ALAM K ONDISI M ISMATCH ( 𝑹 𝒍 < 𝟓𝟎Ω )
Frekuen si Input Tega ngan Input Pan jang Gelom bang LED 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 MHz 2V 1 10 𝜆 x x x √  √  √  √  x  x  x 2 10 𝜆 x x x x x x x √  √  √
3 10 𝜆 x √  √  √  x  x  x  x  x  x 4 10 𝜆 x x x x x √  √  x  √  √
5 10 𝜆 x x x x √  √  √  √  x  x 6 10 𝜆 x x x x x x x √  √  √ 7 10 𝜆 x x x x x x x √  √  x 8 10 𝜆 x x √  √  √  √  √  x  x  x
9 10 𝜆 x
√  √  √  √  x  x  x  x  x 10 10 𝜆 √  √  √  √  √  √  x  x  x  x
Keterangan :
✓ berarti lampu led menyala (kondisi 1)
 berarti lampu led mati (kondisi 0)
Gambar 12. Grafik pengujian gelombang berdiri dalam kondisi mismatch ( 𝑹 𝒍 < 𝟓𝟎Ω )
Tabel  4  Pengujian  gelombang  berdiri  dalam  kondisi mismatch  ( 𝐑 𝐥 < 𝟓𝟎Ω ) menunjukkan  perbandingan  kondisi LED  pada  panjang  tertentu  (λ)  dengan  frekuensi  input dan tegangan  input  yang  telah  ditentukan,  terlihat  bahwa gelombang  berdiri  dengan  kondisi mismatch  ( 𝐑 𝐥 < 𝟓𝟎Ω ) muncul pada panjang tertentu dimana dimulai dari titik 4/10 λ hingga 7/10 λ. Hal ini disebabkan karena load dan feeder dalam  kondisi mismatch  ( 𝐑 𝐥 < 𝟓𝟎Ω ) sehingga  apabila  ada gelombang datang akan terjadi pemantulan dan menimbulkan terjadinya  penumpukan  serta  akan  muncul  gelombang berdiri.
0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kon d is i L ED LED ke-n 1/10 lamda 2/10 lamda
3/10 lamda 4/10 lamda 5/10 lamda 6/10 lamda 7/10 lamda 8/10 lamda 9/10 lamda
10/10 lamda 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kon d is i L ED LED ke-n 1/10 lamda 2/10 lamda 3/10 lamda
4/10 lamda
5/10 lamda
6/10 lamda
7/10 lamda
8/10 lamda
9/10 lamda
10/10 lamda
T ABEL V H ASIL P ENGUJIAN G ELOMBANG B ERDIRI D ALAM K ONDISI M ISMATCH ( 𝑅 𝑙 > 50Ω ) Frekuen si Input Tega ngan Input Pan jang Gelom bang LED 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 MHz 2V 1 10 𝜆 x x x x √  √  √  √  √  x
2 10 𝜆 x x x x x x √  √  √  x 3 10 𝜆 x x x x x √  √  x  √  √ 4 10 𝜆 x x x x √  √  x  √  √  x
5 10 𝜆 x x x x √  √  √  √  x  x
6 10 𝜆 x x x x x x x x √  √ 7 10 𝜆 x x x x x √  √  √  √  √ 8 10 𝜆 x x x x x x x √  √  √
9 10 𝜆 x x x x x x √  √  √  √ 10 10 𝜆 x x
√  √  √  √  √  x  x  x Keterangan :
✓ berarti lampu led menyala (kondisi 1)
 berarti lampu led mati (kondisi 0)
Gambar 13. Grafik pengujian gelombang berdiri dalam kondisi mismatch ( 𝑹 𝒍 > 𝟓𝟎Ω )
Tabel  5  Pengujian  gelombang  berdiri  dalam  kondisi mismatch  ( 𝐑 𝐥 > 𝟓𝟎Ω ) menunjukkan  perbandingan  kondisi LED  pada  panjang  tertentu  (λ)  dengan  frekuensi  input  dan tegangan  input  yang  telah  ditentukan,  terlihat  bahwa gelombang  berdiri  dengan  kondisi mismatch  ( 𝐑 𝐥 > 𝟓𝟎Ω ) muncul pada panjang tertentu dimana dimulai dari titik 7/10 λ  dan  8/10  λ.  Hal  ini  disebabkan  karena load dan feeder dalam  kondisi mismatch  ( 𝐑 𝐥 > 𝟓𝟎Ω ) sehingga  apabila  ada gelombang datang akan terjadi pemantulan dan menimbulkan terjadinya  penumpukan  serta  akan  muncul  gelombang berdiri.
IV. KESIMPULAN
1. Hasil  penerapan  dari  implementasi  sistem  pendeteksi kurva gelombang berdiri pada kabel koaksial dilakukan
dengan  menggunakan rangkaian detector dan  IC  LED VU Display sebagai  media  tampilan  dari  output rangkaian detector .
2. Pengontrolan  frekuensi  dan  tegangan  input  telah ditentukan  terlebih  dahulu  yaitu  2  MHz  dan  2V  pada generator  fungsi  sebagai  masukan  sinyal,  dalam pengujian  sistem  ini  diperoleh  bahwa  gelombang berdiri  muncul  pada  kondisi mismatch  Rl<50Ω dan kondisi mismatch Rl>50Ω.
3. Gelombang  berdiri  dalam  kondisi mismatch  Rl<50Ω diperoleh pada titik 4/10 λ hingga 7/10 λ, dalam kondisi mismatch Rl>50Ω pada titik 7/10 λ dan 8/10 λ, dalam kondisi match tidak ada gelombang yang dipantulkan.

## REFERENSI
[1] B. A. B. Ii, “Bab ii saluran transmisi 2.1,” pp. 15–34.
[2] A.  H.  Rambe  and  Suryanto,  “Analisis  Pengaruh Frekuensi Terhadap Redaman Pada Kabel Koaksial,” Singuda Ensikom , vol. 2, no. 3, pp. 90–95, 2013.
[3] U.  Setyawan,  "PENGEMBANGAN  LED  VU DISPLAY SEBAGAI ALAT UNTUK MENDETEKSI  SUMBER  SUARA  ABNORMAL UNDER BODY," 2018.
0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kon d is i L ED LED ke-n 1/10 lamda 2/10 lamda 3/10 lamda
4/10 lamda
5/10 lamda
6/10 lamda
7/10 lamda
8/10 lamda
9/10 lamda
10/10 lamda