## Jurnal Sains dan Teknologi
Volume 12 Number 1, Tahun 2023, pp. 148-155 P-ISSN: 2303-3142 E-ISSN: 2548-8570 Open Access: https://doi.org/10.23887/jstundiksha.v12i1.40855
Alat Ukur Parameter Fisik Inkubator Bayi : Suhu, Kelembaban, Aliran Udara dan Tingkat Kebisingan
Indah Nursyamsi Handayani 1* , Ma’murotun 2 , I Dewa Gede Hari Wisana 3
1,2 Poltekkes Kemenkes Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia
3 Poltekkes Kemenkes Surabaya, Surabaya, Indonesia

## A B S T R A K
Incubator Analyzer merupakan alat untuk  mengukur parameter-parameter fisis yang  terdapat  pada  alat  inkubator  bayi  dengan  tujuan  memverifikasi  nilai keluaran alat sehingga menjamin keselamatan alat untuk layanan pasien. Saat ini telah  tersedia  beberapa  penyedia  alat  kalibrasi  inkubator  bayi  di  Indonesia, namun ketersediaan produk ini masih di impor dengan harga produk yang relatif mahal. Sehingga pada artikel ini dilaporkan purwarupa alat ukur parameter fisis inkubator  bayi  untuk  mendukung  program  kemandirian  produk  dalam  negeri. Metode yang dilakukan pada penelitian ini merupakan metode eksperimen dalam merancang  dan  mengembangkan  alat  ukur  parameter  inkubator  bayi  dengan memaksimalkan ketersediaan komponen di pasar lokal. Adapun perancangan alat mengacu  pada  SNI  IEC  60601-2-19-2014  yang  merupakan  standar  persyaratan khusus  untuk  keselamatan  dasar  dan  kinerja  esensial  incubator  infant,  dengan parameter  yang  diukur  terdiri  dari  pengukuran  temperatur  udara  ruang inkubator,  temperatur  matras,  kelembaban,  kecepatan  aliran  udara  dan  tingkat kebisingan. Desain pengukuran temperature menggunakan resistive temperature detector PT 100, SHT 11 sebagai sensor kelembaban, GFS131 sebagai sensor aliran udara,  MAX4466  merupakan  microphone  amplifier  sebagai  sensor  suara,  serta LCD  TFT  nextion  3,5”  sebagai  tampilan. Purwarupa  ini  juga  dilengkapi  sistem baterai  isi  ulang  sebagai  catu  daya  portable.    Pengujian  alat  dilakukan  dengan membandingkan  hasil  yang  terbaca  oleh  alat  yang  dirancang  dengan  alat  Incu Analyzer  II  Fluke  Biomedical.  Hasilnya  menunjukkan  purwarupa  alat  ukur parameter  inkubator  bayi  mampu  membaca  nilai  suhu,  kelembaban,  kecepatan aliran  udara,  dan  tingkat  kebisingan  di  dalam  chamber  inkubator  bayi.  Nilai keakurasian  pengukuran  parameter  suhu  mencapai  lebih  dari  98%,  sehingga purwarupa ini memiliki potensi untuk dilakukan pengujian produk pada lembaga berwenang.

## A B S T R A C T
The Incubator Analyzer is equipment to measure the physical parameters contained in the baby incubator to verify the output value of the device and ensure the safety of the equipment for patient care. Currently, there are several products of baby incubator analyzer in Indonesia, but the availability of goods is still imported with relatively expensive product prices, so in this article, we report the development of a prototype baby incubator physical parameter measurement equipment to support the domestic product independence program. The method that has been carried out in this research is experimental in designing and developing a baby incubator physical parameter by maximizing the availability of components in the local market. Design of the prototype refers to SNI IEC 60601-2-19-2014 which is a standard of special requirements for basic safety and essential performance of infant incubators, with the measured parameters consisting of measurements of air temperature  in  the  incubator  room,  mattress  temperature,  humidity,  airflow,  and  noise  level.  The  temperature measurement design uses a resistive temperature detector PT 100, SHT 11 as a humidity sensor, GFS131 as an airflow sensor, M AX4466 as a microphone amplifier as a sound sensor, and a 3.5” nextion TFT LCD as a display. This prototype is also equipped with a rechargeable battery system as a portable power supply. The testing is carried out by comparing the results read by a device designed with the Incu Analyzer II Fluke Biomedical. The results show that the prototype of the baby incubator parameter measuring instrument is able to read the values of temperature, humidity, airflow, and noise level in the baby incubator chamber. The accuracy of temperature parameter measurement reaches more than 98%, so this prototype has the potential to be tested by authorized institutions.

## 1. PENDAHULUAN
Inkubator  bayi  merupakan  perangkat  yang  digunakan  untuk  memberikan  lingkungan  dengan kondisi suhu dan kelembaban yang optimal untuk mendukung keberlangsungan hidup bayi (Restin et al., 2021; Latif et al., 2021) . Inkubator bayi telah diperkenalkan sejak akhir abad ke-19 dengan prinsip dasar penggunaan alat untuk menjaga bayi yang baru lahir tetap hangat (Ferris & Shepley, 2013) . Seiring dengan

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received November 01, 2022 Revised November 02, 2022 Accepted February 20, 2023 Available online April 25, 2023
Kata Kunci: Incubator Analyzer, Temperatur, Kelembaban, Kecepatan Aliran Udara, Tingkat Kebisingan
Keywords: Incubator Analyzer, Temperature, Humidity, Airflow, Noise Level
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan kesehatan, inkubator bayi telah mengalami beberapa peningkatan fungsi seperti penambahan sistem sirkulasi udara (Wongkamhang et al., 2013) , sensor kondisi lingkungan seperti pendeteksi kebisingan (Zacarías et al., 2018) , ke semua hal ini untuk memastikan tidak adanya gangguan terhadap bayi yang sedang di rawat didalamnya (Bess & Bess, 2015; Restin et al., 2021) . Berdasarkan  fungsi  dari  alat  tersebut,  maka  menurut International  Classification  for  Standard (ICS) inkubator  bayi  termasuk  kedalam  kategori  alat  kesehatan  sebagai  pendukung  kehidupan (Life  Support) (Saleh, 2013) . Sehingga dalam penggunaan alat inkubator bayi di fasilitas pelayanan kesehatan juga patut memperhatikan kesesuain parameter-parameter yang tersedia dengan standar acuan (Ombudsman, 2018) . Hal ini bertujuan pelayanan kesehatan yang diberikan aman dan terjamin bagi pasien. Pemeliharaan rutin dan  kalibrasi  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  memastikan  kesesuaian  parameter keluaran alat.
Kalibrasi merupakan kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan/atau  bahan  ukur (Vasilevskyi,  2014)  (Chowdhury,  2012) .  Menurut  amanat  Peraturan  Menteri Kesehatan  no.  54  Tahun  2015  bahwa  Setiap  Alat  Kesehatan  yang  digunakan  di  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan lainnya harus dilakukan uji dan/atau kalibrasi secara berkala. Altayyar Saleh,  dkk  menyampaikan  hasil  kajian  terkait  dampak  kalibrasi  alat  kesehatan  terhadap  kinerja  dan keselamatan pasien dengan menyelidiki kinerja perangkat terhadap referensi standar internasional atau rekomendasi  pabrikan  yang  hasilnya  menunjukkan  alat  kesehatan  yang  hanya  dipelihara  saja  tanpa dilakukan kalibrasi tidak cukup untuk memastikan fungsi alat bekerja dengan tepat dan andal (Altayyar Saleh et al., 2018) .
Metode  pengukuran  alat  inkubator  bayi  dituangkan  ke  dalam  Standar  Nasional  Indonesia mengenai  persyaratan  khusus  untuk  keselamatan  dasar  dan  kinerja  esensial incubator  infant (SNI  IEC 60601-2-19-2014) .  Di  dalam  standar  ini  diatur  parameter-parameter  fisis  yang  wajib  diukur  pada  saat kalibrasi alat inkubator bayi yaitu temperatur (suhu) enclosure , suhu matras, kelembaban, aliran udara (air flow) dan  tingkat  kebisingan (Badan  Standarisasi  Nasional,  2014) .  Rekomendasi  penempatan  sensor temperature juga diatur sedemikian rupa seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1 . Titik pengukuran A, B, C dan D merupakan sensor temperature udara serta titik M merupakan sensor temperature matras. Posisi peletakkan titik pengukuran A sampai dengan D dan M adalah sejajar rata dan pada jarak 10 cm terhadap matras.  Pengaturan  konfigurasi  titik  pengukuran  suhu  ini  terkait  dengan  pengukuran  stabilitas  suhu  di dalam  ruang  inkubator  bayi,  yang  merupakan  faktor  penting  penyebab  beberapa  insiden  seperti  apnea (Golpaygani, 2019) . Inkubator  bayi merupakan salah  satu  alat kesehatan kategori “high individual risk” yang masuk kedalam daftar peralatan yang wajib dikalibrasi secara berkala minimal satu tahun sekali (Ozdemİrcİ Emre et al., 2014) . Karena kalibrasi merupakan serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjuk oleh instrumen pengukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Dari pembahasan inkubator tersebut, agar inkubator bayi dapat terjaga keakurasian parameternya maka perlu  dilakukan  kalibrasi.  Alat  yang  digunakan  untuk  mengkalibrasi  atau  mengukur  kondisi  ruang inkubator  bayi  dikenal  dengan  nama Incubator  Analyzer (Sen  &  Yuksekkaya,  2018) . Incubator  analyzer mampu  mengukur  temperature  ruang  dan  matras  ( o C),  kelembaban  udara  (RH),  laju  aliran  udara  dan tingkat kebisingan (db) (Ozdemİrcİ et al., 2014) . Suatu inkubator bayi dikatakan layak digunakan apabila selisih nilai pengukuran dengan acuan masih berada dalam batas toleransi yang diizinkan.
Gambar 1. Konfigurasi Titik Pengukuran Temperature
Beberapa peneliti melaporkan pembuatan alat incubator analyzer seperti yang disampaikan oleh (Wijaya dkk., 2019) dan (Nuravyni, 2017) , dengan prototipe produk yang mampu mengukur temperature dan  kelembaban  ruang  inkubator  bayi.  Selain  itu (Samputri  dkk.,  2019) melaporkan  pengembangan incubator analyzer dengan tampilan berbasis android untuk parameter suhu dan kebisingan. (Azkiyak dkk., 2020) melaporkan pengembangan inkubator analyzer dengan tampilan berbasis android untuk parameter kelembaban dan laju aliran udara. Sedangkan pengembangan incubator analyzer berbasis pengolahan data di computer juga dilaporkan oleh (Syarifatul Ainiyah dkk., 2020) dengan parameter pengukuran suhu dan juga  kelembaban.  Seluruh  produk  yang  dikembangkan  dan  telah  dilaporkan  sejauh  penulis  melakukan kajian literatur belum memenuhi empat parameter wajib yang disyaratkan di dalam (SNI IEC 60601-2-19- 2014) . Sehingga pada penelitian ini dilaporkan pembuatan purwarupa alat ukur parameter fisis inkubator bayi yang memenuhi ke-empat parameter wajib yaitu temperatur, kelembaban, aliran udara dan tingkat kebisingan.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan metode research and development yang akan menghasilkan purwarupa alat ukur parameter fisis inkubator bayi dengan kemampuan pengukuran temperatur, kelembaban, aliran udara dan tingkat kebisingan di dalam chamber inkubator bayi. Pembuatan purwarupa dilakukan secara bertahap ke dalam empat proses yaitu proses penelusuran dan identifikasi masalah, tahap perancangan serta perencanaan hardware dan software yang akan dibuat sesuai kriteria yang telah ditetapkan, tahap pemilihan  alat  dan  bahan  serta  hardware  dan  software  yang  akan  digunakan  dan  disesuaikan  dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam tahapan perancangan serta tahap penerapan rancangan dan uji kinerja produk.
Uji kinerja produk dilakukan dengan membandingkan purwarupa terhadap alat ukur yang sudah tersedia (comparrison test). Alat ukur yang digunakan antara lain Incu Analyzer II Fluke Biomedical untuk membandingkan  parameter temperatur, kelembaban, aliran udara dan tingkat kebisingan.  Pengambilan data  sebanyak  lima  kali  per  masing-masing  parameter  dengan  selang  waktu  5  menit.  Selain  itu  juga digunakan digital thermohygrometer model HTC-2 sebagai alat ukur kondisi ruang pengujian (suhu dan kelembaban) dan sound level meter UNI-T model UT-353 untuk pengukuran tingkat kebisingan.
Data  yang  telah  dihimpun  dari  hasil  pengujian  ini  selanjutnya  diolah  untuk  memperoleh  nilai kesalahan  rata-rata  secara  mutlak (mean  absolute  percentage  error) yang  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus:
𝑀𝐴𝑃𝐸 = 1 𝑛 ∑ |𝐴𝑖 − 𝐹𝑖| 𝐴𝑖 𝑛

## 𝑖=1
Dengan mengetahui nilai tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dihitung nilai keakurasian dari prototype  yang  telah  dibuat.  Perangkat  keras  adalah  perangkat  fisik  yang  berupa  komponen  elektronik yang mempunyai fungsi  tertentu.  Pada sistem ini perangkat keras dibagi menjadi  3 bagian utama yaitu bagian  penerima  sinyal/data  (sensing  layer),  sistem  pengelola  data  (data  processing  layer),  dan  bagian sistem elektronik untuk penampilan (display control layer). Bagian penerima sinyal terdiri dari resistive temperature detector PT 100 untuk pengukuran temperature, SHT 11 sebagai sensor kelembaban, GFS131 sebagai sensor aliran udara dan MAX4466 merupakan microphone amplifier sebagai sensor suara. Sistem pengelola data menggunakan Arduino dan system elektronik untuk tampilan digunakan LCD TFT nextion 3,5”. Purwarupa ini juga dilengkapi sistem baterai isi ulang sebagai catu daya portable.

## Parameter Suhu
Sensor  yang  digunakan  untuk  mengukur  parameter  suhu  pada  penelitian  ini  berjenis  RTD (Resistance Temperatur Detector) yaitu sensor yang akan berubah nilai hambatannya apabila mendeteksi adanya  perubahan  suhu.  Sensor  PT100  merupakan  salah  satu  jenis  sensor  suhu  yang  terkenal  dengan keakurasiannya. Sensor PT100 ini terbuat dari logam  platinum  oleh  karnanya  namanya diawali dengan nama ‘PT’ sebagai penanda material yang digunakan dan sensor ini dikalibrasi pada suhu 0℃ pada nilai resistansi 100 ohm. Nilai resistansinya akan naik seiring kenaikan suhu yang dideteksinya. Untuk sensor PT100 jenis DIN (Standar eropa) memiliki resolusi 0,385Ω / 1℃ yaitu nilai resistansinya akan naik sebesar 0,385Ω untuk setiap 1℃ .

## Parameter Kelembaban Udara
SHT11 adalah sebuah single chip sensor suhu dan kelembaban relatif dengan multi modul sensor yang outputnya telah dikalibrasi secara digital (Sensirion, 2004) . Dibagian dalamnya terdapat kapasitas polimer sebagai eleman untuk sensor kelembaban relatif dan sebuah pita regangan yang digunakan sebagai sensor  temperatur.  Output  kedua  sensor  digabungkan  dan  dihubungkan  pada  ADC  14bit  dan  sebuah interface serial pada satu chip yang sama. Sensor ini mengahasilkan sinyal keluaran yang baik dengan waktu respon  yang  cepat.  SHT11  dikalibrasi  pada  ruangan  dengan  kelembaban  yang  teliti  menggunakan hygrometer  sebagai  referensinya.  Koefisien  kalibrasinya  telah  diprogramkan  kedalam  OTP  memory. Koefisien tersebut akan digunakan untuk mengaklibrasi keluaran dari sensor selama proses pengukuran.
Sumber tegangan yang dibutuhkan oleh SHT11 sebesar 5 Volt dengan komunikasi bidirectonal 2- wire .  Sistem  sensor  ini  mempunyai  1  jalur  data  yang  digunakan  untuk  perintah  pengalamatan  dan pembacaan  data.  Pengambilan  data  untuk  masing-masing  pengukuran  dilakukan  dengan  memberikan perintah  pengalamatan  oleh  mikrokontroler.  Kaki  serial  Data  yang  terhubung  dengan  mikrokontroler memberikan perintah pe ngalamatan pada pin Data SHT11 “00000101” untuk mengukur kelembaban relatif dan  “00000011”  untuk  pengukuran  temperatur.  SHT11  memberikan  keluaran  data  kelembaban  dan temperatur  pada  pin  Data  secara  bergantian  sesuai  dengan  clock  yang  diberikan  mikrokontroler  agar sensor  dapat  bekerja.  Sensor  SHT11  memiliki  ADC  ( Analog  to  Digital  Converter )  di  dalamnya  sehingga keluaran data SHT11 sudah terkonversi dalam bentuk data digital dan tidak memerlukan ADC eksternal dalam pengolahan data pada mikrokontroler.

## Parameter Aliran Udara
GFS131 adalah sensor aliran udara generasi baru yang dikembangkan secara khusus oleh Xi'an Gavin Electronic Technology Co., Ltd untuk kebutuhan ventilator medis. Prinsip kerja yang digunakan oleh sensor ini merupakan prinsip perpindahan energi akibat perbedaan suhu untuk mendeteksi aliran media gas di dalam pipa seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2 , dan Gambar 3 . Oleh karenanya sensor aliran udara  GFS131  ini  dilengkapi  sensor  suhu  internal  untuk  mengkalibrasi  perubahan  suhu  yang  terjadi  di sepanjang  pipa.  Pada  saat  yang  sama,  sensor  GFS131  memiliki  output  tegangan  analog  linier,  yang memudahkan  untuk  mengkonversi  data  analog  menjadi  digital.  Sensor  ini  juga  memiliki  karakteristik akurasi tinggi, respon cepat dan pengulangan yang baik. Secara akurat dapat mengukur aliran yang sangat kecil. (Sumber Gambar: https://www.renesas.com/sg/en/document/whp/whitepaper-mems-mass-flow- sensor) .
Gambar 2. Prinsip Kerja Thermal Mass Flow Sensor
Gambar 3. Contoh Produk Flow Sensor GFS131

## Parameter Tingkat Kebisingan
Sensor  suara  digunakan  untuk  memonitoring  perubahan  level  suara  dilingkungan.  Sensor  yang digunakan merupakan produk dari “Maxim Integrated” dengan tipe MAX 4466. Sensor ini berbentuk modul yang  terdiri  dari  mikrofon  dan  penguat.  Modul  ini  membutuhkan  supply  tegangan  +2,4V  -  +5,5V,  dan terdapat  electret  microphone  dengan  operasi  frekuensi  20Hz  -  20kHz  dan  nilai  sensitivitas  -35  ±  4  dB. Didalam mic terdapat sebuah elemen vibrating kecil yang dapat menghasilkan keluaran tegangan beberapa millivolts (peak to peak). Untuk penguatan sinyal yang dihasilkan dari mic tadi, digunakan sebuah op-amp yang  secara  khusus  didesain  untuk  mempermudah  kerja  sound  sensor.  Di  bagian  belakang,  terdapat trimmer potensio yang dapat digunakan untuk mengatur nilai gain dengan rentang tertentu. Keluaran dari modul  ini  berupa  sinyal  rail  to  rail,  dimana  jika  suara  semakin  bising,  keluaran  dapat  mencapai  nilai maksimum masukan. Keluaran sensor ini mempunyai nilai DC bias 𝑉𝑐𝑐 2 ⁄ , jadi ketika diarea terukur benar- benar sunyi, keluaran akan mengeluarkan  tegangan tetap 𝑉𝑐𝑐 2 ⁄ Volts.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Purwarupa Alat dengan Metode Visual
Pengujian  dilaksanakan  di  laboratorium  life  support  Jurusan  Teknik  Elektromedik  Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Sebelum melakukan  pengujian dilakukan persiapan alat dan bahan, aksesories dan purwarupa alat yang dibuat. Adapun alat yang digunakan yaitu alat ukur kebisingan suara (sound level meter), alat ukur kelembaban dan temperatur ruang, alat ukur incu analyzer dan inkubator bayi.
Berdasarkan pengamatan secara visual melalui tampilan layar, parameter-parameter yang tersedia pada  prototipe  alat  ukur  seperti  suhu,  kelembaban,  laju  aliran  udara,  dan  tingkat  kebisingan  mampu merespon perubahan kondisi lingkungan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4 .

## Gambar 4. Purwarupa Alat
Kemampuan alat untuk dapat membaca parameter-parameter sesuai rancangan, menjadi indikator bahwa purwarupa yang telah dibuat secara kualitatif bekerja dengan baik. Langkah selanjutnya adalah uji fungsi produk secara kuantitatif sehingga dapat disimpulkan nilai keakurasian dari alat yang telah dibuat.

## Pengujian Paramater dengan Alat Ukur
Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan pengukuran parameter suhu, kelembaban, laju aliran  udara  dan  tingkat  kebisingan  yang  terbaca  pada  alat  yang  dirancang  dengan  alat  ukur incubator analyzer .  Posisi pengujian suhu dibuat sebanyak empat titik yang diletakkan setiap sudut alat inkubator bayi dan satu titik berada ditengah sebagai titik pengukuran suhu matras, sedangkan tiga parameter lainnya yaitu kelembaban, kebisingan dan laju aliran udara terlekat langsung pada alat yang dibuat dan diposisikan di tengah matras inkubator bayi (lihat Gambar 5 ). Pengambilan data dilakukan setelah suhu di dalam ruang inkubator mencapai kondisi stabil yaitu sesuai dengan nilai pengaturan, dengan jumlah pengambilan data dilakukan secara berulang sebanyak lima kali.
Pengujian keseragaman suhu ditetapkan pada tiga titik pengukuran yaitu 32°C, 34°C dan 37°C yang mengacu  pada  rujukan  SNI  IEC  60601-2-19-2014.  Adapun  inkubator  bayi  yang  dilengkapi  dengan pengontrol udara dan pengontrol temperatur harus memenuhi ketentuan temperatur rata-rata pada setiap titik A, B, C dan D tidak lebih besar dari 0,8 °C sebagaimana ditentukan dalam petunjuk pengujian dalam pengunaan normal. Hasil pengujian keseragaman temperature pada titik A (TA), titik B (TB), titik C (TC), titik  D  (TD)  dan  temperature  matras  (TM)  disajikan  dalam  Tabel  1,  Tabel  2,  dan  Tabel  3.  Hasilnya menunjukkan alat mampu berkerja dengan baik membaca suhu disetiap titik dengan nilai keseragaman <0,8°C. Nilai keseragaman menunjukkan bahwa suhu rata-rata di masing-masing titik A, B, C, D, dan M pada set pengujian (32 – 37 °C), memiliki perbedaan tidak lebih dari 0,8 °C, dimana nilai tersebut telah sesuai dengan standar yang digunakan. Selain itu diperoleh juga nilai keakurasian pengukuran suhu lebih dari 98%,  hasil  ini  serupa  dengan  pengukuran  suhu  dengan  menggunakan  sensor  suhu  LM35  pada  rancang bangun alat Incu Analyzer yang dilaporkan oleh (Athavale et al., 2022) dan penggunaan sensor DS18B20 juga  pernah dilaporkan dalam pembuatan alat Incu Analyzer oleh (Ningtias et al., 2021) .
Tabel 1. Pengujian Parameter Suhu pada Pengaturan 32°C
Setting Suhu 32 °C Tampilan Suhu pada Prototipe (°C) Keakurasian % 1 2 3 4 5 TA 32.42 32.66 32.41 32.18 32.78 98.47 TB 32.31 32.44 31.87 32.54 32.65 98.87 TC 32.16 32.56 32.13 32.11 32.84 98.88 TD 32.40 32.06 32.58 32.23 32.42 98.94 TM 32.30 32.23 32.04 32.20 32.36 99.29 Tabel 2. Pengujian Parameter Suhu pada Pengaturan 34°C Setting Suhu 34 °C Tampilan Suhu pada Prototipe (°C) Keakurasian % 1 2 3 4 5 TA 34.76 34.18 34.28 34.41 34.56 98.63 TB 34.72 34.31 34.82 34.24 34.13 98.61 TC 34.86 34.55 34.12 34.98 34.28 98.26 TD 34.01 34.77 34.47 34.89 34.14 98.58 TM 34.12 34.56 34.3 34.45 34.27 98.94 Tabel 3. Pengujian Parameter Suhu pada Pengaturan 37°C Setting Suhu 37 °C Tampilan Suhu pada Prototipe (°C) Keakurasian % 1 2 3 4 5 TA 37.1 37.27 37.47 37.19 37.14 99.27 TB 37.05 37.31 37.18 37.24 37.13 99.43 TC 37.36 37.42 37.12 37.22 37.28 99.13 TD 37.26 37.18 37.28 37.41 37.46 99.01 TM 37.19 37.33 37.44 37.12 37.26 99.16
Pengujian  selanjutnya  adalah  pengukuran  nilai  kelembaban,  tingkat  kebisingan  dan  laju  aliran udara yang dapat dilihat pada Tabel 4 . Kondisi lingkungan pengujian tercatat pada suhu ruang 23 °C dengan kelembaban relatif berkisar antara 57%. Pengujian tingkat kebisingan dilakukan dengan mengkondisikan sumber  gangguan  suara  menggunakan  aplikasi  Frequency  Sound  Generator.  Hasil  pengukuran  tingkat kebisingan pada unit purwarupa berkisar antara 54,3-60 dB sedangkan pada alat ukur sound level meter yang digunakan sebagai pembanding yaitu sebesar 57 dB. Perbedaan nilai pengukuran tingkat kebisingan ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan sensitifitas sensor yang digunakan, hal ini masih perlu dipelajari lebih lanjut. Namun sebagai acuan, bahwasanya pengukuran tingkat kebisingan di dalam ruang inkubator bayi saat digunakan dalam kondisi level suara normal tidak boleh melampaui tingkat tekanan suara sebesar 60 dBA.
Parameter berikutnya yang diujikan adalah kecepatan aliran udara di dalam ruang inkubator bayi. Hasilnya memperlihatkan pengukuran kecepatan aliran udara baik menggunakan unit purwarupa dan alat ukur menunjukkan nilai yang sama yaitu sebesar 0,1 m/s. Kecepatan aliran udara dalam ruang inkubator bayi yang digunakan dalam kondisi normal disyaratkan tidak boleh melebihi 0.35 m/s.
Tabel 4. Pengujian Tingkat Kebisingan. Kelembaban dan Laju Aliran Udara
Pengukuran Alat ukur Tampilan alat 1 2 3 4 5 Kebisingan (db) 57 59.8 53.4 58.9 54.3 60.0 Aliran Udara (m/s) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Kelembaban (Rh) 57 58.9 58.8 51.7 54.3 55.4

## 4. SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan pengukuran suhu di ke empat titik yang ditentukan pada ketinggian 10cm di atas matras dan pengukuran suhu matras menunjukkan nilai yang seragam. Layar tampilan alat berdasarkan  metode  pengamatan  visual  mampu  menunjukkan  parameter  suhu,  kelembaban,  kecepatan aliran  udara  dan  tingkat  kebisingan  sesuai  dengan  rancangan.  Maka  berdasarkan  hasil  pengujian  ini, purwarupa alat ukur parameter inkubator bayi berpotensi dilaksanakan uji produk pada lembaga uji yang berwenang. Selain itu purwarupa ini perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pengujian pada alat inkubator bayi teknologi rendah yang tersedia di fasilitas pelayan kesehatan dasar seperti bidan mandiri, sehingga mampu meningkatkan kesiap terapan teknologi untuk dapat berdaya guna di masyarakat.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Poltekkes Kemenkes Jakarta II yang telah memberikan bantuan dana melalui skema Hibah Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKAPT) tahun 2021.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Altayyar Saleh, S., Mousa, M. A., Alfaifi, A. M., Negm, A. E., & Ali, M. O. (2018). The impact of calibration on medical devices performance and patient safety. Biomedical Research (India) , 29 (12), 2553 – 2560. https://doi.org/10.4066/biomedicalresearch.29-18-550. Athavale, V. A., Pati, A.,  Hossain, A. K. M. B., & Luthfiyah,  S. (2022). An Android INCU Analyzer Design to Calibrate Infant Incubator Using Bluetooth Communication for Real-Time and Wireless Monitoring . 15 (1), 1 – 8. https://doi.org/10.35882/teknokes.v15i1.1.
Azkiyak,  V.  N.,  Syaifudin,  S.,  &  Titisari,  D.  (2020).  Incubator  Analyzer  Using  Bluetooth  Android  Display (Humidity & Air Flow). Indonesian Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics , 1 (2), 71 – 77. https://doi.org/10.35882/ijeeemi.v1i2.5. Badan Standarisasi Nasional. (2014). SNI IEC 60601-2- 19:2014 : Persyaratan khusus untuk keselamata dasar dan kinerja esesensial inkubator infant . Bess,  F.  H.,  &  Bess,  H.  (2015). Observations  on  Noise  Levels  in  Infant  Incubators . July . https://doi.org/10.1542/peds.63.1.100. Chowdhury, M. R. (2012). General Concept of Calibration. International Journal of Pharmaceutical and Life Sciences , 1 (3), 2305. https://doi.org/10.3329/ijpls.v1i3.12981.
Ferris,  T.  K.,  &  Shepley,  M.  M.  (2013).  The  design  of  neonatal  incubators:  A  systems-oriented,  human- centered approach.
Journal of Perinatology , 33 (SUPPL. 1), 24 – 31. https://doi.org/10.1038/jp.2013.11.
Golpaygani, T. (2019). Journal of Biomedical Physics and Engineering . 251 – 256. https://doi.org/10.31661/jbpe.v0i0.761.
Latif,  A.,  Widodo,  H.  A.,  Atmoko,  R.  A.,  Phong,  T.  N.,  &  Helmy,  E.  T.  (2021).  Temperature  and  humidity controlling  system  for  baby  incubator. Journal  of  Robotics  and  Control  (JRC) , 2 (3),  190 – 193. https://doi.org/10.18196/jrc.2376.
Ningtias, D. R., Wahyudi, B., & Harsoyo, I. T. (2021). Monitoring Suhu pada Infant Warmer Menggunakan
INCU Analyzer Berbasis Arduino. Elektrika , 13 (1), 22. https://doi.org/10.26623/elektrika.v13i1.3118.
OMBUDSMAN. (2018). Kalibrasi Alat Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan Publik di Puskesmas (p. 12). Ozdemİrcİ, E., Özarslan Yatak, M., Duran, F., & Canal, M. R. (2014). Reliability assessments of infant incubator and the analyzer. Gazi University Journal of Science , ISBN: 27 (4), 1169 – 1175.
Restin,  T.,  Gaspar,  M.,  Bassler,  D.,  Kurtcuoglu,  V.,  Scholkmann,  F.,  &  Haslbeck,  F.  B.  (2021).  Newborn incubators do not protect from high noise levels in the neonatal intensive care unit and are relevant noise sources by themselves. Children , 8 (8). https://doi.org/10.3390/children8080704.
Saleh, A. R. (2013). Mengenal ICS Sebagai Salah Satu Sistem Klasifikasi Dokumen. Media Pustakawan , 20 (1),
5 – 8. https://ejournal.perpusnas.go.id/mp/article/view/895.
Samputri, H. N. A., Syaifudin, S., & Titisari, D. (2019). Incubator Analyzer Menggunakan Aplikasi Android. Jurnal Teknokes , 12 (1), 14 – 20. https://doi.org/10.35882/teknokes.v12i1.3. Sen,  G.  T.,  &  Yuksekkaya,  M.  (2018).  Desing  and  Test  of  an  Incubator  Analyzer. ISMSIT  2018  -  2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Proceedings , 2 – 6. https://doi.org/10.1109/ISMSIT.2018.8567049. Sensirion. (2004). Humidity & Temperature Sensor . 1 – 9.
Syarifatul Ainiyah, Andayani, D. H., Pundji, A., & Shaib, M. (2020). Development of Incubator Analyzer Based on Computer with Temperature And Humidity Parameters. Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics , 2 (2), 48 – 57. https://doi.org/10.35882/jeeemi.v2i2.3. Vasilevskyi,  O.  M.  (2014).  Calibration  method  to  assess  the  accuracy  of  measurement  devices  using  the theory  of  uncertainty. International  Journal  of  Metrology  and  Quality  Engineering , 5 (4). https://doi.org/10.1051/ijmqe/2014017.
Wijaya,  R.  A.,  Lestari,  S.  W.  L.  W.,  &  Mardiono,  M.  (2019).  Rancang  Bangun  Alat  Monitoring  Suhu  dan Kelembaban  Pada  Alat  Baby  Incubator  Berbasis  Internet  Of  Things. Jurnal  Teknologi , 6 (1),  52. https://doi.org/10.31479/jtek.v6i1.5.
Wongkamhang,  A.,  Phasukkit,  P.,  Pintuviroj,  C.,  Prasantamrongsiri,  S.,  Sanpanich,  A.,  &  Thongpance,  N.
(2013). Design and Simulation of Air Flow Inside Double Study for Multi Inflow and Outflow Slot . 3 – 6. https://doi.org/10.1109/BMEiCon.2013.6687694.
Zacarías, F. F., Jiménez, J. L. B., Velázquez-gaztelu, P. J. B., Molina, R. H., & López, S. L. (2018). Noise level in neonatal  incubators:  A  comparative  study  of  three  models. International  Journal  of  Pediatric Otorhinolaryngology . https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2018.02.013 .