## JURNAL ILMIAH TEKNIK INDUSTRI
ISSN: 1412-6869   e-ISSN: 2480-4038 journal homepage: http://journals.ums.ac.id/index.php/jiti/index doi: 10.23917/jiti.v16i2.3880

## Purwarupa Alat Monitoring Suhu Untuk Rantai Dingin Produk Mengunakan Near Field Communication Studi Kasus Distribusi Darah
Yusuf Priyandari 1* , I Wayan Suletra 1# , Azmi Mas’ud 1 dan Adi Nurrohmat 1
Abstract.  Temperature  monitoring  apparatus  is required  for the distribution  of  certain products  that are  distributed  using  cold  chain  method.  Temperature  gauges  that  use  analog  and  digital thermometers  can  not  store  temperature  data  in  transit.  The  digital  temperature  register  apparatus (logger) in the  market temperature is relatively  expensive and  does  not provide  early  warning  if the temperature in the storage box products out of permitted temperature limits. The research developed a prototype of a temperature monitoring device for the distribution of cold chain products. Case studies on blood distribution are used as a basis for determining the need for temperature monitoring devices. The product prototype is made by stages in accordance with generic product development method. The resulting  prototype  can  provide  temperature  information  in  the  cold  box  during  the  course  of  blood distribution.  The  prototype  can  also  provide  warnings  in  the  form  of  sounds  and  lights  when  the temperature  inside  the  cold  box  is  outside  the  ideal  temperature  limit  /  permitted  for  the  blood distribution  process.  Temperature  history  data  during  the  trip  can  be  stored in  NFC  Tags.  The  data can then be read using smart-phone devices that feature NFC.
Keywords: temperature monitoring tool, near field communication, cold chain.
Abstrak. Alat monitoring suhu diperlukan untuk distribusi produk-produk tertentu yang menggunakan metode  rantai  dingin.  Termometer  analog  dan  digital  tidak  dapat  menyimpan  data  suhu  dalam perjalanan.  Adapun alat digital pencatat (logger) suhu yang ada di pasaran relatif mahal dan tidak memberikan peringatan dini jika suhu dalam boks penyimpanan keluar dari batas suhu yang diijinkan. Penelitian ini mengembangkan purwarupa alat monitoring suhu untuk distribusi produk dengan rantai dingin.  Studi kasus pada distribusi darah digunakan sebagai landasan dalam menentukan kebutuhan alat monitoring suhu.  Purwarupa produk dibuat dengan tahapan yang sesuai dengan metode generic product  development.    Purwarupa  yang  dihasilkan  dapat  memberikan  informasi  suhu  di  dalam  cold box selama perjalanan distribusi darah.  Purwarupa juga bisa memberikan peringatan dalam bentuk suara  dan  lampu  apabila  suhu  di  dalam  cold  box  di  luar  batas  suhu  ideal  /  diijinkan  bagi  proses distribusi darah. Data histori suhu selama perjalanan dapat disimpan dalam Tag NFC. Data tersebut kemudian dapat dibaca menggunakan perangkat smart-phone yang memiliki fitur NFC.
Kata kunci: alat monitoring suhu, near field communication, rantai dingin.

## I. P ENDAHULUAN
1
Rantai  dingin  (cold  chain)  adalah  salah satu  bentuk  rantai  pasok  (supply  chain)
1 Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36 A, Surakarta, 57126, Indonesia
* email: priyandari@ft.uns.ac.id
# email: wayansuletra@gmail.com email: azmi.masud@gmail.com email: adinorrochmat@gmail.com
Diajukan: 15-04-2017 Diperbaiki: 23-10-2017 Disetujui: 10-11-2017
produk  yang  menjaga  suhu  produk  tetap terjaga  pada  nilai  tertentu  selama  proses distribusi  (Bogataj,  dkk.,  2005;  Halim,  dkk., 2013; Hidayat, dkk., 2013).  Proses distribusi rantai  dingin  dilakukan  agar  produk  tidak mudah  rusak  karena  produk  mudah  rusak pada suhu tinggi (panas). Selain kondisi suhu, kelembaban  udara  juga  menjadi  salah  satu aspek  yang  diperhatikan  dalam  rantai  dingin beberapa  jenis  produk  (Bishara,  2006). Produk-produk  yang  memerlukan  distribusi rantai  dingin  antara  lain  obat-obatan,  darah untuk  donor,  buah,  sayuran,  dan  bahan
Priyandari, dkk. / Purwarupa Alat Monitoring Suhu Untuk Rantai Dingin .... JITI, Vol.16 (2), Des 2017, 115 –122
makanan  mentah  pada  umumnya  seperti daging,  ikan  dan  lain  sebagainya,  Hoffmann (2011) menyatakan bahwa ada tiga tantangan dalam  rantai  dingin  produk  yakni  bagaimana menjaga  kondisi    suhu  penyimpanan  dan penanganan produk pada distribusi, mendokumentasikan kondisi suhu di sepanjang  distribusi,  dan  menjaga  keamanan (suhu,  pemalsuan)  produk  sepanjang  rantai distribusi.  Proses  penjagaan  kondisi  suhu pada  rantai  dingin  dapat  menggunakan peralatan  sederhana  seperti  boks  yang  diisi dengan  balok-balok  es  atau  menggunakan boks  yang  telah  dilengkapi  dengan  mesin pendingin  (refrigerator).  Demikian  juga dengan  proses  dokumentasi  kondisi  suhu sepanjang rantai distribusi, peralatan sederhana seperti termometer analog, termometer digital, hingga logger suhu dapat digunakan  untuk  proses  monitoring  kondisi suhu produk yang didistribusikan.
Penelitian  ini  mengembangkan  purwarupa alat  monitoring  kondisi suhu untuk distribusi produk  dengan  rantai  dingin.  Penelitian  ini dilatarbelakangi  oleh  kondisi  alat  yang  biasa digunakan  untuk  mengukur  kondisi  suhu pada  distribusi  darah  di  Palang  Merah Indonesia (PMI) belum optimal. Berdasarkan observasi  di  PMI  Kota  Surakarta,  proses pengukuran suhu pada proses distribusi darah menggunakan termometer digital dan analog. Termometer  digital  maupun  analog  yang digunakan  memiliki  kekurangan  karena monitoring suhu hanya dilakukan di awal dan akhir  proses  distribusi.  Termometer  digital dan analog yang digunakan tidak menyimpan rekaman  data  suhu  selama  perjalanan distribusi  dan  tidak  memberikan  tanda peringatan jika suhu dalam kotak penyimpanan  kantong  darah  melewati  batas aman.  Kelemahan  lain  pada  penggunaan termometer  digital  adalah  diperlukannya media  air  untuk  mengukur  suhu  dalam  boks penyimpanan darah.
Darah adalah salah satu produk yang harus didistribusikan dengan rantai dingin. Kebutuhan  darah  untuk  pasien  rumah  sakit
didistribusikan dari pusat pengumpulan darah yang  dilakukan  oleh  Unit  Distribusi  Darah Palang  Merah  Indonesia  (PMI)  ke  rumah sakit di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan darah pasien.  Selain itu, distribusi darah  terjadi  antar  pusat  pengelolaan  darah, karena tidak semua wilayah mampu memenuhi  kebutuhan  darah  di  wilayahnya. Sebagai  contoh,  Pusdatin  Kemenkes  (2014a) menyebutkan  bahwa  pada  tahun  2013 Provinsi  DKI  Jakarta  kelebihan  kantong darah hingga 60%, sedangkan wilayah Papua Barat kekurangan 96,3%. Ketidakseimbangan antara  kebutuhan  dan  suplai  darah  antar wilayah  ini  menyebabkan  Palang  Merah Indonsia (PMI) sebagai pusat pengelola darah harus  melakukan  distribusi  darah  dari  satu wilayah  ke  wilayah  lain  yang  membutuhkan (Anwar, 2015).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun 2011  tentang  pelayanan  darah  menyatakan bahwa  proses  distribusi  darah  harus  dengan penanganan  khusus  yang  memperhatikan keamanan  dan  mutu  darah  yang  dilakukan oleh  tenaga  kesehatan  pada  Unit  Transfusi Darah  (UTD)  di  Palang  Merah  Indonesia (PMI)  atau  Bank  Darah  Rumah  Sakit (BDRS).  Selain  itu,  proses  distribusi  darah harus  menggunakan  metode  rantai  dingin (Astuti  dan  Laksono,  2013).  Dalam  proses distribusi  darah  yang  menggunakan  rantai dingin,  sel  darah  merah  yang  terdapat  pada kantong  darah  haruslah  terjaga  pada  rentang suhu 2°C sampai dengan 10°C selama proses distribusi (Pusdatin Kemenkes, 2014b; WHO, 2005).
Monitoring  kondisi  suhu  pada  saat distribusi  darah  bisa  menggunakan  alat pencatat  (logger)    suhu  (Derens-Bertheau dkk.,  2014).  Menurut  Mas’ud,  dkk.,  (2016) logger suhu tersebut relatif mahal. Selain itu, logger  suhu  tersebut  memiliki  kelemahan yakni  tidak  bisa  memberikan  peringatan  dini apabila  suhu  melewati  batas  aman.  Padahal, peringatan dini tersebut merupakan salah satu kebutuhan  dari  sembilan  kebutuhan  alat monitoring  suhu  untuk  rantai  dingin  darah
yang  dibutuhkan  oleh  PMI  (Mas’ud,  dkk., 2016).
Mas’ud,  dkk.  (2016)  telah  medesain penggunaan  tag  near  field  communication (NFC) sebagai media penyimpanan data suhu sepanjang
proses distribusi darah. Penggunaan tag NFC diharapkan memberikan  kemudahan  dalam  transfer  data ke  perangkat  lain  atau  dapat  dibaca menggunakan  perangkat  smartphone  (Park dkk.,  2015;  Trebar  dkk.,  2015).  Namun demikian,  oleh  karena  Mas’ud  dkk  (2016) masih  berupa  desain  konsep,  maka  di  dalam proses  pengembangan  purwarupa  ditemukan beberapa aspek teknis yang harus ditambahkan.  Tambahan  terhadap  desain antara  lain  perlunya  rentang  suhu  yang  bisa diatur  oleh  pengguna,  mekanisme  pencatatan tanggal  pelaksanaan  distribusi,  optimalisasi algoritma penulisan data suhu ke NFC untuk mengurangi penggunaan memori pada arduino,  desain  aplikasi  mobile  untuk membaca  data  yang  memudahkan  pengguna
alat,  dan  dimensi  alat  yang  perlu  berukuran kecil.

## II. M ETODOLOGI
Metode pengembangan  purwarupa  alat monitoring suhu mengadopsi metode generic product  development  (Ulrich  &  Eppinger, 2001).  Menurut Ć ati ć dan Vielhaber (2011), metode generic product development memiliki  keseimbangan  aspek  teori  dan praktek dengan menekankan pada metode yang  mudah  diaplikasikan  selama  proses perancangan. Secara umum, tahapan penelitian  ini  menggunakan  lima  dari  enam tahapan metode generic product development, yaitu tahap perencanaan produk,  pengembangan  konsep,  perancangan tingkat  sistem,  perancangan  detail,  dan pengujian. Tahap perencanaan produk berupa proses  identifikasi  masalah  dan  penyusunan gagasan  produk  untuk  mengatasi  masalah yang  dihadapi.  Tahap  pengembangan  konsep
Tabel 1. Kebutuhan alat dan apesifikasi teknik
Kebutuhan Alat Spesifikasi Teknis Suhu mudah diketahui/dibaca Ada display untuk membaca suhu
Sensor suhu tidak bergantung kepada media air
Sensor suhu universal tidak harus dicelup. Proses pencatatan suhu lebih sederhana Pencatatan dilakukan secara otomatis
Mampu merekam suhu dan jam pembacaan suhu
Ada memori untuk simpan data suhu dan jam
Memberi peringatan bila suhu tidak sesuai
Ada alarm suara dan lampu Portable atau dapat dipindah-pindah Penggunaan baterai sebagai sumber daya.
Tidak menghabiskan banyak tempat dalam boks
Dimensi alat kecil
Tahan dalam kondisi dingin dan lembab
Alat monitoring kedap air
Tidak mudah berubah posisi atau jatuh. Ada pengait pada alat
Sumber: (Mas’ud dkk., 2016)
Tabel 2. Komponen alat monitoring Fungsi Komponen Display suhu LED Seven Segment (4bit) Sensor suhu DHT22 Mikrokontroler Arduino Mega Komponen Pencatat Modul NFC Memori Card Mifare Classic 1Kb RTC DS-3231 Alarm suara Buzzer  5V Alarm lampu LED Baterai Baterai 18650 3,7V (2 unit)
Sumber: Mas’ud dkk. (2016)
menghasilkan susunan konsep alat monitoring  suhu  yang  mencakup  kebutuhan alat  monitoring,  spesifikasi  teknis  alat monitoring,  pencarian  solusi  secara  internal, serta  komponen  yang  digunakan  untuk
membuat  purwarupa  alat  monitoring.  Tahap perancangan  tingkat  sistem  menghasilkan arsitektur  alat  monitoring  suhu.  Arsitektur alat  monitoring  suhu  terdiri  dari  skema  alat monitoring suhu, diagram cara kerja alat dan
Gambar 1. Skema umum alat monitoring (Mas’ud dkk., 2016)
Gambar 2. Skema elektrik alat monitoring
skema  pemasangan  alat  monitoring  suhu. Ketiga  tahapan  pertama  tersebut  dilakukan pada Mas’ud dkk (2016).
Tahap  perancangan  detail  mencakup aktivitas  pembuatan  rangkaian  alat  dan pemrograman berdasarkan konsep dan spesifikasi  akhir  yang  sudah  ditentukan. Bagian  akhir  pada  tahapan  ini  adalah pembuatan  boks  (casing)  peralatan  yang dibuat. Tahap pengujian dilakukan secara dua bagian, pertama merupakan pengujian laboratorium dan berikutnya adalah pengujian  lapangan.  Bentuk  pengujian  di laboratorium dilakukan untuk melihat keberhasilan  rangkaian  elektronika,  proses penulisan  data  pada  tag  NFC,  estimasi  lama penggunaan baterai, verifikasi data suhu hasil pembacaan  sensor  suhu,  dan  kinerja  alat setelah  dirangkai  dan  diberi  boks  penutup (casing). Adapun pengujian lapangan dilakukan untuk mengamati proses penggunaan  purwarupa  alat  oleh  pengguna dan melihat data hasil monitoring suhu secara nyata.

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Kebutuhan  alat  dan  spesifikasi  teknis  alat monitoring  suhu  didasarkan  hasil  observasi penggunaan  termometer  analog  dan  digital yang  dilakukan  di  PMI  Kota  Surakarta (Mas’ud  dkk.,,  2016).  Kebutuhan  dan spesifikasi  teknis  disajikan  pada  Tabel  1. Kebutuhan utama pada alat adalah
kemudahan pembacaan suhu, tidak bergantung pada media air, mampu merekam suhu sepanjang distribusi, dan dapat memberikan  peringatan  dini  apabila  suhu dalam  boks  melewati  batas  suhu  yang diijinkan.  Komponen  utama  alat  monitoring suhu  untuk  rantai  dingin  produk  disajikan pada Tabel 2. Pemilihan komponen didasarkan  pada  fungsi  dan  ketersediaan  di pasar  dengan  harga  yang  relatif  murah (Mas’ud. dkk., 2016).
Skema alat monitoring suhu secara umum disajikan  pada  Gambar  1.  Microcontroller Arduino    mendapat  daya  dari  baterai  dan akan  menghidupkan  lampu  LED.  Arduino menjalankan  program  untuk  pencatatan  dan mengaktifkan  jam  internal  serta  sensor  suhu. Sensor suhu membaca kondisi suhu di dalam cold  box,  kemudian  hasilnya  ditampilkan pada  display  dan  dilakukan  pencatatan  data ke  dalam  tag  NFC.  Setelah  proses  distribusi selesai, data monitoring yang tersimpan pada tag  NFC  dapat  diambil  petugas  dan  dibaca menggunakan smartphone.
Skema  elektrik  alat  monitoring  suhu disajikan pada Gambar 2. Berdasarkan skema pada  Gambar  2,  LED 1 akan  digunakan sebagai indikator catu daya, sedangkan LED 2 akan  digunakan  untuk  lampu  peringatan bahaya.  Modul  NFC  yang  digunakan  pada pembuatan  purwarupa  adalah  PN532  v.1 dengan  tambahan  antena.  Oleh  karena digunakan  baterai  isi  ulang,  maka  pada
(a) Bentuk purwarupa;  (b) Pengujian purwarupa menggunakan cold box di laboratorium
(c) Pengujian purwarupa untuk pengiriman darah di PMI Kota Surakarta
Gambar 3. Purwarupa alat monitoring
Priyandari, dkk. / Purwarupa Alat Monitoring Suhu Untuk Rantai Dingin .... JITI, Vol.16 (2), Des 2017, 115 –122
desain  ditambahkan  modul  charger  untuk baterai.  Ditambahkan  pula  saklar  untuk menghidupkan alat.
Algoritma  dasar  untuk  monitoring  suhu disusun sebagai berikut.
1. Sensor  mengukur  suhu  (T)  setiap  detik dan menampilkan ke display.
2. Cek  apakah  T  dalam  zona  suhu  ideal (ZT i ), zona suhu diizinkan (ZT d ) atau zona suhu berbahaya (ZT b ).
a. Apabila  T  dalam  ZT i ,  maka  peringatan bahaya tidak diaktifkan.
b. Apabila  T  dalam  ZT d ,  maka  peringatan bahaya  diaktifkan  dengan  menyalakan LED  dan  buzzer  selama  5  detik.  LED dan  buzzer  akan  aktif  (menyala) kembali  setiap  1  menit  jika  T  masih dalam ZT d .
c. Jika  T  dalam  ZT b ,  maka  peringatan bahaya  diaktifkan  dengan  menyalakan LED dan buzzer secara kontinu sampai sensor memberikan data bahwa T sudah kembali pada ZT i atau ZT d . 3. Setiap selang waktu (S t ) tertentu, dilakukan  penulisan  suhu  (T)  terkini  ke memori tag NFC.
a. Apabila  T  berada  pada  ZT d ,  maka  St diperbarui menjadi dua kali lebih cepat untuk proses penulisan data berikutnya.
b. Apabila  T  dalam  ZT d ,  maka  St diperbarui  menjadi  tiga  kali  lebih singkat  untuk  proses  penulisan  data berikutnya.
Algoritma tersebut menginformasikan bahwa  ada  tiga  zona  suhu,  yakni  zona  suhu ideal  (ZTi),  zona  suhu  diizinkan  (ZTd)  dan zona suhu berbahaya (ZTb) atau zona suhu di luar  ZTi  dan  ZTd.  Dalam  kasus  monitoring suhu  pada  rantai  dingin  darah,  zona  suhu ideal  berkisar  antara  suhu  2 0 C  –  6 0 C, kemudian  zona  suhu  diijinkan  berada  dalam rentang  suhu  6 0 C  –  10 0 C  dan  di  luar  kedua zona tersebut adalah zona suhu berbahaya.
Selang waktu (S t ) pencatatan data suhu ke tag  NFC  dibuat  semakin  cepat  apabila  suhu keluar  dari  zona  suhu  ideal.  Selang  waktu akan  dipercepat  dua  kali  jika  suhu  berada
dalam  zona  suhu  diijinkan,  dan  dipercepat tiga  kali  jika  suhu  berada  dalam  zona  suhu berbahaya. Dalam eksperimen pada purwarupa alat ini, inisial selang waktu diberi nilai 10 menit di awal proses.
Purwarupa yang dibuat seperti ditampilkan pada  Gambar  3.  Purwarupa  alat  diuji  pada skala laboratoium dan pengujian di lapangan. Bentuk  pengujian  di  laboratorium  dilakukan untuk melihat keberhasilan rangkaian elektronika,  proses  penulisan  data  pada  tag NFC,  estimasi  lama  penggunaan  baterai, verifikasi  data  suhu  hasil  pembacaan  sensor suhu,  dan  kinerja  alat  setelah  dirangkai  dan diberi  boks  penutup  (casing).  Adapun pengujian lapangan dilakukan untuk mengamati  proses  penggunaan  purwarupa alat  oleh  pengguna  dan  melihat  data  hasil monitoring suhu secara nyata.
Berdasarkan  hasil  verifikasi  pembacaan suhu,  terkadang  terdapat  perbedaan  antara sensor DHT22 dengan alat thermo- hygrometer.  Selisih  perbedaan  data  hasil pembacaan  suhu  paling  tinggi  mencapai 0,2 0 C.  Dalam  konteks  purwarupa  ini,  selisih perbedaan  mencapai  0,2 0 C  diasumsikan masih  wajar  karena  secara  fisik  purwarupa dirangkai dengan peralatan sederhana sehingga memungkinkan adanya noise pembacaan.
Berdasarkan  hasil  pengujian,  purwarupa alat  monitoring  dapat  bekerja  selama  7  jam tanpa  penambahan  daya  lagi.  Kondisi  ini tentu  dipengaruhi  oleh  kondisi  baterai  yang masih  baru.  Dengan  demikian,  purwarupa alat  ini  hanya  dapat  digunakan  untuk distribusi  yang  tidak  jauh  atau  yang  lama perjalanan tidak lebih dari 7 jam.
Purwarupa  berhasil  menuliskan  data  suhu pada  tag  NFC  dengan  memori  1  Kb. Keberhasilan  penulisan  data  telah  dilihat pada skala laboratorium maupun uji penggunaan di Palang Merah Indonesia Kota Surakarta. Pada uji lapangan untuk distribusi darah  dengan  lama  perjalanan  27  menit  dan selang  waktu  penulisan  data  selama  5  menit, diperoleh data historis suhu sebanyak 6 buah
data.  Namun  demikian,  pengujian  terhadap maksimal  jumlah  data  monitoring  suhu  yang dapat  disimpan  dalam  tag  belum  dilakukan. Kedepannya  perlu  dilakukan  eksperimen untuk melihat jumlah data maksimal pada tag NFC  1  Kb  maupun  4  Kb  dengan  berbagai format  dan  mekanisme  yang  optimal  untuk penyimpanan data.
Secara  umum,  purwarupa  yang  dibuat sudah memenuhi tujuh dari sembilan kebutuhan  yang  didefinisikan    pada  Tabel  1. Dua  kebutuhan  yang  belum  bisa  dipenuhi adalah dimensi alat yang kecil dan kedap air.
Purwarupa  yang  dibuat  relatif  besar  yakni berdimensi  20cm  x  9,5cm  x  3,7cm.  Hal  ini karena purwarupa masih menggunakan Arduino  Mega  sebagai  microcontroller. Kedepannya  perlu  dilakukan  modifikasi dengan menggunakan microcontroller Arduino  Nano  yang  berukuran  kecil  dengan jumlah  pin  IO  (input/output)  yang  masih memadai  untuk  kebutuhan  purwarupa  alat monitoring  (Bagenda  &  Ajiz,  2015;  Boxall, 2013). Selain itu, optimalisasi layout komponen juga perlu dilakukan agar dimensi alat menjadi lebih kecil.
Adapun  kebutuhan  alat  yang  kedap  air diasumsikan  tidak  sangat  penting  karena proptipe  alat  diletakkan  di  luar  boks  (cold box)  darah.  Hanya  sensor  suhu  saja  yang dimasukkan  ke  dalam  boks.  Meskipun demikian, kedepannya dapat dilakukan optimalisasi  pembuatan  casing  alat  yang kedap air.

## IV. S IMPULAN
Purwarupa  alat  monitoring  suhu  untuk rantai  dingin  produk  dapat  memberikan informasi  suhu  di  dalam  cold  box  selama perjalanan  distribusi  produk  kepada  petugas petugas  secara  real  time.  Berdasarkan  studi kasus yang digunakan, yakni distribusi darah, maka  purwarupa  alat  bisa  memberikan peringatan  dalam  bentuk  suara  dan  lampu kepada  petugas  apabila  suhu  di  dalam  cold box di luar batas suhu ideal / diijinkan untuk proses  distribusi  darah.  Data  histori  suhu
selama  perjalanan  dapat  disimpan  ke  dalam tag  NFC.  Data  tersebut  kemudian  dapat dibaca  menggunakan  perangkat  smart-phone yang memiliki fitur NFC.
Penelitian  lanjutan  masih  perlu  dilakukan untuk memperbaiki akurasi sensor, optimalisasi  penulisan  data  pada  tag  NFC, memperkecil  ukuran  alat  dan  penambahan fungsi-fungsi  alat  lainnya  di  luar  kasus distribusi  darah.  Selain  itu,  diperlukan  juga pembuatan aplikasi smart-phone yang memenuhi  kebutuhan  fungsional  pengguna dalam  proses distribusi produk  dengan rantai dingin.

## D AFTAR P USTAKA
Anwar, M. (2015). PMI Jatim Kelebihan 212 Ribu Kantong Darah pada 2014.
diambil dari Tribunnews.com. http://www.tribunnews.com/regional/2015/10/11/pmi-jatim- kelebihan-212-ribu-kantong-darah-pada-2014
Astuti, W.D.; Laksono, A.D. (2013). Keamanan Darah Di Indonesia Potret  Keamanan  Transfusi  Darah  di  Daerah  Tertinggal, Perbatasan  dan  Kepulauan.  (R.  Wulandari,  Ed.).  Surabaya: ©Health Advocacy Yayasan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.
Bagenda,  D.N.;  Ajiz,  A.  (2015).  Data  Logger  Pintu  Shelter  BTS Menggunakan  RFID  Berbasis  Arduino  Uno.  Skripsi.  Bandung: STMIK LPKIA (456).
Bishara,  R.  H.  (2006).  "Cold  chain  management–an  essential component  of  the  global  pharmaceutical  supply  chain". American Pharmaceutical Review, (February), pp.: 1 – 4.
Bogataj,  M.;  Bogataj,  L.;  Vodopivec,  R.  (2005).  "Stability  of perishable goods in cold logistic chains". International Journal of Production Economics. Vol. 93-94. pp.: 345 - 356.
Boxall,  J.  (2013).  Arduino  Workshop,  A  Hands-On  Introduction
With 65 Projects. San Francisco.
Ć ati ć , A.; Vielhaber, M. (2011). Lean Product Development : Hype or  Sustainable  New  Paradigm? Proceedings  of  the  18th International  Conference  on  Engineering  Design  (ICED 11),  Impacting  Society  through  Engineering  Design, Vol. 1: Design Processes, Lyngby/Copenhagen, Denmark, 15.-19.08.2011
Derens-Bertheau,  E.,  Osswald,  V.,  Laguerre,  O.,  &  Alvarez,  G. (2014).  "Cold  chain  of  chilled  food  in  France".  International Journal of Refrigeration, Vol. 52, pp.: 161 – 167.
Halim,  G.;  Gurning,  R.O.S.;  Baheramsyah,  A.  (2013).  Pemilihan Sistem  Rantai  Dingin  (  Cold  Chain  )  Daging  Segar  yang Memenuhi  Persyaratan  Halal.  Skripsi.  Surabaya:  Institut Teknologi Sepuluh November.
Hidayat,  A.T.;  Gurning,  R.O.S.;  Purwono,  S.  (2013).  "Evaluasi sistem  manajemen  rantai  dingin  di  PT.  Terminal  Petikemas Surabaya  (TPS)  untuk  hortikultura  jeruk  dan  anggur".  Jurnal Teknik Sistem Perkapalan, Vol. 1(1), pp.: 1–11.
Hoffmann,  A.  (2011).  Challenges  of  Cold  Supply  Chain.  Canada: European  Industrial  Pharmacists  Group.  Diambil  dari http://eipg.eu/wp-content/uploads/2013/07/seminar-armin- presentation-eipg-madrid.pdf
Mas’ud,  A.;  Priyandari,  Y.;  Suletra,  I.  W.  (2016).  Desain  Alat Monitoring Suhu pada Proses Distribusi Darah MMenggunakan  Near  Dield  Cimmunication  (NFC).  Prosiding
Seminar  Nasional  Teknologi  Terapan  (SNTT)  SV  UGM  (pp. 305–310). Yogyakarta.
Park,  W.H.;  Kim,  D.H.;  Lee,  D.  (2015).  "Vulnerability  of rechargeable  RFID  tag  card  based  on  NFC".  International Journal of Control and Automation, Vol. 8(4), pp.: 9 – 14.
Pusdatin  Kemenkes.  (2014a).  Situasi  Donor  Darah  di  Indonesia. Jakarta: Pusdatin Kemenkes.
Pusdatin  Kemenkes.  (2014b).  Situasi  Pelayanan  Darah  di Indonesia. Jakarta: Pusdatin Kemenkes. Trebar, M.; Lotri č , M.; Fonda, I. (2015). "Use of RFID temperature monitoring  to  test  and  improve  fish  packing  methods  in styrofoam boxes". Journal of Food Engineering, Vol. 159, pp.: 66 – 75. Ulrich, K.T.; Eppinger, S.D. (2001). Perancangan dan Pengembangan Produk. Jakarta: Salemba Teknika. WHO. (2005). "Manual on the management, maintenance and use of blood  cold  chain  equipment".  Safe  Blood and  Blood  Products, 1–92.