Volume 3 Nomor 2, Desember 2020 e-ISSN : 2614-1574 p-ISSN : 2621-3249

## PERANCANGAN SISTEM PEMANTAUAN PANEL SURYA POLYCRYSTALLINE MENGGUNAKAN TEKNOLOGI WEB FIREBASE BERBASIS IoT

## POLYCRYSTALLINE SOLAR PANEL MONITORING SYSTEM DESIGN USING IoT-BASED FIREBASE WEB TECHNOLOGY
Moranain Mungkin 1 , Habib Satria 2* , Jeddah Yanti 3 , Grace Boni A Turnip 4 , Suwarno 5
1234 Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Medan Area
5 Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Institut Teknologi Medan *e-mail koresponden : habib.satria@staff.uma.ac.id

## ABSTRACT
This study describes the measurement of Web and Android-based online systems on Pollycristalline type solar panels. Purpose This online solar panel monitoring system utilizes NodeMCU as a  microcontroller as well as WifiShield to send data through an internet network connection. The concept of the Internet of Things  was  designed  using  ESP  8266  found  in  NodeMCU  so  that  the  device  can  be  connected  to  the internet.  The  sensor  in  reading  the  current  and  voltage  flowing  from  the  solar  panel  uses  the  INA219 sensor.  For  a  combination  of  the  Arduino  IDE  system  that  has  been  programmed  to  read  current  and voltage received, then sent via an internet network connection using the NodeMCU module. Furthermore, the  data  sent  can  be  monitored  through  the  Firebase  website  which  can  be  displayed  using  a  personal computer  or  smart  phone.  Data  displayed  on  the  website  consists  of  voltage,  current  and  power. Experiment  results  show  that  the  error  of  reading  the  voltage  and  current  sensor  INA219  with  digital multitester is 0.28% and 2.29%, respectively. This is influenced by multitester limitations in reading small measurement  values.  The  solar  charge  controller  serves  to  keep  the  incoming  voltage  from  the  solar panels  in  accordance  with  the  working  distance  of  the  battery  ±  12  Volts.  The  measurement  data displayed has an update time of 1 second. This information can be used as additional references and in- depth analysis for the installation of a Renewable Energy System (Photovoltaic) in North Sumatra.
Keywords: PV, Arduino, IoT, Web Firebase, Android.

## ABSTRAK
Penelitian ini memaparkan pengukuran sistem online berbasis Web dan Android pada photovoltaic (PV) tipe  Polycrystalline.  Rancangan  sistem  monitoring  photovoltaic  online  ini  dengan  memanfaatkan NodeMCU sebagai mikrokontroler sekaligus wifishield untuk mengirimkan data melalui koneksi jaringan internet. Konsep Internet of Things yang didesain menggunakan ESP 8266 yang terdapat pada NodeMCU agar  alat  dapat  terkoneksi  ke  internet.  Sensor  dalam  membaca  arus  dan  tegangan  yang  mengalir  dari panel  surya  menggunakan sensor  INA219.  Untuk  kombinasi  sistem  Arduino  IDE  yang  telah  diprogram pada pembacaan arus dan tegangan yang diterima, kemudian dikirimkan melalui koneksi jaringan internet menggunakan modul NodeMCU. Selanjutnya data yang terkirim dapat dimonitor melalui website firebase yang dapat di tampilkan menggunakan personal komputer maupun smart phone. Data yang ditampilkan di website  terdiri  dari  tegangan,  arus  dan  daya.  Hasil  Eksperimen  menunjukkan  bahwa  Galat  dari pembacaan tegangan dan arus sensor INA219 dengan multitester digital adalah masing – masing 0.28% dan  2.29  %.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  keterbatasan  multitester  dalam  membaca  nilai  pengukuran  yang kecil. Pada alat sistem Solar charge controller berfungsi untuk menjaga tegangan yang masuk dari panel surya  sesuai  dengan  tengangan  kerja  baterai  ±  12  Volt.  Data pengukuran  yang  ditampilkan  mempunyai waktu  update  1  detik.  Informasi  ini  dapat  dipergunakan  sebagai  tambahan  referensi  dan  analisa  untuk pemasangan sistem energi terbarukan (photovoltaics) di Sumatera Utara.
Kata Kunci : Photovoltaic, Arduino, IoT, Web Firebase, Android.

## PENDAHULUAN
Kondisi  Iklim  tropis  dan  tingginya intensitas  penyinaran  Matahari  sudah selayaknya wilayah Indonesia melakukan  pemasangan  energi  baru terbarukan  (EBT)  seperti  Pembangkit Listrik  Tenaga Surya. Hal  tersebut juga didukung  letak  geografis  Indonesia yang berada di lintasan equator membuat penerapan teknologi Photovoltaic (PV)  sangat  strategis apabila dikelola dengan efisien
(Rachman, 2016). Akan tetapi, beberapa faktor  seperti  kelembaban  cuaca,  suhu, intentsitas cahaya  matahari yang masuk pada  sel  surya  dan  kondisi  berdebu harus  dipertimbangkan  kerena  sangat mempengaruhi kinerja dari PV (Rahman dkk, 2015). Pemasangan energi sistem teknologi Photovoltaic atau  dikenal dengan  panel  surya  sudah  menjadi terobosan  terbaru  dalam  menangani masalah  terjadinya  pemadaman  listrik. Implementasi  PV  apabila  dibangun  di daerah  terpencil,  terluar  dan  terdalam (di pedesaan) akan berdampak langsung pada kemandirian energi dan percepatan kemajuan  SDM  pada  daerah  tersebut (Winasis dkk, 2016). Dengan melakukan instalasi photovoltaic
ketergantungan  akan  bahan  bakar  fosil yang  semakin  menipis  dapat  teratasi (Mungkin  dkk,  2020).  Dan  investasi biaya  pembangunaan  sistem  PV  yang semakin murah membuat negara-negara seperti  eropa  menjadikan  energi  dari surya  ini  sebagai  cadangan  apabila terjadi krisis energi (Kouro dkk, 2015).
Pembangunan  sistem  kehandalan panel surya perlu dilakukan karena akan berdampak  langsung  terhadap  daya output yang  dihasilkan  PV  tersbebut. Maka  dari  itu,  perlu  dirancang  suatu sistem monitoring yang berfungsi melihat parameter panel surya  sehingga dari  hasil  pemantauan  harian  dan  data yang masuk secara real time akan dapat
diketahui  seberapa  besar  konsumsi harian  rata-rata  energi  yang  dihasilkan dan seberapa besar kapasitas pembebanannya, dengan demikian suplaian listrik terjamin akan keberlangsungannya. Selain hal tersebut,  pemanfaatan  dan  akurasi dalam pembacaan data monitoring akan sangat berguna untuk studi uji kelayakan  pembangunan  PV  dalam skala  yang  cukup  besar    (Siregar  dkk,
2017). Dan data logger yang tersimpan secara continue akan bermanfaat sebagai  tolak  ukur  pengembangan kehandalan bahan sel surya untuk masa yang  akan  datang  (Suryawinata  dkk, 2017).
Banyak sistem pemantau yang telah dikaji  sebelumnya  seperti  penelitian yang dilakukan oleh  (Satria dan Syafii,
2018) dalam penelitiannya memaparkan bahwa sistem monitoring dapat
memantau secara real time ativitas serta keamanan  PV  selanjutnya  data  yang masuk  akan  terekam  dalam  tampilan GUI.  Kemudian,  Penelitian  yang  telah di  kemukakan  oleh    (Setiaji  dkk,  2019) bahwa sistem monitoring dapat
memantau  aktifitas output panel  surya dan  hasil  yang  ditampilakan  tersimpan pada data database.
Penelitian-penelitian  yang  telah dilakukan  sebelumnya  masih  belum banyak membahas mengenai bagaimana teknologi  sistem  aplikasi  web  firebase dalam  menyimpan  data.  Padahal,  selain komponen  harga  alat  yang  ekonomis penggunaan  teknologi  web  firabase akan mudah dalam memantau data pada sistem output Photovoltaic secara real time .  Sebelumnya,  penelitian  berbasis web  ini  juga  telah  dilakukan  oleh (Khedkar dkk, 2017) bahwa selain dapat dipantau melalui teknologi web firebase,  singkronisasi  firebase  ke sistem  teknologi  andorid  akan  dapat mempermudah dimanapun data ingin di monitoring  dengan  ketentuan  koneksi
paket  internet  tersambung.  Selain  itu,
kelebihan teknologi ini adalah pengiriman data dari alat yang dirancang  menuju  aplikasi  web  lebih cepat.
Berdasarkan  permasalahan  diatas maka  perlu  dirancang  suatu  sistem  alat monitoring  online untuk  panel  surya yang  praktis,  pembiayaan  minim,  dan pengiriman data yang cepat.

## METODE
Untuk  merancang  penelitian  yang efisien dalam memonitoring Panel surya berbasis  IoT  maka  diperlukan  sistem yang  terintegrasi  seperti  Panel  surya dengan  kapasitas  30  WP,  Sensor
INA219, NodeMCU, Modul Wifi ESP8266,  LM2596S,  Solar  Charge Control  (SCC),  Baterai  12V  7Ah, Voltmeter  Digital,  Multimeter  Digital, LED  12V/3W,  3  Blok,  Laptop,  HP Android,  Kabel,  timah,  solder,  lem bakar,  Pipa  (dudukan  panel),  kayu
(dudukan rangkaian), Dan alat pelengkap  lain  yang  dibutuhkan  dalam merangkai perangkat elektronika. Pada  NodeMCU  merupakan  pusat
kendali dari keseluruhan sistem
monitoring  yang  akan  dirancang.  Alat ini  digunakan  untuk  mengendalikan secara  keseluruhan  mulai  dari  input sensor sampai kepada output dari sistem monitoring  panel  surya.  Untuk  Modul
Wifi ESP8266 merupakan media
komunikasi  antara  mikrokontroller  dan jaringan  internet. Dan Website Firebase merupkan platform IoT yang digunakan untuk  menampilkan  data  parameter panel surya yang dikirim oleh ESP8266.

## 1. Peracancangan Perangkat Keras
Perancangan perangkat keras alat ini dimulai dari penempatan dan
pemasangan  komponen  –  komponen yang  berukuran  kecil  seperti  sensor, catu  daya  dan  NodeMCU  di  dalam kotak,  dan  pemasangan  komponen  –
komponen  yang  berukuran  lebih  besar seperti  voltmeter  digital,  baterai,  LED, Solar  Charge  Controll di  atas  papan kayu.  Panel  surya  diletakkan  diatas dudukan yang terbuat dari pipa.

## a. Rangkaian  ESP8266  NodeMCU
V3 Pada perancangan alat ini, mikrokontroler ESP8266 NodeMCU V3 merupakan  bagian  utama  sebagai  pusat kendali  seluruh input dan output yang terhubung  ke  mikrokontroler.  Dalam chip ini  sudah  terdapat wifi  shield ESP8266  sebagai  jalur  komunikasi  ke jaringan internet.
Pada gambar 1 merupakan rangkain sistem  minimum  ESP8266  NodeMCU V3  terhubung  dengan  bagian  –  bagian yang  lain  seperti  sensor  INA219  dan rangkaian  catu  daya.  Pada  sistem minimum  mikrokontroler  NodeMCU V3  terdapat  lampu  indikator  yang berfungsi  untuk  memberi  tanda  apakah rangakaian sedang bekerja atau tidak.

## Gambar 1. Rangkaian Mikrokontroler ESP8266 NodeMCU V3

## b. Rangkaian Sensor INA219
Sensor  INA219  merupakan  sensor yang  digunakan  untuk  mengukur  arus dan  tegangan  dari  panel  surya.  Dengan menggunakan  jenis  komunikasi  I2C, dapat  menghubungkan  lebih  banyak sensor  hanya  dengan  dua  jalur  kabel. Pemasangan  rangkaian  sensor  dan keterangan kaki/pin sensor dapat dilihat pada gambar 2 dan table 1.
Rangkaian  sensor  INA219  ini  juga berfungsi untuk membaca nilai arus dan tegangan  yang  mengalir  dari  panel surya  melalui Solar  Charge  Controller .
Terminal Vin+ sensor INA219 dihubungkan  dengan  terminal  positif langsung  dari  panel  surya,  sedangkan terminal Vin- sensor INA219 dihubungkan  dengan  terminal  positif panel surya pada Solar Charge
Controller .  Dengan  menggunakan  jenis komunikasi  I2C,  pembacaan  nilai  arus dan  tegangan  tersebut  dikirim  ke mikrokontroler  NodeMCU  V3  melalui pin SCL dan SDA pada sensor INA219, yang  masing  –  masing  dihubungkan  ke pin  D1  (SCL)  dan  D2  (SDA)  pada NodeMCU.  Sedangkan,  pin  VCC  dan GND  sensor  INA219  masing  –  masing dihubungkan  ke  pin  3V  dan  GND  pada NodeMCU .
Gambar 2. Rangkaian Sensor INA219 Tabel 1. Penggunaan kaki/pin sensor INA219 No Pin Fungsi 1 SCL Input Serial clock untuk konuikasi 2 Kabel 2 SDA Digital input dan Output 3 VCC Sumber tegangan eksternal 5V 4 GND Ground

## c. Rangkaian Catu Daya
Rangkaian  ini  berfungsi  untuk memberikan  daya  keseluruh  rangkaian yang  ada.  Rangkaian  ini  diberi input tegangan  12V  DC  dari  baterai  atau adaptor,  kemudian  tegangan  tersebut akan  diratakan  oleh  kapasitor  680 μF . Regulator
tegangan (LM2596S) digunakan  agar  output  yang  dihasilkan tetap 5V DC walaupun terjadi perubahan  pada  tegangan  input  nya.
Rangkain  catu  daya  dapat  dilihat  pada
Gambar 3.
Rangkaian  ini  berfungsi  sebagai catu daya untuk menyalakan mikrokontroler ESP8266 NodeMCU V3 dan  Sensor  INA219.  Tegangan  input
12V diambil dari baterai, dan menghasilkan output tegangan 5V yang digunakan  sebagai  input  tegangan  bagi mikrokontroler.  Out  +  dan  Out  –  dari rangkaian  ini  dihubungkan  masing  – masing  dengan  Vin  dan  GND  pada NodeMCU.
Gambar 3. Rangkaian Catu Daya LM2596S

## d. Rangkaian Sistem PV
Perancangan  keseluruh  rangkaian sistem  monitoring  berbasis Internet  of Thing (IoT)  menggunakan  bahan  sel surya  tipe Polycrystalline berkapasitas 30 Wp dan hal utama yaitu  penggunaan alat NodeMCU sebagai teknologi sistem kendali untuk memudahkan komunikasi agar  terekam  ke  web  dan  android digunakan.
Untuk melihat rancangan dan performa  keseluruhan  rangkaian  PV online  berbasis  IoT  yang  terintegrasi, dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.
Gambar 4. Rangkaian Keseluruhan Alat
2. Perancangan Perangkat Lunak
Pada  desain  rancangan  perangkat lunak  ini,  meliputi  rancangan  program yang  digunakan  untuk  menerjemahkan data  yang  diambil  dari  sensor  kedalam nilai tegangan dan arus
dan
mengirimkannya
melalui jaringan internet  ke  halaman website maupun telepon  seluler.  Dalam  penelitian  ini software yang digunakan, antara lain :
1) Microsoft Visio
Software ini digunakan untuk menggambar skema rangkaian. 2) Arduino IDE 1.8.1 Software ini digunakan untuk penulisan  program,  dan  antarmuka dengan NodeMCU.
3) Website Firebase Aplikasi  web  ini  digunakan  untuk menampilkan  pembacaan  parameter panel  surya online ,  yaitu  arus, tegangan dan daya.
4) App Inventor Software berguna  dalam  merancang aplikasi android sistem monitoring

## 3. Diagram Alir
Untuk  dapat  menampilkan  data pembacaan  sensor  INA219  secara online ,  maka  dirancanglah  program sedemikian  rupa  agar  data  dapat ditampilkan  di  halaman website dan  di telepon seluler pintar (Android).
Perancangan  diagram  alir  sistem  kerja alat  dapat  dilihat  pada  Gambar  5 berikut.
Mulai selesai Inisialisasi Menghitung nilai arus, tegangan & daya Mengirim data ke server Menampilkan data hasil pengukuran pada halaman web & android Masuk ke sistem Membaca nilai arus & tegangan Melihat data hasil pengukuran Melihat hasil pengukuran Memasukkan username & password Ya Tidak Tidak Ya

## Gambar 5. Flowchart prosedur pengujian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  alat  dilakukan  agar  dapat mengetahui  apakah  keselurahan  sistem komponen  alat  berfungsi  sesuai  dengan rancangan yang ditargetkan. Setelah alat yang  dibuat  berjalan  dan  beroperasi, maka perlu dilakukan pengujian terhadap  kehandalan  alat  dan  akurasi nilai    dari  hasil  pembacaan  sensornya. Sebelum  melakukan  tahapan  pengujian sistem  monitoring,  maka  diperlukan  uji kelayakan  seperti  melihat  karakteristik PV dan output tegangan dari SCC. Selajutnya  pada  tahapan  akhir  yaitu dilakukan  pengujian  secara  terpisah, lalu  kemudian  dilakukan  pengujian  alat secara  keseluruhan.  Pengujian  yang dilakukan antara lain :
1) Pengujian alat ESP8266 NodeMCU V3 dengan Sensor INA219.
2) Pengujian Nilai Pengukuran Sensor INA219 .
3) Pengujian Alat Secara Keseluruhan.

## A. Data Karakteristik Panel Surya
Data  berikut  ini  diambil  untuk mengetahui  karakteristik  arus  dan tegangan panel surya terhadap pembebanan. Data ini diambil menggunakan panel surya 30Wp
dengan pembebanan berupa resistor 0  – 154 ohm.
Alat pengujian yang digunakan :
1) Panel Surya 30WP
2) Amperemeter digital SANWA CD771
3) Voltmeter digital SANWA CD800a 4) Beban resistif 7 x 22 ohm
Rangkaian pengujian panel surya :
Solar s tation 0 – 154 ohm V A Gambar 6. Rangkaian Pengujian Panel Surya
Tabel 2.Karakteristik Panel Surya Terhadap Pembebanan Resistif R (Ohm)  Tegangan (V)  Arus (A) 0 19.88 0 154 19.71 0.122 132 19.69 0.141 110 19.65 0.168 88 19.59 0.212 66 19.51 0.282 44 19.27 0.405 22 18.48 0.761 Data  pada  tabel  2  diambil  pada siang  hari,  dimana  cahaya  matahari sangat  cerah  dan  terik.  Tegangan  panel surya  diukur  dalam  keadaan  tidak berbeban  yaitu  19.88  Volt.  Panel  surya dibebani  dengan  resistor  mulai  dari  22 ohm  lalu  diukur  tegangan  dan  arusnya.
Pembebanan diberikan sampai 154 ohm (7 x 22 ohm). Berikut adalah grafik dari data pada tabel 2.
.
Gambar 7 . Perbandingan Grafik Tegangan dengan Arus
Dari  perbandingan  grafik  gambar  7, dapat  dilihat  bahwa  tegangan  menurun linier dengan pembebanan yang diberikan.  Hal  ini,  menandakan  bahwa tahanan  dalam  tidak  sama  dengan  nol (Rd  ≠  0).  Dimana  pada  kondisi  ideal (Rd  =  0),  tegangan  akan  bernilai  tetap,
sementara  arus  berubah  sesuai  dengan pembebanan  yang  diberikan.  Dari  data diatas  dapat  diambil  nilai  regulasi tegangan sebagai berikut.
Regulasi Tegangan =
19.88 − 18.48 19.88 𝑥 100% = 7.04 %

## B. Tegangan  Keluaran  Solar  Charge Controller
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui  nilai  tegangan  dari  panel surya  setelah  melewati solar  charge controller .  Tegangan  yang  dihasilkan dari  panel  surya  sebelum  dihubungkan dengan SCC akan dibandingkan dengan tegangan panel surya setelah dihubungkan  dengan  SCC.  Peralatan yang digunakan :
1) Panel Surya 30 WP
2) Solar Charge Controller
3) Voltmeter digital SANWA CD800a
Tahapan pengujian :
1) PV  diletakkan  pada  bagian  bawah
dari sinar cahaya matahari 2) Mengukur tegangan yang dihasilkan dari  PV  dengan  menggunakan voltmeter
3) Menghubungkan  PV  dengan  sistem
SCC , lalu mengukur tegangannya
4) Menutup sebagian bidang permukaan  dari  panel  surya,  lalu mengulang langkah 1 – 3.
5) Menutup seluruh bidang permukaan dari  panel  surya,  lalu  mengulang langkah 1 – 3.

## Gambar 8. Pengambilan Data Pembacaan
Tegangan Panel Surya Tabel 3. Perbandingan Nilai Tegangan PV Kondisi Pengukuran Tegangan Tegangan Keluaran PV (Volt) Tegangan PV melewati SCC (Volt) Seluruh Permukaan Panel Terpapar Sinar Matahari 19.94 12.60 1/3 Bagian Permukaan Panel Ditutup 16.58 11.43 2/3 Permukaan Panel Ditutup 12.56 11.31 Seluruh Permukaan Panel Ditutup 9.55 11.17
Hasil Pengujian pada tabel 3 bahwa tegangan  PV  setelah  melewati  solar charge controller berkisar 12 Volt. SCC menjaga nilai tegangan yang masuk dari panel surya ± 12 Volt agar baterai tidak rusak karena adanya over voltage .
C. Pengujian Mikrokontroler ESP8266 NodeMCU dengan Sensor INA219 Mikrokontroler NodeMCU berfungsi untuk mengkalibrasi dan mengolah data pembacaan  tegangan  dan  arus  yang diperoleh  dari  sensor  INA219.  Agar dapat  mengetahui  apakah  alat  berjalan, maka perlu dilakukan pengujian dengan tahapan  sebagai  berikut.  Peralatan  yang digunakan  dalam  pengujian,  yaitu, Mikrokontroler  ESP8266  NodeMCU V3  ,  Sensor  INA219,  Kabel  data,  dan Software Arduino IDE D. Pengujian Nilai Pengukuran Sensor INA219 dengan Multitester Digital
Pengujian  hasil  pengukuran  sensor INA219  dengan  multitester  dilakukan pada  waktu  yang  bersamaan  untuk membandingkan  hasil  pengukuran  dari kedua  alat  tersebut.  Setelah  data pengukuran  dari  kedua  alat  diperoleh, maka data dapat diolah untuk mengetahui  tingkat  kesalahan  (%  error) dan  akurasi  dari  pembacaan  sensor terhadap alat ukur.
Tabel 4. Perbandingan hasil Pengukuran Sensor INA219 dengan Multitester DT-860B
No. Multitester DT-860B
Sensor INA219 Galat (%) %𝑮𝒂𝒍𝒂𝒕 = |𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒌𝒖𝒓𝒂𝒏 𝑫𝑻𝟖𝟔𝟎𝑩  − 𝑰𝑵𝑨𝟐𝟏𝟗| 𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒌𝒖𝒓𝒂𝒏 𝑫𝑻𝟖𝟔𝟎𝑩 𝑿 𝟏𝟎𝟎% Tegangan (V) Arus (A) Tegangan (V) Arus (A) Tegangan (%) Arus (%) 1. 13.22 1.27 13.30 1.30 0.60 % 2.36 % 2. 13.25 1.28 13.31 1.31 0.45 % 2.34 % 3. 13.19 1.25 13.20 1.28 0.07 % 2.40 % 4. 13.18 1.23 13.19 1.25 0.07 % 1.63 % 5. 13.20 1.28 13.24 1.30 0.30 % 1.56 %
6. 12.94 0.96 12.98 0.98 0.31 % 2.08 % 7. 13.05 0.98 13.12 1.00 0.54 % 2.04 % 8. 13.20 1.13 13.22 1.15 0.15 % 1.77 % 9. 12.40 0.33 12.42 0.34 0.16 % 3.03% 10. 12.17 0.27 12.19 0.28 0.16 % 3.70 % ∑ 𝑮𝒂𝒍𝒂𝒕 (%) 𝟏𝟎 = 0.28 % 2.29 %
Dari  data  tabel  4  dapat  dilihat bahwa,  rata-  rata  galat  pembacaan tegangan 0.28 % dan arus 2.29 %. Galat pembacaan  arus  diatas  1  %,  hal  ini diakibatkan  karena  nilai  pengukuran yang  kecil,  dan  keterbatasan  alat  ukur yang  hanya  mengukur  sampai  2  digit dibelakang koma.
E. Hasil Pengujian Sistem PV Keseluruhan Proses  kinerja  dari  pengujian  ini dimulai  dengan  mengunggah  program untuk pengiriman data hasil pengukuran sensor  ke website  firebase dan  android melalui jaringan internet.
Untuk
Mikrokontroler  harus  selalu  terhubung dengan  jaringan  internet  agar  data pengukuran  sensor  dapat  dikirim  ke website firebase dan android. Setelah program mikrokontroler arduino  dijalankan  kemudian  hasil  dari pengukuran  sensor  yang  telah  terbaca dikirim    ke  web firebase dengan  waktu tunda  pembacaan  500ms.  Seluruh  data yang  terbaca  dari  mikrokontroler  dan yang  terbaca  pada  halaman  web  harus sama,  agar  perbedaan  data  dari  hasil pengukuran  tersebut.    Hasil  monitoring parameter  panel  surya  dihalaman  Web dan  android  (telepon  pintar)    melalui jaringan  internet  dapat  dilihat  pada Gambar 9 dan 10 berikut.
Gambar 9 . Tampilan Monitoring Hasil Pengukuran di Halaman Web
Gambar 10. Tampilan Moinitoring Hasil Pengukuran di Android

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  Analisis  maka dapat  disimpulkaan  bahwa  rancang bangun  Sistem  Monitoring  Online Parameter  Panel  Surya  Berbasis  IoT menggunakan  ESP8266  NodeMCU  V3 dapat  dijadikan  sebagai  pusat  kendali dan sebagai alat yang terhubung dengan internet  untuk  mengirimkan  data  ke website dan  Android,  Galat  dari pembacaan  tegangan  dan  arus  sensor INA219  dengan  multitester  digital adalah masing – masing 0.28% dan 2.29 %. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan multitester dalam membaca  nilai  pengukuran  yang  kecil, pada solar  charge  controller berfungsi untuk  menjaga  tegangan  yang  masuk dari panel surya sesuai dengan
tengangan  kerja  baterai  ±  12  Volt  dan data  pengukuran  yang  ditampilkan mempunyai waktu update 1 detik.

## DAFTAR PUSTAKA
Khedkar,  S.,  Thube,  S.,  Estate,  W.  I., W, N. M., & Naka, C. (2017). Real
Time  Databases  For  Applications. International  Research  Journal  Of Engineering And Technology(Irjet) , 4 (06),  2078– 2082.
Kouro,  S.,  Leon,  J.  I.,  Vinnikov,  D.,  & Franquelo,  L.  G.  (2015).  Grid-
Connected  Photovoltaic  Systems: An  Overview  Of  Recent  Research And Emerging Pv Converter Technology. Ieee Industrial Electronics Magazine , 9 (1), 47–61. Mungkin,  M.,  Satria,  H.,  &  Zulkifli,  B. (2020). Instalasi Photovoltaic Sistem  Off-Grid  Untuk  Lampu Jalan Di Pondok Pesantren Islamiyah Pintu Padang Siunggam. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian  Kepada  Masyarakat UNSIQ , 7(2), 247–252.
Rachman,  A.  (2016).  Optimalisasi Teknologi  Energi  Surya  Berbasis Penyesuaian  Posisi  Panel  Bulanan Di  Sulawesi  Tenggara. Jurnal
Teknologi , 8 (1), 1–8. Rahman, M. M., Hasanuzzaman, M., & Rahim,  N.  A.  (2015).  Effects  Of Various Parameters On Pv-Module
Power  And  Efficiency. Energy
Conversion And Management , 103 , 348–358. Satria,  H.,  &  Syafii.  (2018).  Sistem
Monitoring  Online  Dan  Analisa Performansi Plts Rooftop Terhubung  Ke  Grid  Pln. Jurnal Rekayasa Elektrika , 14 (2), 83–144. Setiaji, G. I., Sofwan, A., & Sumardi, S.
(2019). Perancangan Power Monitoring  System  Pada  Panel Surya Sebagai Sumber Utama Pada Smart Open Parking Dalam Arsitektur  Iot. TRANSIENT , 7 (3), 1–7. Siregar,  R.  R.  A.,  Wardana,  N.,  & Luqman. (2017). Sistem Monitoring  Kinerja  Panel  Listrik Tenaga Surya Menggunakan Arduino  Uno. JETri  Jurnal  Ilmiah Teknik Elektro , 14 (2), 81–100.
Suryawinata,  H.,  Purwanti,  D.,  & Sunardiyo,  S.  (2017).  Sistem Monitoring  Pada  Panel  Surya Menggunakan Data Logger Berbasis  Atmega  328  Dan  Real Time Clock DS1307. Jurnal Teknik Elektro , 9 (1), 30–36.
Winasis,  W.,  Nugraha,  A.  W.  W.,
Rosyadi,  I.,  &  Nugroho,  F.  S.  T. (2016).  Desain  Sistem  Monitoring Sistem Photovoltaic Berbasis Internet  of  Things  (IoT). Jurnal Nasional  Teknik  Elektro  Dan
Teknologi  Informasi  (JNTETI) ,
5 (4), 328–333 .