ISSN (e): 2459-9638
Perancangan Alat Ukur Digital untuk Tinggi dan Berat Badan dengan Output Suara berbasis Arduino UNO

## MUHAMMAD AFDALI, MUHAMMAD DAUD, RAIHAN PUTRI
Jurusan Teknik Elektro, FakultasTeknik, Universitas Malikussaleh Email: syekhafdal@gmail.com

## ABSTRAK
Alat  pengukur  tinggi  badan  dan  penimbang  berat  badan  yang  sekaligus memberikan  informasi  berat  badan  ideal  akan  sangat  bermanfaat  bagi  para pengguna.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini,  dirancang  dan  direalisasikan suatu  alat  ukur  yang  sekaligus  dapat  mengukur  tinggi  badan  dan  berat  badan serta memberikan informasi ideal atau tidaknya berat badan yang terukur.  Alat ukur  ini  menggunakan  Arduino  Uno  sebagai  otaknya,  sensor  ultrasonik  untuk mengukur tinggi badan, dan sensor strain gauge untuk mengukur berat badan. Data dari kedua sensor tersebut diolah oleh Arduino untuk mendapatkan indeks massa tubuh (IMT) dan berat badan ideal (BBI). Nilai tinggi badan, berat badan, dan berat badan ideal akan ditampilkan pada LCD. Selanjutnya, informasi suara menyangkut kondisi berat badan yaitu ideal, gemuk, atau kurus akan dikeluarkan oleh speaker. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data maka diperoleh nilai persentase keberhasilan rata-rata pada pengukuran tinggi badan adalah 96,80% dan  pada  pengukuran  berat  badan  adalah  99,04%.  Sedangkan  tingkat keberhasilan penampilan informasi suara adalah 95%.
Kata kunci: Alat ukur digital, tinggi badan, berat badan, Arduino, output suara.

## ABSTRACT
An instument for measuring height and weight while providing information ideal weight for users will be very helpful. Therefore, in this study, it was designed and realized  a  measuring  instrument  which  can  simultaneously  measure  the  height and weight as well as providing the ideal information whether or not the weight measured.  This  instrument  uses  an  Arduino  Uno  as  the  brain,  the  ultrasonic sensor  to  measure  the  height  and  strain  gauge  sensor  for  measuring  weight. Data from the sensors is processed by the Arduino to get a body mass index and ideal weight. The values of height, weight, and ideal weights will display on LCD. Furthermore, voice information regarding the ideal conditions of weight, namely ideal,  fat, or  thin  will be  emitted by  a  speaker. Based  on  test  results  and  data analysis, obtained that values of the average percentage of success at the height measurement  was  96.80%  and  the  weight  measurement  was  99.04%, respectively. While the success rate of emitting the sound information is 95%.
Keywords: Digital measuring instrument, height, weight, Arduino, sound output.
Perancangan Alat Ukur Digital untuk Tinggi dan Berat Badan dengan Output Suara Berbasis Arduino Uno

## 1. PENDAHULUAN
Hampir  setiap  orang  mendambakan  berat  badan  ideal,  karena  ini  merupakan  hal  yang bagus,  baik dari  segi  penampilan  fisik  maupun  dari  segi  kesehatan.  Terutama  kaum  muda lebih banyak yang mendambakannya karena dengan berat yang ideal penampilan fisik akan menjadi  lebih  menarik  (Thomas,  dkk,  2015).  Berbagai  cara  dilakukan  orang  agar  dapat mencapai berat badan yang ideal mulai dari mengatur pola makan, diet ketat, berolahraga yang teratur sampai dengan meminum obat-obatan (Khoiruddin, 2015).
Sering  kali  dijumpai  di  tempat-tempat  seperti  rumah  sakit,  apotik,  dan  sanggar  kebugaran bahwa alat pengukur tinggi dan berat badan masih dioperasikan secara manual dan terpisah, sehingga sulit untuk mengetahui apakah berat badannya telah ideal atau belum. Umumnya masyarakat  masih  banyak  yang  belum  mengetahui  berapa  berat  badan  yang  sesuai  untuk dirinya dan hanya menerka-nerka saja atau melihat sebatas pandangannya hasil pengukuran berat badannya (Thomas, dkk, 2015).
Upaya  untuk  membuat  alat  pengukur  berat  badan  sekaligus  tinggi  badan  telah  dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya Fadli (Fadli, 2013) yang merancang dan membangun alat pengukur berat dan tinggi badan ideal berbasis mikrokontroler. Kemudian Thomas dkk (Thomas, dkk, 2015) juga mengembangkan sistem pengukur berat dan tinggi badan yang menggunakan  mikrokontroler  AT89S51.  Selanjutnya,  juga  ada  penelitian  untuk pengembangan  alat  ukur  tinggi  badan  dan  berat  badan  digital  yang  terintegrasi (Khoiruddin, 2015).
Namun,  beberapa  rancangan  alat  ukur  dalam  penelitian-penelitian  tersebut  hanya menampilkan  hasil  pengukuran  dalam  bentuk  tulisan  pada  LCD.  Padahal  jika  hasil pengukurannya  juga  dapat  disajikan  dalam  bentuk  suara  tentu  akan  lebih  memberikan kemudahan  dan  kenyamanan  bagi  pengguna.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini dikembangkan  alat  ukur  tinggi  badan  dan  berat  badan  yang  hasil  pengukurannya  serta informasi ideal atau tidaknya berat badan tersebut disajikan dalam bentuk tulisan pada LCD dan juga dalam bentuk suara pada speaker. Dengan demikian, pengukuran tinggi dan berat badan menjadi lebih mudah, cepat, praktis, dan akurat serta lengkap dengan informasi berat badan idealnya.

## 1.1. Perhitungan Berat Badan Ideal Berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT)
Mengukur  berat  badan  ideal  dengan  indeks  massa  tubuh  (IMT)  ini  merupakan  cara  yang paling banyak atau paling umum dilakukan orang. Caranya, berat badan yang terukur dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badannya dalam satuan meter yang sebelumnya sudah dikuadratkan.  Batas  ambang  IMT  ditentukan  dengan  merujuk  ketentuan  FAO  atau  WHO. Untuk kepentingan Indonesia, batas ambang dimodifikasi berdasarkan pengalaman klinis dan hasil  penelitian  di  beberapa  negara  berkembang.  Adapun  rumus  perhitungan  IMT  adalah menggunakan Persamaan 1 di bawah ini (Erlita, 2015).
2 ) ( TB BB IMT  (1)
dimana IMT adalah indeks masa tubuh, BB adalah berat badan (kg), dan TB adalah tinggi badan  (m).  Adapun  untuk  mencari  batas  ambang  berat  badan  ideal  (BBI)  adalah  dengan menggunakan Persamaan 2 dan 3 berikut ini.
𝐵𝐴𝐵 = 18 × (TB) ²
(2)
𝐵𝐴𝐴 = 25 × (TB) ² (3)
dimana BAB  adalah  batas  ambang  bawah  dan  BAA  adalah  batas  ambang  atas.  Kemudian pengelompokan ideal (normal), kurus, ataupun gemuk mengikuti Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Klasifikasi BMI/IMT menurut WHO (Fadli, 2013) Klasifikasi Nilai IMT Kurus ( Underweight ) < 18 Normal ( Ideal ) 18 – 25 Gemuk ( Overweight ) > 25

## 1.2. Sensor Ultrasonik
Sensor  ultrasonik  terdiri  dari  sebuah  chip  pembangkit  sinyal  40  KHz,  sebuah  speaker ultrasonik,  dan  sebuah  mikropon  ultrasonik.  Speaker  ultrasonik  mengubah  sinyal  40  KHz menjadi  suara  sedangkan  mikropon  ultrasonik  berfungsi  untuk  mendeteksi  pantulan suaranya.  Sensor  ultrasonik  adalah  sensor  yang  bekerja  berdasarkan  prinsip  pantulan gelombang  suara  dan  digunakan  untuk  mendeteksi  keberadaan  suatu  objek  tertentu  di depannya.  Frekuensi  kerjanya  adalah  pada  daerah  di  atas  gelombang  suara  dari  40  KHz hingga  400  KHz  (Khoiruddin,  2015).  Cara  kerja  sensor  ultra  dapat  diilustrasikan  seperti pada Gambar 1 di bawah ini.

## Gambar 1. Cara kerja sensor ultrasonik
Apabila  sensor  ultrasonik  digunakan  untuk  mengukur  tinggi  badan  maka  perhitungannya adalah menggunakan rumus pada persamaan 4 dan 5 berikut  ini  (Erlita, 2015). Dengan asumsi bahwa sensor diletakkan pada ketinggian 200 cm, maka
TB = 200 – L (4) L = (lp / 29 µs ) / 2 (5)
Dimana angka 200 adalah jarak sensor dengan lantai,
TB adalah tinggi badan, L  = jarak sensor dengan permukaan kepala, lp =  lebar  pulsa  jarak  dalam  satuan  mikro  sekon  (µs) dalam satu kali pemantulan.

## 1.3. Arduino
Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang didalamnya terdapat  komponen  utama  yaitu  sebuah  chip  mikrokontroler  dengan  jenis  AVR  dari perusahaan  Atmel.  Mikrokontroler  itu  sendiri  adalah  chip  atau integrated  circuit  (IC)  yang bisa  diprogram  menggunakan  komputer  (Utama,  dkk,  2008).  Jenis  Arduino  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Arduino  Uno,  seperti  disajikan  pada  Gambar  4  di bawah ini.

## Perancangan Alat Ukur Digital untuk Tinggi dan Berat Badan dengan Output Suara Berbasis Arduino Uno
Gambar 2. Papan ( board ) Arduino Uno

## 1.4. Information Storage Device (ISD) 1760
Information  storage  device  (ISD)  1760  adalah  sebuah  IC  yang  dapat  menyimpan  atau mengeluarkan pesan yang terekam dengan metode pengalamatan (Nuryanto, 2015). ISD merupakan  suatu  chip  IC  yang  bila  terintegrasi  terhadap  komponen  pendukung  bias digunakan  sebagai  penyimpanan  data  suara  yang  direkam  dan didowloadkan  ke dalamnya dengan  durasi  rekam  atau  putar  ( record  or  playback)  antara  60  sampai  dengan  120  detik (Fadli,  2013).  Rangkaian  IC  ISD  1760  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ditunjukkan pada Gambar 3 di bawah ini.

## Gambar 3. Rangkaian IC ISD 1760

## 1.5. Speaker
Speaker adalah transduser yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio (suara) dengan cara  menggetarkan  komponennya  yang  berbentuk  membran  untuk  menggetarkan  udara sehingga terjadilah gelombang suara. Salah satu contoh speaker ditunjukkan dalam Gambar 4 berikut ini.

## 1.6. Sensor Strain Gauge (Load cell)
Load  cell  adalah  komponen  utama  pada  sistem  timbangan  digital,  dimana  tingkat keakurasian  timbangannya  bergantung  dari  jenis load  cell  yang  dipakai.  Sensor  load  cell apabila diberi beban pada inti besi maka nilai resistansi pada strain gauge-nya akan berubah yang  dikeluarkan  melalui  tiga  buah  kabel,  dimana  dua  kabel  sebagai  eksitasi  dan  satu kabelnya lagi sebagai sinyal keluaran ke kontrolnya. Sebuah load cell terdiri dari konduktor, strain  gauge,  dan  jembatan  wheatstone  (Nuryanto,  2015).  Contoh  load  cell  dapat ditunjukkan pada Gambar 5 berikut ini.

## Gambar 5. Sensor load cell

## 1.7. Modul HX711
HX711  adalah  modul  timbangan  yang  memiliki  prinsip  kerja  menguatkan  perubahan tegangan yang terukur pada sensor load cell dan mengkonversinya ke dalam besaran listrik melalui  rangkaian  yang  ada.  HX711  presisi  24-bit  analog-to-digital  converter  (ADC) (Khakim, 2015). Maka perhitungan algoritma ini menggunakan perumusan sebagai berikut
BB = (8407×S)×102+2400:1000 (6)
Dimana BB adalah berat badan, S adalah nilai input ADC yang terbaca sensor, 8407 adalah nilai  beban  dalam  satuan  gram  digunakan  untuk  mengkalibrasi,  102  dan  2400  adalah  nilai yang  dibaca  saat  sensor  mengukur  berat  8407,  dan  1000  adalah  nilai  pembagian  untuk menjadikan kg.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  membahas  tentang  perancangan  dan  pembuatan  alat  pengukur  tinggi dan  berat  badan  secara  ideal  dengan  output  suara.  Perancangan  sistem  ini  meliputi perancangan perangkat keras ( hardware) dan perangkat lunak (software).

## 2.1. Blok Diagram Sistem
Blok  diagram  sistem  merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  dalam  perancangan  dan pembuatan  alat  ini,  karena  dari  diagram  blok  dapat  diketahui  prinsip  kerja  keseluruhan rangkaian sistem. Diagram blok sistem ditunjukkan dalam Gambar 6 berikut ini.

## Perancangan Alat Ukur Digital untuk Tinggi dan Berat Badan dengan Output Suara Berbasis Arduino Uno
Sensor Berat (Timbangan)
Sensor
Ultrasonik
Arduino Uno ISD 1760 LCD Speaker

## Gambar 6. Blok diagram alat ukur tinggi dan berat badan ideal

## 2.2. Rancangan Mekanis Alat Ukur
Pada  perancangan  alat  ukur  tinggi  dan  berat  badan  dirancang  lebih  sederhana  sehingga memudahkan waktu pemakaian. Untuk mengukur berat badan dengan berat maksimum 150 kilogram sedangkan untuk mengukur tinggi dengan batasan maksimum 2 meter. Ini dengan pertimbangan  bahwa  ukuran  tinggi  badan  manusia  umumnya  lebih  kurang  dari  2  meter. Dimensi  dari  rangka  alat  ukur  tinggi  dan  badan  yang  dirancang  dan  dibangun  dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 7 berikut ini.

## Gambar 7. Rancangan alat pengukur tinggi dan berat badan

## 2.3. Diagram Alir Algoritma Alat Ukur
Rancangan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur kinerja keseluruhan dari sistem yang terdiri dari beberapa perangkat keras sehingga sistem ini dapat bekerja dengan baik. Diagram alir program utama ditunjukkan dalam Gambar 8.
Mulai
Selesai
Inisialisasi LCD, sensor Ping, dan sensor Loadsell Kalibrasi Alat, Ultrasonik, dan Timbangan Berat dan Tinggi terdeteksi? Perhitungan berat badan ideal (BBI) Tampilkan hasil pembacaan berat, tinggi, dan berat badan ideal (BBI) Pengolahan data ideal (BMI) BMI > 25? Panggil pesan suara “Berat badan Anda gemuk” BMI > 18? Panggil pesan suara “Berat badan Anda ideal” Panggil pesan suara “Berat badan Anda kurus” Berat dan Tinggi terdeteksi? Proses pembacaan sensor ultrasonic dan timbangan Tidak Tidak Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak
Gambar 8. Diagram alir algoritma alat ukur

## 2.4. Realisasi Alat
Berdasarkan hasil perancangan di atas maka direalisasikan alat ukur digital untuk tinggi dan berat  badan  dengan  output  suara  berbasis  Arduino  Uno.  Tampilan  rangka  alat  ukur  dan tampilan LCD dapat ditunjukkan pada Gambar 9 dan 10 berikut ini.
Perancangan Alat Ukur Digital untuk Tinggi dan Berat Badan dengan Output Suara Berbasis Arduino Uno
Gambar 9. Alat ukur tinggi dan berat badan ideal (realisasi)

## Gambar 10. Tampilan layar LCD pada saat pengukuran

## 2.5. Pengujian Ketelitian
Berikut  ini  skema  pengujian  ketelitian  alat  yang  direalisasikan.  Setelah  diperoleh  data  dari pengujian,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  menganalisa  data  tersebut  dan  melakukan perhitungan analisis nilai persentase (%) keberhasilan dan persentase (%) kesalahan (error) pada  alat  ukur  tinggi  dan  berat  badan  tersebut.  Rumus-rumus  pencarian  persentase kesalahan  dan  keberhasilan  adalah  berdasarkan  Persamaan  7  –  10  berikut  ini  (Lukman, 2015).
Persentase keberhasilan = Aktual Terbaca × 100 % (7)
Persentase kesalahan =
Aktual Terbaca Aktual  × 100 % (8) Persentase kesalahan = 100 % − Persentase keberhasilan (9)
Rata-rata =
N n x 100 % (10)
Berdasarkan  pencarian  persentase  error  dan  keberhasilan  maka  range  persentase  dan kriteria kualitatif dapat ditetapkan pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Range persentase dan kriteria kelayakan (Lukman, 2015)
Skor dalam persentase Kriteria 80% < persentase ≤ 100% Sangat Baik 60% < persentase ≤ 80% Baik 40% < persentase ≤ 60% Cukup Baik 20% < persentase ≤ 40% Kurang Baik 0% ≤ persentase ≤ 20% Tidak Baik

## 3. HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pengujian Sistem Pengukur Tinggi Badan
Pengujian  sistem  pengukuran  tinggi  badan  dilakukan  dengan  membandingkan  pengukuran tinggi  badan  menggunakan  alat  (modul)  hasil  perancangan  terhadap  pengukuran  tinggi badan  secara  konvensional  yang  menggunakan  sebuah  meteran.  Hasil  pengujian  tersebut ditunjukkan pada Tabel 3 berikut ini.

## Tabel 3. Hasil pengujian pengukuran tinggi badan (TB)
No. Nama TB Konvensional (cm) TB Modul (cm) Persentase Keberhasilan (%) Persentase Error (%) 1 Zaki 165 160 96,97 3,03 2 Rizki 160 158 98,75 1,25 3 Sri 159 152 95,60 4,40 4 Ayu 154 150 9740 2,60 5 Mira 160 156 97,50 2,50 6 Fatin 156 150 96,15 3,85 7 Ikhsan 168 160 95,24 4,76 8 Shakir 170 165 97,06 2,94 9 Shadri 178 171 96,07 3,93 10 Maulana 170 168 98,82 1,18 11 Imam 166 159 95,78 4,22 12 Ali 169 164 97,04 2.96 13 Maulid 179 171 95,53 4,47 14 Naina 155 149 96,13 3,87 15 Kamal 171 168 98,25 1,75 16 Irma 153 149 97,39 2,61 17 Diara 160 154 96,25 3,75 18 Wanda 159 154 96,86 3,14 19 Rafai 156 149 95,51 4,49 20 Afdali 170 166 97,65 2,35 Selisih rata-rata persentase keberhasilan dan error 96,80 3,20
Jadi  berdasarkan  hasil  yang  didapatkan  pada  pengukuran  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  3, maka diperoleh grafik data seperti pada Gambar 11.
Perancangan Alat Ukur Digital untuk Tinggi dan Berat Badan dengan Output Suara Berbasis Arduino Uno

## Gambar 11. Grafik data pengukuran tinggi badan

## 3.2. Pengujian Sistem Pengukur Berat Badan
Adapun pengujian sistem pengukuran berat badan dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran menggunakan alat (modul) hasil perancangan terhadap hasil pengukuran berat badan menggunakan sebuah timbangan digital konvensional. Kedua hasil pengukuran berat badan tersebut ditunjukkan pada Tabel 4 di bawah ini.

## Tabel 4. Hasil pengujian pengukuran berat badan (BB)
No. Nama Timbangan Konvensional (kg) Timbangan Modul (kg) Persentase Keberhasilan (%) Persentase Error (%) 1 Zaki 64,5 65,2 98,93 1,07 2 Rizki 40 40,7 98,28 1,72 3 Sri 49,6 50 99,20 0,80 4 Ayu 60,7 61,4 98,86 1,14 5 Mira 52.5 53,2 98,68 1,32 6 Fatin 71,8 72,6 98,90 1,10 7 Ikhsan 80,1 80,8 99,13 0,87 8 Shakir 65,7 66,3 99,10 0,90 9 Shadri 60,9 61,3 99,35 0,65 10 Maulana 57,7 58,1 99,31 0,69 11 Imam 90 91,4 98,47 1,53 12 Ali 68,8 69,1 99,57 0,43 13 Maulid 66,2 66,7 99,25 0,75 14 Naina 53,8 54,1 99,45 0,55 15 Kamal 92,3 92,7 99,57 0,43 16 Irma 42,2 42,8 98,60 1,40 17 Diara 64,8 65,5 98,93 1,07 18 Wanda 58,4 59 98,98 1,02 19 Rafai 56 56,6 98,94 1,06 20 Afdali 62,2 62,6 99,36 0,64 Selisih rata-rata persentase keberhasilan dan error 99,04 0,96
Jadi  berdasarkan  hasil  yang  didapatkan  pada  pengukuran  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  4, maka diperoleh grafik data seperti pada Gambar 12.

## Gambar 12. Grafik hasil pengukuran berat badan

## 3.3. Pengujian Sistem Penampil Suara
Sistem penampil suara terdiri dari Arduino (sebagai pengendali), IC ISD1760, dan speaker. Sistem  ini  bekerja  mengeluarkan  informasi  suara  sesuai  dengan  kondisi  berat  badan. Sebelumnya,  suara  tersebut  terlebih  dahulu  direkam  dan  disimpan  dalam  ISD.  Pengujian sistem  penampil  suara  ini  dimaksudkan  untuk  menguji  kinerja  sistem  dalam  menampilkan suara  secara  tepat  sesuai  dengan  kondisi  berat  badan  pengguna.  Data  hasil  pengujian  ini ditunjukkan dalam Tabel 5 berikut ini.

## Tabel 5. Pengujian sistem penampil suara
No. Nama BB modul (kg) TB modul (cm) Pesan suara ISD (kondisi berat badan) IMT (persamaan 1) 1 Zaki 65,2 160 Berat Badan Anda Ideal 25,47 2 Rizki 40,7 158 Berat Badan Anda Kurus 16,30 3 Sri 50 152 Berat Badan Anda Ideal 21,64 4 Ayu 61,4 150 Berat Badan Anda Gemuk 27,29 5 Mira 53,2 156 Berat Badan Anda Ideal 21,86 6 Fatin 72,6 150 Berat Badan Anda Gemuk 32,27 7 Ikhsan 80,8 160 Berat Badan Anda Gemuk 31,56 8 Shakir 66,3 165 Berat Badan Anda Ideal 24,35 9 Shadri 61,3 171 Berat Badan Anda Kurus 20,96 10 Maulana 58,1 168 Berat Badan Anda Kurus 20,59 11 Imam 91,4 159 Berat Badan Anda Gemuk 36,15 12 Ali 69,1 164 Berat Badan Anda Gemuk 25,69 13 Maulid 66,7 171 Berat Badan Anda Ideal 22,81 14 Naina 54,1 149 Berat Badan Anda Ideal 24,37 15 Kamal 92,7 168 Berat Badan Anda Gemuk 32,84 16 Irma 42,8 149 Berat Badan Anda Kurus 19,28 17 Diara 65,5 154 Berat Badan Anda Gemuk 27,62 18 Wanda 59 159 Berat Badan Anda Ideal 24,88 19 Rafai 56,6 149 Berat Badan Anda Gemuk 25,49 20 Afdali 62,6 166 Berat Badan Anda Ideal 22,72

## 3.4. Pengujian Keseluruhan Sistem
Pengujian secara keseluruhan sistem ini bermaksud untuk melihat hasil dari masing-masing subsistem  setelah  diintegrasikan.  Pengujian  pada  proses  ini  dilakukan  untuk  melihat  hasil

## Perancangan Alat Ukur Digital untuk Tinggi dan Berat Badan dengan Output Suara Berbasis Arduino Uno
keluaran  secara  keseluruhan  dari  sistem  yang  telah  dirancang  dan  direalisasikan.  Hasil pengujian tersebut ditunjukkan pada Tabel 6 berikut ini.

## Tabel 6. Pengujian keseluruhan sistem
No. Nama BB modul (kg) TB modul (cm) Rule (BBI) modul (kg) Suara ISD (kondisi berat badan ) IMT (persamaan 1) 1 Zaki 65,2 160 46 – 64 Berat Badan Anda Ideal 25,47 2 Rizki 40,7 158 44 – 62 Berat Badan Anda Kurus 21,.23 3 Sri 50 152 41 – 57 Berat Badan Anda Ideal 21,64 4 Ayu 61,4 150 40 – 56 Berat Badan Anda Gemuk 27,29 5 Mira 53,2 156 43 – 60 Berat Badan Anda Ideal 21,86 6 Fatin 72,6 150 40 – 56 Berat Badan Anda Gemuk 32,27 7 Ikhsan 80,8 160 46 – 64 Berat Badan Anda Gemuk 31,56 8 Shakir 66,3 165 49 – 68 Berat Badan Anda Ideal 24,35 9 Shadri 61,3 171 52 – 73 Berat Badan Anda Kurus 20,96 10  Maulana 58,1 168 50 – 70 Berat Badan Anda Kurus 20,59 11  Imam 91,4 159 45 – 63 Berat Badan Anda Gemuk 36,15 12  Ali 69,1 164 48 – 67 Berat Badan Anda Gemuk 25,69 13  Maulid 66,7 171 52 – 73 Berat Badan Anda Ideal 22,81 14  Naina 54,1 149 39 – 55 Berat Badan Anda Ideal 24,37 15  Kamal 92,7 168 50 – 70 Berat Badan Anda Gemuk 32,84 16  Irma 42,8 149 39 – 55 Berat Badan Anda Kurus 19,28 17  Diara 65,5 154 42 – 59 Berat Badan Anda Gemuk 27,62 18  Wanda 59 159 45 – 59 Berat Badan Anda Ideal 24,88 19  Rafai 56,6 149 39 – 55 Berat Badan Anda Gemuk 25,49 20  Afdali 62,6 166 49 – 68 Berat Badan Anda Ideal 22,72
Pada  Tabel  6  ditampilkan  hasil  pengujian  (keluaran)  secara  keseluruhan  dari  pembacaan sensor, dimana pada urutan pertama menghasilkan nilai BB 65.2 kg dan TB 160 cm. Maka perhitungan pembuktian IMT dan BBI berdasarkan persamaan 1 – 3 adalah sebagai berikut:
2 ) ( TB BB IMT  BAB = 18 x (TB) 2
BAA = 25x TB 2
72 , 22 ) 66 , 1 ( 6 , 62 2   = 18 x (1.6) 2 = 46,08 kg
= 25 x (1.6) 2 = 64 kg
Pengujian  keseluruhan  sistem  ini  berupa  pengujian  terhadap  perangkat  lunak  dan konektivitas antara perangkat lunak dengan perangkat keras. Pengujian keseluruhan sistem dilakukan dengan 20 orang pemakai yang berbeda dimana untuk setiap orang dilakukan satu kali pengukuran. Dengan menganalisis hasil pengujian yang disajikan dalam Tabel 6, maka diperoleh  kinerja  sistem  sebagai  berikut.  Tingkat  keberhasilan  rata-rata  pada  pengukuran tinggi badan adalah 96,80 %, atau dengan kata lain tingkat kesalahan rata-ratanya sebesar 3,20 %. Tingkat keberhasilan rata-rata pada pengukuran berat badan adalah 99,04 % atau dengan kata lain tingkat kesalahan rata-ratanya sebesar 0,64%. Adapun tingkat keberhasilan penampilan output suara adalah sekitar 95%.
Dengan  demikian,  maka  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan  dalam  Tabel  2,  dapat dinyatakan  bahwa  sistem  pengukuran  tinggi  badan  telah  bekerja  sangat  baik,  sistem pengukuran  berat  badan  juga  telah  bekerja  sangat  baik,  dan  sistem  penampil  suara  juga telah  bekerja  sangat  baik.  Sehingga  alat  ukur  digital  untuk  tinggi  badan  dan  berat  badan yang dirancang dan direalisasikan ini dapat dinyatakan telah bekerja sangat baik.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan perancangan, realisasi, dan hasil pengujian sistem yang telah dilakukan, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Alat ukur digital untuk tinggi badan dan berat badan dengan output suara telah berhasil dirancang  dan  direalisasikan  serta  dapat  bekerja  dengan  sangat  baik.  Nilai  persentase keberhasilan  rata-rata  pada  pengukuran  tinggi  badan  adalah  sebesar  96,80%, persentase  keberhasilan  rata-rata  pada  pengukuran  berat  badan  adalah  sebesar 99,04%, dan tingkat keberhasilan penampilan informasi suara adalah sebesar 95%.
2. Pengguna dapat memperoleh hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan sekaligus informasi ideal atau tidaknya berat badan tersebut serta interval nilai berat badan yang ideal.
3. Dengan  adanya  ouput  suara  di  samping  tampilan  LCD,  akan  memberikan  kemudahan bagi para pengguna.

## DAFTAR RUJUKAN
Thomas,  Johan  K.W,  dan  Henhy  (2015). Sistem  Pengukur  Berat  dan  Tinggi  Badan Menggunakan Mikrokontroler AT89S51. Jurnal Tesla. 10(2).
Khoiruddin,  A.  M.  (2015). Pengembangan  Alat  Ukur  Tinggi  Badan  dan  Berat  Badan  Digital Yang Terintegrasi. Tugas Akhir. Universitas Negeri Yogyakarta.
Fadli  (2013). Rancang  Bangun  Alat  Ukur  Tinggi  dan  Berat  Badan  Berbasis  Mikrokontroler (Hardware). Tugas Akhir. Politeknik Negeri Lhokseumawe.
Erlita, N., (2015). Aplikasi Alat Ukur Tubuh Digital Menggunakan Metode Fuzzy Logic Untuk Menentukan  Kondisi  Ideal  Badan  dengan  Tampilan  LCD  dan  Output  Suara  Untuk Tunanetra. Tugas Akhir. Universitas Jember.
Benny  dan  R.  Zahora.  (2011). Aplikasi  Penentuan  Posisi  Busway  dengan  Tampilan  Teks Berjalan dan Suara Berbasis IC Information Storage Device. Jurnal Ilmiah Elite Elektro. 2(1).
Utama, M.R., S. Rhenza, dan Rachmansyah. (2008). Alat Ukur Tinggi dan Berat Badan Digital Berbasis Mikrokontroler. Jurnal Teknik Elektro. 18(7).
Nuryanto, R. (2015). Pengukur Berat dan Tinggi Badan Ideal Berbasis Arduino. Karya Ilmiah Program Sarjana . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Khakim,  A. L.  (2015). Rancang Bangun Alat Timbang Digital Berbasis AVR Tipe Atmega32. Tugas Akhir. Universitas Negeri Semarang.