Elektron Jurnal Ilmiah Volume 16  Nomor  1 Juni  2024
TERAKREDITASI RISTEKDIKTI No. SK : 72/E/KPT/2024
DOI : https://doi.org/ 10.30630/ eji.0.0.459

## Sistem Pemantauan Kualitas Air Mineral Berbasis Internet of Things
Rizka Listiani 1 , Fikra Titan Syifa 2 , Danny Kurnianto* 3
Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro, Institut Teknologi Telkom Purwokerto Jl. D.I Panjaitan No.128 Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia *Corresponding Author : dannykurnianto@ittelkom-pwt.ac.id
Abstrak — Telah dilakukan penelitian mengenai pemeriksaan dan pemantauan kualitas air berdasarkan parameter tingkat kekeruhan dan zat padat terlarut di dalam air. Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemeringkatan kualitas air berdasarkan parameter kekeruhan dan zat padat terlarut pada air sumur, air dari  mata  air  dan  air  produk  kemasan  menggunakan  metode  simple  additive  weighting.  Metode  yang digunakan adalah merancang sistem pemantauan kualitas air menggunakan sensor kekeruhan (turbidity) dan  sensor  TDS  (total  dissolved  solid).  Pemrosesan  data  dari  sensor  digunakan  sebuah  mikropengendali yaitu  NodeMCU  ESP8266.  Pemeringkatan  kualitas  air  dilakukan  menggunakan  metode  simple  additive weighting.  Hasil  pengujian  kualitas  air  ditampilkan  pada  LCD  maupun  aplikasi  Blynk  menggunakan teknologi Internet of Things. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis sistem menunjukkan bahwa sistem yang diracang mampu untuk mengetahui kualitas air mineral dan melakukan pemeringkatan berdasarkan kualitas air tersebut. Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa  air yang bersumber dari mata air lebih baik kualitasnya jika dibandingkan dengan air sumur. Pemeringkatan kualitas air produk kemasan adalah peringkat pertama yaitu produk Y, disusul peringkat kedua yaitu produk X, dan terakhir produk Z.
Kata kunci: pemantauan kualitas air, sensor kekeruhan, sensor TDS, simple additive weighting .
Abstract  —  Research  has  been  carried  out  regarding  checking  and  monitoring  water  quality  based  on parameters of turbidity level and dissolved solids in the water. The aim of this research is to rank water quality based on turbidity parameters and dissolved solids in well water, spring water and packaged product water using the simple additive weighting method. The method used is to design a water quality monitoring system using a turbidity sensor and a TDS (total dissolved solid) sensor. Processing data from sensors uses a microcontroller, namely NodeMCU ESP8266. Water quality ranking is carried out using a simple additive weighting method. The results of water quality testing are displayed on the LCD and the Blynk application using Internet of Things technology.  The  ranking  results  show  that  water  sourced  from  springs  is  of  better  quality  compared  to  well water. The water quality ranking for packaged products is ranked first, namely product Y, followed by second rank, namely product X, and finally product Z.
Keywords: water quality monitorin, turbidity sensor, TDS sensor, simple additive weighting method.
© 2024 Elektron Jurnal Ilmiah

## I. PENDAHULUAN
Sekitar  70%  dari  aspek  kehidupan  di  bumi membutuhkan air [1]. Kebutuhan air untuk dikonsumsi semakin  meningkat  seiring  dengan  bertambahnya jumlah  penduduk,  terutama  di  daerah  pedesaan. Kualitas  air  minum  yang  dikonsumsi  setiap  hari  akan berpengaruh  terhadap  kesehatan  masyarakat  [2].  Air yang aman dan sehat untuk dikonsumsi yaitu air yang memenuhi standar parameter Permenkes yang berlaku [3].  Oleh  karena  itu,  Masyarakat  harus  mengetahui bagaimana cara mengetahui kualitas air yang sehat dan aman  untuk  dikonsumsi  sehari-hari.  Air  yang  biasa dikonsumsi oleh masyarakat bisa berasal dari mata air, air  sumur  maupun  air  produk  kemasan.  Air  yang berasal  dari  mata  air  maupun  air  sumur  umumnya banyak  dikonsumsi  oleh  masyarakat.  Maka,  perlu dilakukan  monitoring  kualitas  air  dan  pemeringkatan kualitas  pada air yang berasal dari mata air dan sumur.
Pada  penelitian  [4],  dirancang  suatu  sistem  yang dapat  melakukan  pemeringkatan  kualitas  air  minum dari  depot  air  isi  ulang.  Hasil  pemeringkatan  tersebut ditampilkan pada platform Node-Red [4],[5] menggunakan protokol komunikasi MQTT. Penelitian [6] meneliti tentang kualitas air permukaan pada daerah sekitar  irigasi  menggunakan  parameter  berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001.  Sedangkan pada  penelitian  [7]  meneliti  tentang  perancangan prototype sistem  monitoring  kekeruhan  dan  TDS berbasis  IoT  dengan  objek  air  PDAM  di  daerah  Kota Bandar  Lampung  yang  mengolah  air  sungai  Way Kahuripan. Karya tulis [8] meneliti tentang pemantauan kualitas air menggunakan parameter kekeruhan air dari berbagai jenis seperti air minum kemasan, air sabun, air kaporit, air beras, air pasir, dan lainnya. Karya tulis [9], [10],  meneliti  tentang  aplikasi  pendeteksi  kualitas  air menggunakan  sensor turdibity dan  mikrokontroler arduino Uno.  Penelitian [11] meneliti tentang kualitas air PDAM dengan metode Simple Additive Weighting .
Danny Kurnianto,.dkk: Sistem Pemantauan Kualitas Air Mineral Berbasis Internet of Things
Penelitian  [12]  meneliti  tentang  pemantauan  suhu  air pada  kolam  benih  ikan  koi.  Penelitian  [13],  [14], meneliti  tentang  rancang  bangun  pemantauan  pH  dan suhu air pada akuaponik menggunakan desain aplikasi MIT  App  Inventor.  Penelitian  [15]  meneliti  tentang sistem  pengisian  token  listrik  jarak  jauh  berbasis  IoT pada  alat  ukur  listrik  rumah  sehingga  sama  halnya seperti  pemantauan  air  berbasis  IoT  pada  kondisi perlakuan pada air.
Kelemahan penelitian-penelitian sebelumnya adalah  belum  banyak  yang  membahas  terkait  kualitas air pada air yang berasal dari mata air maupun sumur yang  notabene  bahwa  air  tersebut  pada  umumnya dikonsumsi oleh masyarakat.
Maka  berdasarkan  tinjauan  pustaka  di  atas,  tujuan pada  penelitian  ini  adalah  merancang  suatu  sistem pengukuran kualitas air dan melakukan pemeringkatan menggunakan  metode simple  additive  weighting dengan sumber air yag berasal mata air, air sumur dan air  minum  kemasan  Parameter  kualitas  air  yang  diuji adalah  kekeruhan  dan  zat  padat  terlarut.  Hasil pengukuran  kualitas  air  ditampilkan  pada  LDC  serta aplikasi Blynk.
II. METODE
A. Alat dan Bahan Penelitian menggunakan sensor kekeruhan ( tubidity ) untuk mengukur nilai kekeruhan pada air uji dan sensor TDS ( Total Dissolve Solid ) untuk mengukur nilai  zat  padat  terlarut  yang  terdapat  pada  air  uji. Sedangkan  untuk  air  sampel  menggunakan  air  yang berasal dari sumur dan mata air dalam kondisi sebelum dan  sesudah  direbus,  dan  juga  air  produk  kemasan sebagai  pembanding.  NodeMCU  digunakan  sebagai pengolah data utama dengan chip ESP8266 yang dapat berkomunikasi secara wireless  sehingga  dapat terkoneksi ke jaringan internat.
Pada Gambar  1 ditunjukkan sensor kekeruhan dan sensor  TDS.  Pada  Gambar  2  ditunjukkan  NodeMCU ESP8266.
Gambar 1. (a) Sensor kekeruhan, (b) Sensor TDS
Gambar 2. NodeMCU ESP8266
B. Diagram Blok Sistem dan Prinsip Kerja
Prinsip  kerja  dari  sistem  pemantauan  kualitas  air mineral  berbasis Internet  of  Things seperti  yang ditunjukkan diagram blok pada Gambar 3.
Sensor  Turbidity  digunakan  untuk  mengukur tingkat  kekeruhan  air  uji  sedangkan  sensor  TDS digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kandungan  zat padat  terlarut  pada  air  uji.  Pada  NodeMCU  hanya terdapat 1 pin analog sehingga untuk dapat  menerima output analog dari 2 sensor (sensor tubidity dan sensor TDS)  maka  digunakan  modul  ADS  1015,  dimana output  modul  ADS1015  berupa  data  digital  dengan komunikasi I2C.

## Gambar 3. Diagram blok sistem
NodeMCU  akan  membaca  data  dari  kedua  sensor dan  mengolah  data  tersebut  sesuai  dengan  algoritma yang  dijalankan  pada  program.  Jika  nilai  kekeruhan menunjukkan ≤ 25 maka tergolong air bersih dan layak konsumsi sesuai parameter kesehatan, namun jika lebih dari 25 maka tergolong air belum layak konsumsi dan harus dilakukan proses perebusan. Begitu juga dengan nilai  zat  padat  terlarut,  jika  nilai  TDS  sensor menunjukkan  <1000  PPM  termasuk  air  bersih  namun belum  tentu  layak  dikonsumsi  dan  harus  dilakukan proses  perebusan  karena  sebelum  dan  sesudah  proses perebusan, besarnya nilai PPM berbeda. Data hasil uji akan ditampilkan melalui LCD dan juga dapat dipantau secara jarak jauh menggunakan aplikasi Blynk.
C. Metode Simple Additive Weighting
Metode  simple  additive  weighting  merupakan pembobotan nilai dari tertinggi ke terendah. Metode ini dilakukan  dengan  cara  menentukan  kriteria  data,  data crips, alternatif data, dan nilai alternatif data.
𝑅 𝑖𝑗 = 𝑋 𝑖𝑗 max 𝑋 𝑖𝑗 , 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑢𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 1 𝑚𝑖𝑛 𝑋 𝑖𝑗 𝑋 𝑖𝑗 , 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑢𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 1 (1)
Dimana:
𝑅 𝑖𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑟 max  𝑋 𝑖𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ nilai terbesar dari setiap kriteria i min   𝑋 𝑖𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ nilai terkecil dari setiap kriteria i 𝑋 𝑖𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ nilai atribut yang dimiliki setiap kriteria
D. Pengujian Kalibrasi Sensor
Akurasi sensor turbidity dan sensor kekeruhan yang dirancang  perlu  untuk  dikalibrasi  yaitu  dengan membandingkan  pembacaan  kedua  sensor  tersebut dengan perangkat Turbidity meter dan TDS meter. Dari hasil  perbandingan  hasil  pengukuran  tersebut  di  atas, maka didapatkan nilai error dan akurasi sensor seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.
Gambar 4. Pengujian kalibrasi sensor Turbidity dan TDS
Danny Kurnianto,.dkk: Sistem Pemantauan Kualitas Air Mineral Berbasis Internet of Things
E. Pengujian Kualitas Air Uji
Pengujian  terhadap  kualitas  air  uji  dilakukan terhadap 3 jenis air yaitu air sumur, air dari mata air dan air kemasan. Air kemasan yang digunakan sebagai air uji adalah merk Le Mineral (label X), Crystalin (label Y)  dan  Aqua  (label  Z).  Pengujian  dilakukan  terhadap air uji sebelum dimasak dan setelah dimasak sebanyak 15 kali pengujian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran sensor kekeruhan dan sensor zat padat terlarut dilakukan pada air sampel yang bersumber dari air  sumur  dan  mata  air.  Pengukuran  menunjukkan selisih  nilai  kualitas  kekeruhan  dan  nilai  kualitas  zat padat  terlarut  pada  masing-masing  air  saat  kondisi sebelum dan setelah mengalami proses perebusan.
A. Akurasi sensor TDS dan Turbidity Berdasarkan  pengujian  kalibrasi,  maka  didapatkan nilai akurasi rerata sensor TDS dari 15 kali pengujian kalibrasi adalah sebesar 98,37%. Akurasi untuk sensor Tubidity dari 15 kali pengujian adalah sebesar 93,66% seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan 2.

## Tabel 1. Hasil kalibrasi sensor TDS
No TDS meter (PPM) Sensor TDS (PPM) Error (%) Akurasi (%) 1 300 304 1,33 98,67 2 300 301 0,33 99,67 3 300 311 3,67 96,33 4 300 306 2 98 5 300 302 0,67 99,33 6 300 301 0,33 99,67 7 300 304 1,33 98,67 8 300 309 3 97 9 300 311 3,67 96,33 10 300 306 2 98 11 300 304 1,33 98,67 12 300 301 0,33 99,67 13 300 309 3 97 14 300 302 0,67 99,33 15 300 302 0,67 99,33 Rerata 1,62 98,37 Tabel 2. Hasil kalibrasi sensor Turbidity No Turbidity meter (NTU) Sensor Turbidity (NTU) Error (%) Akurasi (%) 1 32,6 34 4,29 95,71 2 32,6 35 7,36 92,64 3 32,6 35 7,36 92,64 4 32,6 36 10,42 89,58 5 32,6 35 7,36 92,64 6 32,6 34 4,29 95,71 7 32,6 34 4,29 95,71 8 32,6 34 4,29 95,71 9 32,6 35 7,36 92,64 10 32,6 34 4,29 95,71 11 32,6 34 4,29 95,71 12 32,6 34 4,29 95,71 13 32,6 35 7,36 92,64 14 32,6 36 10,42 89,58 15 32,6 35 7,36 92,64 Rerata 6,33 93,66
B. Hasil Pengujian Air Uji (Air sumur, air dari mata air dan air kemasan)
Pengukuran kualitas air pada air uji yang bersumber dari air sumur dan mata air. Pengukuran menunjukkan selisih  nilai  kualitas  kekeruhan  dan  nilai  kualitas  zat padat  terlarut  pada  masing-masing  air  saat  kondisi sebelum  dan  setelah  mengalami  proses  perebusan (dimasak).
Pada  Gambar  5  ditunjukkan  hasil  pengukuran tingkat  kekeruhan  dari  sumber  air  sumur  pada  saat sebelum dan sesudah dimasak (rebus).

## Gambar 5. Hasil pengujian tingkat kekeruhan air sumur, saat sebelum dimasak dan sesudah dimasak
Pada air sumur sebelum direbus memiliki rata-rata nilai  kekeruhan  sebesar  35,13  NTU  yang  artinya  air tersebut tergolong ke air yang masih kotor dan belum layak dikonsumsi serta dilambangkan dengan indikator lampu  menyala  warna  merah.  Sedangkan  pada  air sumur  setelah  direbus  memiliki  rata-rata  nilai kekeruhan sebesar 15,6 NTU yang artinya air tersebut tergolong ke air bersih dan siap untuk dikonsumsi serta dilambangkan dengan indikator lampu menyala warna hijau.
Pada Gambar 6 ditunjukkan hasil pengujian tingkat zat  padat  terlarut  (TDS)  dari  air  sumur,  baik  sebelum dimasak maupun setelah dimasak.

## Gambar 6. Hasil pengujian tingkat zat padat terlarut, saat sebelum dimasak dan sesudah dimasak
Nilai  zat  padat  terlarut  pada  air  sumur  sebelum direbus  memiliki  nilai  yang  bervariasi  mulai  dari  301 PPM  sampai  318  PPM.  Sedangkan  nilai  zat  padat terlarut sebesar 205 PPM sampai 214 PPM. Nilai rata- rata zat padat terlarut air sumur sebelum direbus sebesar
0 10 20 30 40 1 3 5 7 9 11 13 15 K ek er u h an ( N T U ) Pengujian ke-n Hasil Pengujian Tingkat Kekeruhan Air Sumur Air Mentah Air Masak 0 100 200 300 400 1 3 5 7 9 11 13 15 Z at P ad at T er la ru t (P P M ) Pengujian ke-n Hasil Pengujian Tingkat Zat Padat Terlarut Air Sumur Air Mentah Air Masak
Danny Kurnianto,.dkk: Sistem Pemantauan Kualitas Air Mineral Berbasis Internet of Things
309,6  PPM  dan  nilai  rata-rata  zat  padat  terlarut  air sumur setelah direbus sebesar 207,067 PPM.
Pada  Gambar  7  ditunjukkan  tampilan  perangkat keras pada pengujian air sumur.
a. Sebelum dimasak b. Setelah dimasak Gambar 7. Tampilan perangkat keras pengujian air sumur
Pada  pengujian  dengan  air  yang  berasal  dari  mata air diperoleh hasil seperti  ditunjukkan pada Gambar 8 yang memperlihatkan hasil pengujian tingkat kekeruhan.
Gambar 8. Hasil pengujian tingkat kekeruhan air dari mata air, saat sebelum direbus dan sesudah direbus
Tingkat kekeruhan air sebelum direbus (air mentah) memiliki rata-rata nilai kekeruhan sebesar 45,67 NTU yang  artinya  air  tersebut  tergolong  ke  dalam  air  yang masih  kotor  dan  belum  layak  dikonsumsi  serta dilambangkan dengan indikator lampu menyala warna merah. Sedangkan tingkat kekeruhan air setelah direbus (air matang) memiliki rata-rata nilai kekeruhan sebesar 24,067 NTU yang artinya air tersebut tergolong ke air bersih  dan  siap  untuk  dikonsumsi  serta  dilambangkan dengan indikator lampu menyala warna hijau.
Pada  Gambar  9  ditunjukkan  hasil  pengujian  zat padat terlarut pada air yang berasal dari mata air dengan kondisi sebelum dimasak dan setelah dimasak.
Gambar 9. Hasil pengujian tingkat zat padat terlarut air dari mata air, saat sebelum dimasak dan sesudah dimasak
Nilai  zat  padat  terlarut  pada  mata  air  sebelum dimasak memiliki nilai yang bervariasi mulai dari 336 PPM  sampai  353  PPM.  Sedangkan  nilai  zat  padat terlarut setelah dimasak sebesar 247 PPM sampai 258 PPM.  Nilai  rata-rata  zat  padat  terlarut  air  sumur sebelum  dimasak  sebesar  347,33  PPM  dan  nilai  rata- rata zat padat terlarut air sumur setelah dimasak sebesar 254,13 PPM.
Pada  Gambar  10  ditunjukkan  tampilan  perangkat keras pada pengujian air dari sumber mata air.
a. Sebelum dimasak b. Setelah dimasak
Gambar 10. Tampilan perangkat keras pengujian air sumur
Pengujian pada air kemasan dilakukan pada 3 jenis merk air kemasan yaitu Le Mineral (X), Crystalin (Y) dan Aqua (Z).  Hasil pengujian tingkat kekeruhan dari 3 jenis air kemasan ditunjukkan pada Gambar 11.

## Gambar 11. Hasil pengujian tingkat kekeruhan pada produk air kemasan merk X,Y dan Z
Ketiga produk air kemasan tersebut  memiliki nilai kekeruhan yang tidak jauh berbeda. Hal ini karena, air produk kemasan sudah terjamin kebersihannya. Produk kemasan X memiliki rata-rata nilai kekeruhan sebesar 7,47 NTU. Produk kemasan Y memiliki rata-rata nilai kekeruhan  sebesar  6,33  NTU.  Produk  kemasan  Z memiliki  rata-rata  nilai  kekeruhan  sebesar  10,4  NTU. Dari  hasil  pengujian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  air  produk  kemasan  memiliki  nilai  kekeruhan sesuai  dengan  PerMenKes  yaitu  memenuhi  standar layak konsumsi.
Pada  Gambar  12  ditunjukkan  hasil  pengujian tingkat zat padat terlarut pada produk air kemasan X,Y dan Z.
0 10 20 30 40 50 1 3 5 7 9 11 13 15 K ek er u h an ( N T U ) Pengujian ke-n Hasil Pengujian Tingkat Kekeruhan Air dari Mata Air Air Mentah Air Masak 0 100 200 300 400 1 3 5 7 9 11 13 15
Z at p ad at t er la ru t (P P M ) Pengujian ke-n Hasil Pengujian Tingkat Zat Padat Terlarut pada Air dari Sumber Mata Air Air Mentah Air Masak 0 5 10 15 1 3 5 7 9 11 13 15 K ek er u h an ( N T U ) Pengujian ke-n Hasil Pengujian Tingkat Kekeruhan pada Air Kemasan Produk X Produk Y Produk Z
Danny Kurnianto,.dkk: Sistem Pemantauan Kualitas Air Mineral Berbasis Internet of Things
Gambar 12. Hasil pengujian tingkat zat padat terlarut pada air produk kemasan
Dari  hasil  pengujian  pada  Gambar  12  ditunjukkan bahwa produk kemasan X memiliki rata-rata nilai rata- rata  zat  padat  terlarut  sebesar  135,67  PPM.  Produk kemasan  Y  memiliki  rata-rata  nilai  rata-rata  zat  padat terlarut  sebesar  107,47  PPM. Produk  kemasan  Z  nilai rata-rata zat padat terlarut sebesar 161,067 PPM. Dari perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa air produk kemasan memiliki nilai zat padat terlarut yang sesuai  dengan  PerMenKes  yaitu  memenuhi  standar layak konsumsi.
Pada  Gambar  13  ditunjukkan  tampilan  perangkat keras pada saat pengujian kualitas air produk kemasan.
a. Produk X
b. Produk Y c. Produk Z
Gambar 13. Tampilan perangkat keras pengujian air produk kemasan
C. Hasil Pemeringkatan Kualitas Air Menggunakan Metode Simple

## Additive Weighting
Data alternatif pada air sumur dan air dari sumber mata  air  yang  digunakan  pada  saat  pemeringkatan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Data alternatif air sumur dan mata air Alternatif Kriteria C1 Kriteria C2 A1 36 NTU 302 PPM A2 15 NTU 207 PPM A3 A4 45 NTU 23 NTU 353 PPM 251 PPM

## Keterangan:
A1 : Air Sumur Sebelum Direbus A2 : Air Sumur Setelah Direbus A3 : Mata Air Sebelum Direbus A4 : Mata Air Setelah Direbus C1 : Kekeruhan = 0.4 C2 : Zat Padat Terlarut = 0.6
Berdasarkan  perhitungan  metode  simple  additive weighting, dari air sampel berupa air sumur dan  mata air  dalam  kondisi  sebelum  dan  setelah  direbus, diperoleh hasil perangkingan dari yang terbaik yaitu:
1. Mata  air  sebelum  direbus  dengan  indikator  V3 sebesar 0.592.
2. Air sumur sebelum direbus dengan indikator V1 sebesar 0.542.
3. Mata  air  setelah  direbus  dengan  indikator  V4 sebesar 0.474.
4. Air sumur setelah direbus dengan indikator V2 sebesar 0.456.
Data alternatif pada air sumur dan air dari sumber mata air air produk kemasan yang digunakan pada saat pemeringkatan seperti ditunjukkan pada Tabel 4.
Table 4. Data alternatif air produk kemasan Alternatif Kriteria C1 Kriteria C2 B1 9 NTU 141 PPM B2 6 NTU 113 PPM B3 11 NTU 152 PPM
Keterangan: B1 : Air Kemasan X B2 : Air Kemasan Y B3 : Air Kemasan Z C1 : Kekeruhan = 0.4 C2 : Zat Padat Terlarut = 0.6
Berdasarkan  perhitungan  metode simple  additive weighting ,  dari  air  produk  kemasan  yang  dijual dipasaran,  diperoleh  hasil  perangkingan  dari  yang terbaik yaitu:
1. Air  produk  X  (crystalin)  dengan  indikator sebesar 0.652.
2. Air produk Y (le mineral) dengan indikator Q1 sebesar 0.56.
3. Air  produk  Z  (aqua)  dengan  indikator  Q3 sebesar 0.54

## IV. KESIMPULAN
Didasarkan pada hasil pengujian sistem menunjukkan  bahwa  sistem  mampu  untuk  mengukur kualitas  air  berdasarkan  tingkat  kekeruhan  dan  zat padat terlatur di dalam air. Hasil pengujian kualitas air pada  air  sumur,  air  dari  mata  air  dan  air  produk kemasan,  dan  setelah  dilakukan  pemeringkatan menggunakan  metode simple additive  weighting didapatkan kesimpulan sebagai berikut bahwa kualitas air yang bersumber dari mata air lebih baik daripada air sumur  berdasarkan  nilai  kekeruhan  dan  zat  padat terlarut,  baik  sebelum  dimasak  maupun  setelah dimasak.  Pemeringkatan  kualitas  air  produk  kemasan adalah  peringkat  pertama  yaitu  produk  Y,  disusul peringkat kedua produk X, dan terakhir produk Z.
0 50 100 150 200 1 3 5 7 9 11 13 15 Z at p ad at t er la ru t (P P M ) Pengujian ke-n Hasil Pengujian Tingkat Zat Padat Terlarut pada Produk Air Kemasan Produk X Produk Y
Produk Z
Danny Kurnianto,.dkk: Sistem Pemantauan Kualitas Air Mineral Berbasis Internet of Things

## REFERENSI
[1]   A.  Y  Putra,  and  P.  A.  Yulis,  Kajian  Kualitas  Air  Tanah Ditinjau dari Parameter pH, Nilai COD dan BOD pada Desa Teluk  Nilap  Kecamatan  Kubu  Babussalam  Rokan  Hilir Provinsi Riau, Jurnal Riset Kimia. vol. 10, pp. 103-109, 2019.
[2]   I. Wardhana, V. A. Isnaini, dan R. P. Wirman, Kajian Tingkat Akurasi  Sensor  pada  Rancang  Bangun  Alat  Ukur  Total Dissolved Solids (TDS) dan Tingkat Kekeruhan Air, Jurnal Fisika, vol. 1, pp. 37-46, 2019.
[3]   I.  Husna,  D.  N.  L.  Safitri,  and  F.  L.  Mustofa,  Analisis Kandungan  Mineral  Dalam  Air  Sumur,  Air  Minum  Botol Kemasan Dan Air Isi Ulang Di Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, Malahayati  Health  Student  Journal. vol.  2,  pp. 171-177, 2022.
[4]   A.  E.  Wijaya,  and  R.  B.  S.  Sukarni,  Sistem  Monitoring Kualitas  Air  Mineral  Berbasis  Iot  (Internet  Of  Things) Menggunakan Platform Node-Red Dan Metode Saw (Simple Additive  Weighting), Jurnal  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi. vol. 1, pp. 100-110, 2019.
[5]   A.  Z.  Z.  Abidin,  and  N.  A.  A.  Saragih,  Sistem  Monitoring Kandang  Burung  Puyuh  Berbasis  Internet  Of  Things  Pada Platform  Node-Red  Menggunakan  Metode  Naive  Bayes, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi. vol. 13, pp. 16- 25, 2019.
[6]   S.  M.  Maulina,  M.  L.  Widodo,  and  Z.  Wahyu,  Analisis Kualitas  Air  Daerah  Irigasi  Lubuk  Antuk  Kecamatan  Hulu Gurung  Kabupaten  Kapuas  Hulu, Jurnal  Teknik  Sipil.. vol. 20, pp. 1-10, 2020.
[7]   G.  C.  Putri,  and  P.  Yushananta,  Rancang  Bangun  Sistem Monitoring Kekeruhan Dan Tds Berbasis Internet Of Things, Jurnal  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat. vol.  18,  pp.  210-216, 2022.
[8]   T.  Rikanto,  and  A.  Witanti,  Sistem  Monitoring  Kualitas Kekeruhan Air Berbasis Internet Of Thing, Jurnal Fasilkom. vol. 11, pp. 87-90, 2021.
[9]   A.  Supriyanto,  H.  Rhomadhona,  and  A.  Noor,  Aplikasi Pendeteksi Kualitas Air Menggunakan Turbidity Sensor Dan Arduino Berbasis Web Mobile, Jurnal CoreIT. vol. 5, pp. 13- 18, 2019.
[10]   K. Zuhri, D. Brajannoto, and F.  I. Pademui, Sistem Kendali Dan  Monitoring  Tingkat  Kekeruhan  Air  Pada  Air  PDAM Menggunakan  Arduino  Uno, Jurnal  Teknologi  dan Informatika (JEDA). vol. 3, pp. 1-9, 2022.
[11]   D.  Y.  Prasetyo,  Sistem  Penentuan  Kualitas  Air  Minum  Di Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Metode, Jurnal BAPPEDA. vol. 4, pp. 65-72, 2018.
[12]   S.  Indriyanto,  F.  T.  Syifa,  and  H.  A.  Permana,  Sistem Monitoring  Suhu  Air  pada  Kolam  Benih  Ikan  Koi  Berbasis Internet  of  Things, Jurnal  Telekomunikasi,  Elektronika,
Komputasi, dan Kontrol. vol. 6, pp. 10-19, 2020.
[13]   D.  Megawati,  K.  Masykuroh,  and  D.  Kurnianto,  Rancang Bangun Sistem Monitoring PH dan Suhu Air pada Akuaponik Berbasis  Internet  of  Thing  (IoT), Jurnal  Telekomunikasi, Elektronika,  Komputasi,  dan  Kontrol. vol.  6,  pp.  124-137, 2020.
[14]   I.  M.  Widiantara,  Linawati,  and  D.  M.  Wiharta,  Rancang Bangun  Akuaponik  Berbasis  Internet  Of  Things, Jurnal SPEKTRUM. vol. 8, pp. 243-253, 2021.
[15]   D.  Kurnianto,  A.  Wijaya,  and  M.  A.  Amanaf,  Sistem Pengisian  Token  Listrik  Jarak  Jauh  Berbasis  IoT  pada  Alat Ukur  Listrik  Rumah, Jurnal  Telekomunikasi,  Elektronika,
Komputasi, dan Kontrol. vol. 8, pp. 14-23, 2022.