## RANCANG BANGUN ALAT PENENTU CEPAT RAMBAT GELOMBANG BUNYI DI UDARA MENGGUNAKAN TABUNG IMPEDANSI

## Sulanjari 1
1 Universitas Pamulang, Fakultas Teknik – Prodi Teknik Mesin, Tangsel - Banten
E mail: sulanjari_skh@yahoo.co.id
Masuk : 4 Februari 2018 Direvisi : 24 Maret 2018 Disetujui : 4 April 2018
Abstrak: Untuk membantu pemahaman materi-materi tentang gelombang khususnya gelombang bunyi yang tidak dapat dilihat dengan mata, maka perlu dirancang sebuah alat yang dapat memvisualisasikan gelombang bunyi sehingga menjadi lebih nyata dan lebih mudah untuk dimengerti.  Tujuan dari penelitian ini adalah merancang alat dan menentukan cepat rambat bunyi di udara  dengan  menggunakan tabung impedansi. Kelayakan  alat dapat dilihat dengan membandingkan nilai cepat rambat bunyi yang di peroleh dengan teori.  Penelitian  yang  dilakukan menggunakan Audio  Frequency  Generator ( AFG)  sebagai sumber bunyi (frekuensi) yang dilewatkan  pada tabung impedansi  sehingga ditangkap microphone dan terbaca oleh software spectraLAB .  Cepat rambat bunyi di udara dapat diperoleh  dengan analisis fit  linear pada software originPro8 . Dengan variasi frekuensi 300Hz-1000Hz diperoleh nilai dari kecepatan rambat bunyi di udara pada suhu ruang adalah (349±13) m/s dengan koefisien korelasi 99,5% dan tingkat akurasi 97,4%.
Kata kunci : Frekuensi,  Cepat rambat bunyi, tabung impedansi, SpectraLab, OriginPro8
Abstract: To help the understanding of concept about the wave especially the sound waves that can not be seen directly with our eyes, accordingly it was necessary to design a tool that can visualize sound waves so that it becomes more real and easier to understand. The purpose of this research was to design an experimental tool and determine the speed of sound in the air by using impedance tube. The accuracy of research design can be determined by comparing the result of value of the speed of sound  which was obtained with the theory. This research is conducted with  using Audio Frequency Generator (AFG) as the source of sound (frequency) which is passed in impedance tube thus it can be detected by microphone and read by spectraLAB software. The value of the speed of sound can be obtained using linear fit analysis of originPro8 software. The result of reseach, we found that the value of the speed of  sound in air at room temperature by varying the frequency value from 300 Hz to 1000Hz was (349 ± 13) m / s with a value correlation coefficient of 99% and level of accuracy was 97,4%.
Keyword: Frequency, the speed of sound, impedance tube,  spectraLAB, originPro8

## PENDAHULUAN
Ilmu yang mempelajari tentang gelombang termasuk juga didalammnya tentang bunyi menjadi bagian terpenting dalam mata kuliah Fisika dibeberapa jurusan ditingkat universitas. Dalam perkuliahan mahasiswa masih mengalami kesulitan untuk  memahami ilmu tentang gelombang ini. Untuk membantu pemahaman mahasiswa materi-materi tentang gelombang khususnya gelombang bunyi yang tidak dapat dilihat dengan mata, maka perlu dirancang sebuah alat yang dapat memvisualisasikan gelombang bunyi sehingga menjadi lebih nyata dan lebih mudah untuk dimengerti[1]
Lubis  melakukan penelitian tentang rancang bangun alat penentu kecepatan bunyi di udara berbasis instrumentasi[1]. Sumber bunyi berasal dari audio sinyal generator melalui loudspeaker dengan variasi frekuensi 1-12 kHz. Cepat rambat bunyi di udara yang didapat adalah (340,33±1,92) m/s. Nurkholis melakukan penelitian yang bertujuan untuk menentukan besarnya cepat rambat bunyi di udara menggunakan transduser ultrasonik berbasis mikrokontroler ATmega8535[2]. Dengan menggunakan sumber bunyi garputala nilai cepat rambat bunyi yang diperoleh adalah (341±0,634) m/s. Astuti melakukan penelitian rancang bangun alat eksperimen dan menentukan cepat rambat bunyi dalam medium udara dengan menggunakan metode Time of Flight (TOF) dan

## Jurnal Teknik Mesin: CAKRAM 2018 Sulanjari,
Rancang Bangun Alat Penentu Cepat Rambat…,
berbantuan software audacity [3]. Sumber bunyi yang digunakan adalah garputala. Nilai cepat rambat bunyi di udara yang diperoleh sebesar (335,27±5,80) m/s.  Pada penelitian ini akan merancang alat untuk menentukan kecepatan bunyi di udara dengan menggunakan tabung impedansi dengan Audio  Frequency  Generator (AFG) sebagai sumber bunyi dengan variasi frekuensi 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000 Hz.
Bunyi merupakan gelombang mekanis jenis longitudinal yang merambat dan sumbernya berupa benda yang bergetar. Bunyi bisa kita dengar sebab getaran benda sebagai sumber bunyi itu menggetarkan udara di sekitarnya dan melalui medium udara itu bunyi merambat sampai ke gendang telinga[4]. Pada hakikatnya kepekaan pendengaran telinga manusia sangat bergantung  pada frekuensi bunyinya. Manusia hanya mampu mendengar bunyi yang frekuensinya antara 20 s/d 20.000 Hz saja.[5].  Selama menjalar frekuensi bunyi itu tetap dan yang berubah hanyalah kelajuan dan panjang gelombangnya[4]. Pada zat cair dan padat, laju bunyi dalam medium padat lebih cepat dibandingkan dengan medium cair. Laju bunyi pada berbagai medium diberikan di tabel1. Nilai- nilai tersebut dalam beberapa hal bergantung pada temperatur dan tekanan[6]
Tabel1. Laju bunyi pada berbagai medium No Medium Laju (m/s) 1 Udara 340 2 Helium 1005 3 Hidrogen 1300 4 Air 1440 5 Air Laut 1560
Jika frekuensi bisa ditentukan  dan besarnya panjang gelombang bisa dicari maka nilai cepat rambat gelombang bunyi adalah:[7]
λ f v =
Dengan v adalah cepat rambat bunyi, f adalah frekuensi, dan λ adalah panjang gelombang.
Dalam penelitian ini frekuensi adalah variabel kontrol dan panjang gelombangnya adalah variabel terikatnya. Sehingga persamaan menjadi:
f v 1 = λ
Dengan menggunakan persamaan linear:
BX A Y + =
Sehingga Y merupakan λ , X adalah f 1 maka nilai B yang didapat merupakan v (cepat rambat bunyi).

## METODOLOGI
Alat dan bahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Tabung impedansi, berdiameter 10,5cm panjang 4m. Audio  Frequency  Generator (AFG) , sebagai sumber frekuensi. Amplifier , untuk penguatan frekuensi dari AFG agar dapat dideteksi microphone . Loudspeaker sebagai sumber bunyi. Condensor Microphone , sensor pendeteksi gelombang bunyi   yang akan disalurkan ke komputer.  Software SpectraLAB, untuk menganalisis spektrum sinyal suara yang terdeteksi oleh microphone . Software originPro 8 untuk menganalisis data. Batang A-B, untuk menggeser-geser Condensor Microphone.
Tabung Loudspeaker microphnone AFG amplifier BatangA-B

## Jurnal Teknik Mesin: CAKRAM 2018 Sulanjari,
Rancang Bangun Alat Penentu Cepat Rambat…,
Gambar 1. Desain Penelitian
Adapun langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut: Pertama mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian membuat tabung impedansi dari paralon berdiameter 10,5 cm panjang 4 m diberi karpet didalamnya. Setelah merangkai alat dan bahan seperti pada Gambar1 pengambilan data bisa dilakukan dengan menyalakan AFG (mengatur pada frekuensi tertentu) dan Amplifier sehingga ada gelombang bunyi yang keluar melalui loudspeaker. Untuk mendeteksi amplitudo  simpul perut gelombang bunyi  pada tabung impedansi dengan  cara menggerak-gerakkan batang A-B. Nilai setengah panjang gelombang bisa didapat dengan mengetahui jarak terjadinya simpul dan perut. Jika  frekuensi dan panjang gelombang diketahui maka dapat menentukan cepat rambat bunyi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil rekaman microphone setelah dihubungkan dengan PC akan terdeteksi nilai frekuensi dan amplitudo gelombang bunyi  yang dapat dibaca melalui spectraLAB seperti pada gambar berikut:
Gambar2. hasil rekaman spectraLAB pada frekuensi 8 00Hz
Dengan menggunakan spectraLAB ini kita bisa melihat amplitudo maksimal yang merupakan perut gelombang dan amplitudo minimal yang merupakan simpul gelombang. Jarak antar dua simpul merupakan panjang setengah gelombang. Sehingga panjang gelombang dapat ditentukan apabila kedua jarak simpul diketahui. Dengan memvariasikan 8 macam nilai frekuensi yaitu rentang 300Hz-1000Hz dengan interval 100Hz diperoleh nilai panjang gelombang seperti Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Frekuensi terhadap panjang gelombang frekuensi (Hz) Panjang gelombang (m) 300 1.152 400 0.808 500 0.656 600 0.604 700 0.448 800 0.412 900 0.352 1000 0.324
Berdasarkan Tabel2  semakin besar nilai frekuensi maka nila panjang gelombangnya semakin kecil. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pada cepat rambat gelombang yang tetap nilai panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensinya. Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan software originPro 8 dengan analisis Fit Linear adalah sebagai berikut:
Frekuensi (Hz) A m p lit u d o r ela tif ( d B )

## Jurnal Teknik Mesin: CAKRAM 2018 Sulanjari, Rancang Bangun Alat Penentu Cepat Rambat…,
Gambar3. Grafik hubungan 1/f terhadap panjang gelombang bunyi Dengan melihat grafik Gambar3 terlihat bahwa 1/f berbanding lurus dengan panjang gelombang bunyi, atau 1/f kita sebut sebagai periode (T)  gelombang bunyi. Hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin besar nilai periode semakin panjang juga nilai panjang gelombangnya.
Tabel3. Hasil analisis Fit Linear pada OriginPro 8 Y = A + B * X
Parameter Value Error ------------------------------------------------------------ A -0,02817                0,02568 B 349,32409 13,29223 ------------------------------------------------------------ R SD N P ------------------------------------------------------------ 0,99568    0,02802 8 <0.0001 ------------------------------------------------------------
Pada Tabel3  hasil fit linear originPro 8 terlihat  nilai B  dan nilai Error (Ketidakpastian B) menunjukan nilai cepat rambat bunyi yang diperoleh adalah (349±13) m/s  Nilai yang diperoleh masih dalam rentang nilai kecepatan bunyi di udara pada referensi yaitu sebesar 340 m/s dengan tingkat akurasi 97,4% Nilai R menunjukkan nilai koefisien korelasi 99,5% sehingga data yang diperoleh menggunakan alat ini bagus.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:
Dengan menggunakan alat ini diperoleh nilai kecepatan rambat bunyi di udara pada suhu ruang  adalah (349±13) m/s dengan koefisen korelasi 99,5% dan  tingkat akurasi 97,4%

## Jurnal Teknik Mesin: CAKRAM 2018 Sulanjari,
Rancang Bangun Alat Penentu Cepat Rambat…,

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Lubis, Ashar Muda dan Lizalidiawati.,  Rancang bangun alat penentu kecepatan bunyi di udara berbasis instrumentasi, Gradien, 2005,  1, 10-15.
[2]. Nurkholis, Junaidi, dan A. Surtono.,  Rancang bangun sistem akuisisi data resonansi gelombang bunyi menggunakan transduser ultrasonik berbasisi mikrokontroler ATmega8535, Teori dan aplikasi fisika, 2014, 2,2.
[3]. Astuti, IAD.,  Pengembangan alat eksperimen cepat rambat bunyi dalam medium udara dengan menggunakan metode Time of Flight (TOF) dan berbantuan software audacity, UPEJ, 2016, 5, 3.
[4]. Priyambodo, Tri Kuncoro dan Jati, Bambang Murdaka Eka., 2008, Fisika dasar untuk mahasiswa ilmu komputer dan informatika, Yogyakarta, ANDI.
[5]. Soedojo, Peter., 2004, Fisika dasar, Yogyakarta, ANDI.
[6]. Giancoli, D. C., 2001,  Fisika( 5 ed., Vol. 1), Jakarta, Erlangga.
[7]. Sears F.W., M. W. Zemansky, 1982, Fisika untuk Universitas 1, Bandung, Binacipta.