## DESAIN BANGUN pH TANAH DIGITAL BERBASIS ARDUINO UNO
Vera Fuspita Sari, Riska Ekawita, Elfi Yuliza *
Program  Studi Fisika , Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu, Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, Indonesia *e-mail: eyuliza@unib.ac.id

## ABSTRAK
Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas dari penduduknya berprofesi sebagai petani. Faktor utama dalam bidang pertanian berkaitan dengan kualitas tanah. Kualitas dari tanaman dapat dipengaruhi oleh beberapa parameter salah satunya pH (tingkat asam dan basa).  Pada  beberapa  kasus,  pengukuran  pH  tanah  dilakukan  dengan  memanfaatkan  kertas  lakmus.  Di  sisi  lain,  sistem  sensor  dan instrumentasi telah berkembang sehingga memungkinkan dilakukan penelitian mengenai digitalisasi pengukuran pH tanah. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan desain bangun pH tanah digital berbasis mikrokontroller. Perancangan sistem elektronik menggunakan beberapa komponen  yaitu  LED,  LCD,  buzzer  dan  sensor  pH.  Komponen  tersebut  dihubungkan  dengan  mikrokontroller  sesuai  perintah  yang diinginkan. Ketika input masukan dari sensor terbaca maka LED, buzzer, dan LCD memberikan respon berupa cahaya, bunyi dan tampilan nilai output. Untuk mengetahui tingkat akurasi dari alat yang dibuat, dilakukan kalibrasi sensor pH tanah dengan membandingkan nilai keluaran  pH  meter  terhadap  nilai  tegangan  ADC  (Analog  to  Digital  Converter)  pada  sensor.  Selanjutnya,  dilakukan  pengambilan  data dengan  sampel  yang  berbeda.  Apabila  tanah  bersifat  asam,  LED  1  dan  buzzer  akan    hidup  serta  berlaku  sebaliknya.  Hasil  penelitian menunjukkan alat dapat mengukur pH pada range 3,5 -7 dengan error 2,40%,  untuk pH >8 error yang dihasilkan cukup besar sehingga alat ini cocok mengukur pH tanah dengan range <8.
Kata Kunci: Sensor pH; Arduino Uno; Tanah; pH Digital.

## ABSTRACT
[ Title  :  Design  of  A  Digital  Soil  pH  Based  On  Arduino  Uno ] Indonesia  is  an  agrarian  country  where  the  majority  of  the population works as farmers. The main factor in agriculture is related to the quality of the soil. The quality of the plant can be influenced by several parameters, including the pH (acidic and alkaline level). In some cases, soil pH measurements have been carried out using litmus paper. On the other hand, the development of sensor and instrumentation systems has allowed researchers to digitize soil pH measurements. According  to  this  development,  this  research  was  designed  a  digital  structure  of  soil  pH  based  on  a  microcontroller.  The  design  of  the electronic system uses several components, namely LED, LCD, buzzer, and pH sensor. These components are connected to the microcontroller according to the desired command. When the sensor receives the input, the LED, buzzer, and LCD will display responses as light, sound and the output value. To determine the accuracy of the developt system, the soil pH sensor was calibrated by comparing the pH meter output value and the ADC (Analog to Digital Converter) voltage value on the sensor. Furthermore, the data collection was carried out with different samples. If the soil is acidic, LED 1 and the buzzer will light up and vice versa. The results show that the tool can measure pH in the range of 3.5-7 with 2.40% error, for pH> 8 the error is large enough for this tool to be suitable for measuring soil pH with a range of <8
Keywords: pH Sensor; Arduino Uno; Soil; Digital pH.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  agraris  dengan luas wilayah pertanian sekitar 7.463.948 hektare d an sebagian  besar  penduduknya  berprofesi  sebagai petani  (Aryawati  and  Budhi,  2018).  Secara  umum, lahan petanian di Indonesia digunakan untuk sawah, ladang,  perkebunan  dan  lainnya.  Penggunaan  lahan untuk  pengembangan  suatu  komoditas  didasarkan pada  sifat  tumbuh  dari  tanaman  dan  karakteristik suatu  lahan  seperti  fisiografi,  tanah  dan  air  (Singh,
2012).  Komoditas  tanaman  yang  biasa  dilakukan  di Indonesia  yaitu  sayuran,  buah-buahan,  bunga  dan lainnya.  Penggunaan  tanah  yang  sesuai  merupakan tindakan  yang  tepat  untuk  mendapatkan  hasil tanaman  yang  optimal,  salah  satu  parameternya adalah pH tanah (Meivaldi, 2018)
pH  didefinisikan  sebagai  keasaman  atau kebasaan  relatif  suatu  bahan.  Skala  pH  mencakup dari  nilai  0  (nol)  hingga  14.  Nilai  pH  7  dikatakan
netral,  di  bawah  nilai  pH  7  dikatakan  asam sedangkan  di  atas  nilai  pH  7  dikatakan  basa  (Putra, 2017).  Jika  pH  tanah  kurang  dari  4,5  maka keasaman  tanah  menjadi  faktor  pembatas pertumbuhan  tanaman,  yang  dalam  beberapa  kasus disebabkan  oleh  pengaruh  toksik  unsur  alumunium (Al)  bebas  (Proklamasiningsih,  2012).  Disamping itu,  asam  dan  basa  pada  tanah  dapat  dipicu  oleh beberapa  faktor  seperti  curah  hujan  yang  tinggi, adanya  unsur  Aluminium  (Al),  Besi  (Fe)  ,Tembaga (Cu),  penggunaan  pupuk  secara  berlebihan  dan kekurangan  unsur  hara  lainnya  (Pulungan,  2013). Berdasarkan  pada  keadaan  tanah,  semakin  lembab tekstur tanah maka  pH tanah nya akan semakin kecil dan berlaku sebaliknya (Wardah et al. , 2019). Oleh karena  itu,  pengukuran  tentang  pH  tanah  sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas dari tanah. Secara  umum,  berbagai  metoda  dapat dilakukan  untuk  mengukur  pH  dari  tanah  yaitu menggunakan  kertas  lakmus  dan  sensor  pH  cairan dengan  penambahan  air  sebagai  pelarut.  Kedua metoda  ini  memiliki  kekurangan  pada  tingkat akurasi pengukuran, hal tersebut bisa terjadi karena beberapa  faktor  internal  maupun  eksternal  pada bahan atau alat yang digunakan. Berbagai penelitian tentang  pH  tanah  sudah  mulai  berkembang  salah satunya  dilakukan  oleh  Wibowo  (2020)  mengenai alat pengukur warna pH tanah dengan menggunakan mikrokontroller  dan  sensor  warna  RGB  ( red,  green, blue )  sebagai  pendeteksi  warna  tanah.  Namun penelitian  ini  memiliki  beberapa    kelemahan  salah satunya  yaitu  kurang  akuratnya  pembacaan  sensor terhadap  warna  pada  tanah  yang  diuji.  Penelitian selanjutnya  juga  dilakukan  oleh  Yakin et  al (2021) tentang    rancang  bangun  alat  pH  tanah  dengan memanfaatkan  sensor  pH  meter,  dimana  pada penelitian  ini,  sangat  dianjurkan  menambahkan cairan untuk melarutkan tanah dengan perbandingan yang  telah  ditentukan.  Hasil  dari  penelitian dikatakan cukup baik tetapi jika tidak menambahkan cairan maka dapat merusak sensor yang digunakan.
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikatakan  bahwa  untuk  menentukan  nilai  pH  dari tanah  sangat  perlu  dipertimbangkan  agar mendapatkan hasil tanaman yang berkualitas.  Selain itu,  penggunaan  pH  meter  digital  dikatakan  cukup mahal  untuk  melakukan  uji  tes  laboratorium, walaupun  ada  cara  lainnya  yaitu  dengan menggunaakan kertas lakmus namun tidak menutup kemungkian  terjadi  kesalahan  fatal  karena  faktor percampuran warna pada kertas lakmus.
Oleh  karena  itu,  penggunaan  alat  pH  tanah digital  dapat  menjadi  salah  satu  solusi  untuk meringankan  masyarakat  umum  dalam  mengatasi
keterbatasan tersebut.  Perkembangan sistem sensor dan  instrumentasi  juga  menjadi  salah  satu  faktor pendukung dalam perancangan sistem ini. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian ini yaitu range dari  sensor  yang  digunakan  agar  dapat disesuaikan  berdasarkan  kebutuhan.  Berdasarkan potensi  kegunaan  pH  tanah  digital  dan  beberapa kelemahan  pada  penelitian  yang  telah  berkembang, maka pada penelitian ini diakukan desain bangun pH digital berbasis mikrokontroller.

## METODE
Pada penelitian ini dilakukan beberapa tahapan dalam  membuat  desain  bangun  pH  digital.  Adapun tahapan  dalam  penelitian  ini  dimulai  dari perancangan software dan hardware ,  dimana  akan dirancang  sistem  elektronik  dan  desain  secara keseluruhan.  Setelah  itu,  dilakukan  kalibrasi  sensor pH  tanah  dengan  membandingkan  alat  pH  meter digital  terhadap nilai ADC pada sensor,  dilanjutkan dengan pengujian alat serta pengambilan dan analisis data.  Adapun  sensor  pH  tanah  yang  digunakan memiliki  pembacaan range 3,5  –  8  dengan  batas kedalaman  pengukuran  kurang  lebih  6  cm  serta dapat  bekerja  pada  tegangan  DC  sebesar  5  volt. Gambar  1  merupakan  tahapan  penelitian  dalam membuat alat yang diinginkan.
Gambar 1. Tahapan penelitian
Perancangan software dan hardware
Kalibrasi sensor
Assembly software dan hardware Pengujian alat Pengambilan dan analisis data Sensor pH tanah Arduino uno
LED,LCD , Buzzer
Baterai
Diagram  blok  rangkaian  pada  penelitian  ini berfungsi  untuk  mengetahui  komponen  yang berperan  sebagai input,  output dan  pengendali. Berdasarkan pada Gambar 2, arduino uno berperan mengendalikan  beberapa  komponen  seperti  sensor, LED  ( Light  Emiting  Diode ),  LCD  ( Liquid  Crystal Display )  dan  lainnya  (Yuliza et  al .,  2021).  Arduino uno memiliki 14 pin input dari output digital, 6 pin input analog serta 6 pin input sebagai output PWM, dimana  pin  pada  arduino  tersebut  memiliki  fungsi dan peran tertentu (Ekawita et al ., 2021). Sensor pH tanah dan baterai  berfungsi sebagai input . Sensor ini akan mendeteksi nilai dari pH tanah yang  akan  diuji  sedangkan  baterai  berfungsi  sebagai sumber  tegangan  untuk  alat  pH  tanah  digital  yang dibuat. Adapun output pada penelitian ini yaitu LED, LCD, dan buzzer yang berperan sebagai alarm yang akan  berbunyi  secara  otomatis  sesuai  dengan perintah  yang  diberikan.  Setelah  mengetahui  fungsi dari  masing-  masing  komponen,  maka  dilakukan perancangan  elektronik  yang  dilanjutkan  dengan desain alat secara  keseluruhan.
Gambar 3. Perancangan elektronik
Keterangan gambar :
1. Baterai
2. Buzzer
3. LCD
4. LED 1
5. LED 2
6. Resistor
7. Arduino uno
8. Sensor pH
Perancangan  elektronik  pada  penelitian  ini meliputi  rangkaian  dari  sensor  pH,  arduino  uno, LCD,  LED, buzzer ,  dan  resistor.  Gambar  3 menunjukkan  sensor  pH  tanah  yang  memiliki  2 kabel yang berwarna merah dan hitam. Kabel warna merah  diletakkan  pada input analog (A0)  dan  kabel warna  hitam  di  letakkan  pada ground ,  sedangkan
untuk buzzer , LED 1 dan LED 2 diletakkan pada kaki input 7,  6  dan  5.  Penelitian  ini  juga  menggunakan LCD sebagai tampilan output dari sensor pH. Apabila tanah  yang  diuji  bersifat  asam  maka buzzer akan berbunyi dan LED 1 akan menyala dan apabila tanah bersifat basa maka buzzer akan mati dan LED 2 akan menyala.
Gambar 4. Perancangan alat secara keseluruhan
Adapun  cara  kerja  pada  alat  ini  yaitu  apabila input pada sensor pH tanah terbaca, maka indikator LED  dan buzzer akan  memberikan  respon  berupa bunyi  dan  cahaya.  Selanjutnya  LCD  akan menampilkan  nilai output yang  dihasilkan  berupa angka serta keterangan asam dan basa. Adapun probe pada  sensor  pH  tanah  dapat  digunakan  dengan kedalaman  maksimum  5cm  –  6cm,  dimana  sangat dianjurkan  untuk  membersihkan probe sebelum  dan sesudah  penggunaan  alat.  Perancangan  alat  secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 4.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  yang  dilakukan  diawali  dengan melakukan  kalibrasi  pada  sensor  pH  tanah  yang digunakan, dimana kalibrasi  sensor  pH  tanah dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  tegangan ADC  dari  sensor  terhadap  nilai output pada  pH meter  digital  (alat  ukur  standar).  Kalibrasi  ini menggunakan  6  sampel  dengan  pH  yang  berbeda- beda.  Adapun  nilai  pH  dari  sampel  yang  digunakan yaitu  3,5 - 8 dengan dilakukan 5 kali pengulangan. Hasil pengukuran untuk kalibrasi dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Grafik kalibrasi sensor pH tanah
Berdasarkan  perbandingan  pH  meter  digital dan  tegangan  ADC    pada  sensor  didapatkan persamaan sebagai berikut :
y = -0,1058x + 1,4371                      (1)
dimana,  x  =  nilai  pH  dan  y  =  nilai  tegangan  ADC pada sensor pH tanah. Berdasarkan pada persamaan 1  dapat  dilakukan  perhitungan  nilai  pH  seperti ditunjukkan pada persamaan 2.
pH =  (tegangan – 1,4371)/-0,1058 (2)
Nilai  minus  pada  perhitungan  nilai  pH menunjukkan  hubungan  pH  meter  digital  dan tegangan  ADC  pada  sensor  berbanding  terbalik. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Farid et al (2020) juga membuktikan  bahwa nilai pH meter digital  terhadap  tegangan  ADC  sensor  berbanding terbalik  sehingga  grafik  yang  dihasilkan  berbentuk liniear  dan  semakin  menurun.  Berdasarkan  pada persamaan  2,  maka  didapatkan  data  uji  konversi tegangan  ADC  sensor  menjadi  nilai  pH.  Hasil  dari konversi tersebut akan digunakan untuk melihat error pada  sensor.  Adapun  data    uji  rumus  konversi tegangan ADC sensor  menjadi pH dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel  1. Data    uji  rumus  konversi    tegangan ADC sensor menjadi nilai pH
No. pH standar Tegangan  Hasil rumus Error (%) 1. 3,5 1,05 3,6 2,80 2. 4 1,01 4,03 0,75 3. 5 0,93 4,79 4,20
4. 6 0,81 5,9 1,60 5. 7 0,71 6,8 2,80 6. 8 0,57 8,19 2,30 Error 2,40 Keakuratan 97,60
Tabel  1  diperoleh  berdasarkan  data  pada Gambar  5,  dimana  dilakukan  5  kali  pengulangan dengan  menghasilkan  data  yang  sama  disetiap pengulangannya.  Nilai  keakuratan  yang  didapatkan yaitu  97,60%    dengan error sebesar  2,40%  yang berarti    pendekatan  nilai  keluaran  sensor  terhadap alat  ukur  pH  meter  digital  dikatakan  cukup  baik. Adapun  hasil  penelitian  mengenai error pada  pH tanah juga dilakukan oleh Mawardah (2019) dimana pada penelitian tersebut membuktikan bahwa sensor pH  tanah  yang  digunakan  memiliki error sebesar 1,80%.    Nilai output tersebut  berbeda  dengan  hasil error pada  penelitian  ini,  perbedaan  ini  besar kemungkinan  terjadi  karena  alat  rancangan  yang dibuat  oleh  peneliti  sebelumnya  diletakkan  pada posisi yang sama dengan waktu pengukuran nilai pH yang berbeda yaitu pagi, siang dan sore. Selain itu, penelitian yang diakukan oleh Gunawan et al (2019) membuktikan  bahwa error yang  terjadi  pada  sensor pH  tanah  <  3%,  dimana  pernyataan  tersebut  sama dengan hasil dari penelitian yang dilakukan  . Proses selanjutnya dilakukan  pengambilan data sembarang, dimana grafik data yang dihasilkan oleh alat  pH  digital  akan  dibandingkan  terhadap  grafik pada  pH  meter  digital.  Adapun  grafiknya  dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Grafik perbandingan sampel pH meter digital dan alat pH digital
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 0 2 4 6 8 10 Te gangan A D C se nso r (V ol t) pH  meter digital
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 pH meter digital Alat pH Digital
Berdasarkan  pada  Gambar  6  dilakukan pengujian  menggunakan  7  sampel  dengan  nilai  pH yang  berbeda-beda  yaitu    3,5  -    8.    Pada  sampel dengan nilai pH 7, alat yang dibuat dapat membaca dengan  akurat,  namun  terjadi  sedikit error pada sampel  dengan  nilai  pH  3,5  sampai  dengan  6,5. Selanjutnya,  pada  pengujian  sampel  dengan  pH  8 output yang  dihasilkan  7,01  dengan error mencapai 12,375  %    yang    mengakibatkan  alat  hanya  dapat membaca  nilai  pH  pada  tanah  dengan range 3,5 sampai  dengan  7.  Namun,  pada    penelitian  lainnya range dari  sensor  pH  tanah  yang  digunakan  yaitu  0 sampai dengan 14. Perbedaan itu  terjadi karena tipe dan  spesifikasi  pembuatan  sensor  pH  tanah  dari pabrik yang berbeda (Jupri et al ., 2017).
Kesalahan  pada  proses  kalibrasi  dan pengambilan  data  dapat  mengakibatkan nilai error yang cukup besar. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa  faktor  salah  satunya  yaitu  sensor  yang digunakan  tidak  dibersihkan  dengan  baik,  sehingga probe pada  sensor  mengalami error dan    data  yang didapatkan kurang akurat. Selain itu, kesalahan pada alat ini juga dipengaruhi oleh spesifikasi dari sensor yang  digunakan.  Jika  sensor  tersebut  memiliki spesifikasi range pembaca  pH  dari  3,5  –  8  tidak menutup  kemungkinan  akan  terjadi error disetiap tingkatan nilai pH yang terukur. Hal tersebut terjadi karena  sistem  buatan  pabrik  dari  sensor  pH  tanah yang  digunakan  berbeda.  Alat  dan  pengujian  pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 7 dan 8.
Gambar 7. Alat sensor pH tanah digital
Gambar 8. Pengujian alat sensor pH tanah digital
Pada  data  pengujian  dengan  pH  7  memiliki keadaan  tanah  cukup  baik  dengan  warna  yang cenderung  hitam kecoklatan sedangkan untuk tanah yang  bersifat  asam  berwarna  merah  kekuningan. Salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik pada  pH  5,5 – 6,8 adalah Cabai merah, kedelai dan lainnya (Wicaksono et al ., 2017).  Adapun salah satu cara  untuk  mendapatkan  pH  tanah  yang  baik  yaitu dengan  menambahkan  pupuk  alami  seperti  kotoran hewan  yang  dapat  menaikkan  pH  untuk  sebagian besar  tanaman  (Palupi,  2015).  Selain  itu, penambahan  pupuk  hayati  juga  sangat  baik  untuk pertumbuhan tanaman (Irwan and Nurmala, 2018).

## KESIMPULAN  DAN  SARAN
Pada  penelitian  ini  telah  dibuat  sensor  pH tanah  digital  berbasis  mikrokontroler  arduino  uno menggunakan  beberapa  indikator  yaitu  LED,  LCD dan buzzer .  Pada saat LED 1 hidup dan buzzer mati maka tanah tersebut bersifat asam sedangkan ketika LED 2 hidup dan buzze r hidup maka tanah tersebut bersifat  basa.    Berdasarkan    data  yang  uji,    alat  ini memiliki  keakuratan  sebesar  97,60%  dengan error 2,40 %. Adapun range pengukuran pH  pada alat ini yaitu  3,5  sampai  dengan  7,  hal  tersebut membuktikan  bahwa  alat  dapat  berjalan  dengan cukup  baik,  namun  pada  saat  mencapai  pH  >  8 sensor  memiliki  tingkat error yang  cukup  besar sehingga output yang dihasilkan berbeda jauh.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada  Jurusan  Fisika FMIPA  Universitas  Bengkulu  untuk support pendanaan PKM tahun anggaran 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryawati.  N.  P.  R.  and  Budhi.  N.  K.  S.  (2018) ‘Pengaruh  Produksi,  Luas  Lahan,  Dan Pendidikan  Terhadap  Pendapatan  Petani  Dan Alih  Fungsi  Lahan  Provinsi  Bali’,  Jurnal  EP Unud, 7(9), pp. 1918-1952.
Ekawita.  R.,  Supiyati.  And  Yuliza,  E.  (2021) ‘Pembuatan  Sistem Less  Hand  Touch Sebagai Upaya  Mengurangi  Penyebaran  Covid- 19’,Jurnal Warta LPM, 24(3), pp 486- 495. Farid,  F.,  Peslinof,  N.  and  Fendriani,  Y.  (2020) ‘Perancangan  Alat  Ukur  Multi  Sensor  Yang Terintegrasi’, Journal  Online  of  Physics ,  6(1), pp. 24 –31.
Gunawan, R., Andhika, T., Sandi and Hibatulloh, F .
(2019) ‘Monitoring System for Soil Moisture, Temperature, pH and Automatic Watering of Tomato  Plants  Based  on  Internet  of  Things’, T elekontran :  Jurnal  Ilmiah  Telekomunikasi,
Kendali  dan  Elektronika  Terapan,  7(1),  pp. 66–78.
Irwan,  A.  W.  and  Nurmala,  T.  (2018)  ‘Pengaruh Pupuk  Hayati  dan  Pengapuran  Terhadap Produktivitas  Kedelai  di  Tanah  Inceptisol Jatinangor’, Kultivasi , 17(2), pp. 656–663.
Jupri, A., Muid, A. and Muliadi, - (2017) ‘Rancang Bangun Alat Ukur Suhu, Kelembaban, dan pH pada Tanah Berbasis Mikrokontroler ATMega328P’,  Jurnal  Edukasi  dan  Penelitian Informatika (JEPIN), 3(2), pp. 76–81.
Mawardah,  M.  (2019)  ‘Alat  Pendeteksi  Sensor  pH Tanah  Pada  Mikrokontruller’,  Skripsi  Jurusan D3  Fisika,  Fakulas  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuuan  Alam,  Univeristas  Sumatera Utara, Medan.
Meivaldi,  R.  (2018)  ‘Sistem  Pengecekan  pH  Tanah Otomatis  Menggunakan  Sensor  pH  Probe Berbasis  Android  Dengan  Algoritma  Binary Search’,  Skripsi  Program  Studi  S1  Ilmu Komputer,  Fakultas  Ilmu  Komputer  dan Teknologi  Informasi,  Universitas  Sumatera Utara, Medan.
Palupi,  N.  P.  (2015)  ‘Analisis  Kemasaman  Tanah Dan C Organik Tanah Bervegetasi Alang Alang Akibat  Pemberian  Pupuk  Kandang  Ayam  Dan Pupuk  Kandang  Kambing’,  Journal  of Chemical Information and Modeling, 8(2), pp.
1689–1699.
Pulungan,  A.  (2013)  ‘Infeksi  fungi  mikoriza arbuskula pada akar tanaman tebu (Saccharum officinarum L)’, Jurnal Biosains Unimed, 1(1), pp. 43 - 46.
Putra,  C.  A.  (2017)  ‘Rancang  Bangun  Alat
Pengukuran  pH  dan  Suhu  Tanah  Berbasis Arduino’,  Skripsi  Jurusan  Teknik  Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, 44, p. 44.
Proklamangsih,E.,  Prijambada,  I.  D.  and Sancayaningsih,  R.  P.  ‘Pengaruh  Pemberian Garam  Aluminium  (Al)  Terhadap  Serapan  Al Dan  Pertumbuhan  Akar  Kedelai  Pada  Media Tanam  Masam’,  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Hayati  dan Fisik, 14(2), pp. 107 -144.
Singh,  S.  (2012)  ‘  Land  Suitability  evaluation  and landuse  Planning  Using  Remote  Sensing  Data and Geographic Information System Techniques’, International Journal of Geology, Earth and Environment Sciences, 2(1). Wardah,  R.  Z.,  Arinie,  F.  and  Waluyo . (2019) ‘Deteksi Kadar Keasaman Media Tanah Untuk Penanaman’, Jurnal Jartel, 9(4),pp. 488–493.
Wibowo, R. S. (2020) ‘Alat Pengukur Warna Dari Tabel Indikator Universal pH Yang Diperbesar
Berbasis  Mikrokontroler  Arduino’,  Jurnal Edukasi Elektro, 3(2), pp. 99–109.
Wicaksono,  A.  W.,  Widasari,  E.  R.  and Utaminingrum,  F.  (2017)  ‘Implementasi sistem  kontrol  dan  monitoring  pH  pada tanaman  kentang  aeroponik  secara  wireless’, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu  Komputer,  Program  Studi  Teknik Informatika,  Fakultas  Ilmu  Komputer, Universitas Brawijaya, 1(5), pp. 386–398.
Yakin, G., Wibawa, I. M. S. and Putra, I. K. (2021) ‘Rancang  Bangun  Alat  Pengukur  pH  Tanah Menggunakan  Sensor  pH  Meter  Modul  V1.1 SEN0161  Berbasis  Arduino  Uno’,  Jurusan Fisika,  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan  Alam,  Universitas  Udayana, 22(2), pp. 105–111.
Yuliza,  E.,  Ekawita,  R.,  Vionita.,  Fauzi,  M.  K.,
Sari,  V.  F.  and  Rahmayanti,  H.  D.  (2021) ‘Physical  Distancing  Alarm  System  Based  on Proximity  Sensor  and  Microcontroller’, Indonesian Physical Review, 4(2), pp 79 - 85.