## JURNAL RADIOGRAFER INDONESIA, ISSN 2620-9950

## PENGUJIAN KELAYAKAN ALAT PELINDUNG DIRI ( LEAD APRON DAN THYROID SHIELD)
Thalia Devi Prama Dani 1) Darmini 2)
1 Rumah Sakit Hermina Solo
2 Poltekkes Kemenkes Semarang
E-mail : thaliadp0@gmail.com

## ABSTRACT
Radiation Protection Tool in Radiology Departement Of RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta there are four Lead Apron and Thyroid Shield. Maintance  of Lead Apron and Thyroid Shield has  not  done  well  and  has  not  been  done  by  X-ray  testing.  This  study  aims  to  determine maintance  of Lead  Apron and Thyroid  Shield, determine    the  results  of Lead  Apron and Thyroid  Shield , to  determine Lead  Apron and Thyroid  Shield tests  are  still  feasible  to  use  or not. The  kind  of research that used is  descriptive  quantitative research  with survey approach. Data  collection  is  done  by  direct  observation,  testing,  measurement  and  documentation.  The observations  were  conducted  directly  an  four Lead  Apron and Thyroid  Shield in  Radiology Departement Of RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. The testing was done with radiating all Lead Apron and Thyroid Shield and recorded with Computed Radiography. The data obtained are then analyzed. Appropriatness Lead Apron and Thyroid Shield are not feasible to use if the damage in the form a hole of 2 mm or area exceeds 3,14 mm 2 and damage in the form of fault with a lenght exceeding 4 mm. The results of this research  indicate that the maintance of Lead Apron and Thyroid  Shield is  not  done  well  and  correctly. Lead  Apron and Thyroid  Shield placed hung up, folded and placed not on a special cabinet. According  the result Lead Apron and Thyroid Shield can be recognized that there  is  one Lead Apron is  not feasible because  it has hole  damage  in the  form  of 2  mm  or area  exceeds 3,14  mm 2 and  damage in the  form  of fault with a lenght exceeding 4 mm. But for Lead Apron A, B, D and Thyroid Shield although there are indentation and fractures but not exceeding the specified standart so it is still feasible to use.
keywords: Maintance, Lead Apron and Thyroid Shield, testing

## Pendahuluan
Wilhelm Conrad Rontgen seorang ahli fisika di  Universitas  Wurzburg,  Jerman,  pertama  kali menemukan  sinar  Rontgen  pada  tahun  1895 sewaktu  melakukan  eksperimen  dengan  sinar katoda.  Saat  itu  ia  melihat  timbulnya  sinar fluorosensi yang  berasal  dari  Kristal  barium platinosianida  dalam  tabung  Crookes  Hittorf yang  dialiri  listrik.  Ia  segera  menyadari  bahwa fenomena  ini  merupakan  suatu  penemuan  baru sehingga kemudian dia melanjutkan penelitiannya  dan  menemukan  sinar  yang disebutnya  sebagai  sinar  baru  atau  sinar  X. Sinar X adalah paparan gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang  radio,  panas,  cahaya  dan  sinar ultraviolet, tetapi panjang gelombangnya sangat pendek (Rasad, 2005).
Peraturan  pemerintah  No.  63  Tahun  2000 tentang  keselamatan  dan    kesehatan  terhadap pemanfaatan  radiasi  pengion  dan  diatur  lagi dengan  Keputusan  Kepala  BAPETEN  No.  8 Tahun  2011  tentang  keselamatan  radiasi  dalam penggunaan  pesawat  sinar-X  Radiodiagnostik dan  Intervensional.  Peraturan  ini  bertujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketentraman,  dan  kesehatan  para  pekerja  dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.
Pemanfaatan radiasi pengion dalam bidang radiodiagnostik untuk berbagai keperluan medik  perlu  memperhatikan  dua  aspek,  yaitu resiko  dan  manfaat  yang  akan  di  capai.  Fakta menunjukkan  bahwa  diinstalasi  radiologi  bisa sangat  rawan  jika  pengukuran  proteksi  dan
paparan  radiasi  tidak  dilakukan.  Dampaknya secara langsung akan dirasakan oleh radiografer dan  dampak  yang  tidak  tergantung  akan dirasakan oleh masyarakat (Rudi,  2012). Prinsip-prinsip  proteksi  radiasi  terdiri  dari tiga asas proteksi radiasi, asas proteksi tersebut meliputi  asas  justifikasi,  optimisasi    dan limitasi.  Asas  justifikasi  ini  setiap  kegiatan yang berhubungan dengan paparan radiasi harus dilakukan  pengkajian  yang  cukup  mendalam. Sedangkan  asas  optimisasi  sering  dikenal  juga dengan  prinsip  ALARA  (  As  Low  As Reasonably Ashievable) serta asas limitasi  agar dosis  yang  diterima  tidak  melebihi  nilai  batas dosis  yang  telah  ditetapkan  dan  semua  resiko paparan  radiasi  yang  cukup  tinggi  dapat ditangani (Akhadi, 2000).
Alat  Pelindung  Diri  (APD)  merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai  dengan  resiko  kerja  untuk  menjaga keselamatan  pekerja  itu  sendiri  dan  orang disekelilingnya.  Alat  Pelindung  Diri  yang digunakan  oleh  pekerja  radiasi  adalah  sarung tangan Pb , Gonald  Shield , Thyroid  Shield dan Lead Apron ( Yulihendra, 2002).
Lead  Apron yang  mampu  menahan paparan  radiasi  biasanya  memiliki  ketebalan timbal  minimum  setara  0,35  mm  digunakan untuk  bagian  depan  tubuh  dari  tenggorokan sampai  ke  lutut  dan  dengan  ketebalan  timbal setara  0,25  mm  untuk  menutupi  bagian belakang (Lambert, 2001).
Perawatan  Alat  Pelindung  Diri  sangat penting  agar  tidak  terjadi  kerusakan  ataupun patahan  internal.  Kesalahan  yang  sering  terjadi dalam  perawatan  Alat  Pelindung  Diri  seperti meletakan di atas punggung kursi, menggantungkan secara vertikal dengan hanger, dan  meletakan  dengan  cara  ditumpuk  akan menyebabkan  menyebabkan  patahan  internal dan  mengalami  kerusakan  akibat  gravitasi. Ketika  Alat  Pelindung  Diri  tidak  digunakan, maka  sebaiknya  diletakkan  dengan  posisi horisontal dan tidak ditumpuk ( Grover, 2002).
Menurut  Grover  (2002)  pengujian Lead Apron dapat  dilakukan  1  tahun  sekali  sesuai dengan  kebutuhan.  Untuk sinar X dibawah 100 kV  ketebalan Lead  Apron diatas  0,25  mm  dan apabila  sinar  X  yang  digunakan  melebihi  100 kV  ketebalan Lead  Apron diatas  0,35  mm (Brennan P, 2005).
Di  Instalasi  Radiologi  Rumah  Sakit  PKU Muhammadiyah  Yogyakarta  mempunyai  4
buah Lead Apron dan 1 buah Thyroid Shield . 4 buah Lead  Apron ini  tidak  dibeli  secara bersamaan  sedangkan Thyroid  Shield dibeli 2013. Lead Apron yang pertama berada diruang pemeriksaan  1  yang  dibeli  pada  tahun  1997 dengan  ketebalan Lead  Apron 0,  35  mm  serta ketebalan  bagian  belakang  0,25  mm  dan diletakan  dengan  cara  digantung  dengan menggunakan  hanger  baju. Lead  Apron yang kedua berada diruang pemeriksaan 2 dibeli pada tahun  2016  dengan  ketebalan Lead  Apron 0,35 mm  dan  diletakan  dengan  cara  di  sandarkan  di balik  tabir Pb dengan  posisi  terlipat  bagian tengah. Lead Apron yang ketiga berada di ruang pemeriksaan CT  Scan dibeli  pada  tahun  2007 dengan  tebal Lead  Apron 0,35  mm  serta ketebalan  bagian  belakang  0,25  mm  dan diletakan  secara  tidak  beraturan. Lead  Apron yang  keempat  diletakan  di  ruang ICU dibeli pada  tahun  2007  dengan    tebal Lead  Apron 0, 35  serta  ketebalan  bagian  belakang  0,25  mm dan diletakan dengan di sandarkan di balik tabir Pb dengan  posisi  terlipat  bagian  tengah. Sedangkan  untuk  peletakkan Thyroid  Shield yaitu  dengan  cara  dilipat-lipat  dan  dimasukan pada  lemari  obat  pada  ruang  pemeriksaan  1. Lead Apron dan Thyroid  Shield belum  pernah dilakukan  pengujian  sebelumnya    oleh  petugas Instalasi  Radiologi  RS  PKU  Muhammadiyah Yogyakarta.  Dengan  cara  penyimpanan  alat pelindung diri tersebut mudah terjadi kerusakan pada Pb yang ada  didalam Lead Apron, karena Lead  Apron yang  terbuat  dari Pb seharusnya disimpan dialmari khusus dengan cara direntangkan . Lead  Apron dan Thyroid  Shield yang  berada  di  Instalasi  Radiologi  RS  PKU Muhammadiyah Yogyakarta mempunyai kondisi  fisik  yang  masih  baik  jika  dilihat dengan mata telanjang namun tetap masih harus dilakukan pengujian karena menurut Kepmenkes  No.1250/Menkes/SK/XII  tahun 2009,  pengujian  alat  pelindung  diri  dilakukan setiap setahun sekali.
Di Instalasi
Radiologi RS PKU
Muhammadiyah  Yogyakarta  perawatan Lead Apron dan Thyroid  Shield tidak  menjadi kegiatan  rutin  ataupun  wajib  karena  dalam pelaksanaannya Lead Apron dan Thyroid Shield hanya  dibersihkan  ketika  terlihat  kotor  ataupun jarang  sekali  dibersihkan.  Pembersih Lead Apron dan Thyroid Shield sendiri menggunakan Meliseptol Pure.

## JURNAL RADIOGRAFER INDONESIA, ISSN 2620-9950
Penggunaan Lead  Apron dan Thyroid Shield di  Instalasi  Radiologi  RS  PKU Muhammadiyah  Yogyakarta  biasa  digunakan oleh radiolog, radiografer dan pengantar pasien. Lead  Apron digunakan  pada  saat  pemeriksaan radiologi  dengan  menggunakan  media  kontras maupun  non  kontras  misalnya  pemeriksaan Uretrocytografi atau  pada  pasien-pasien  yang non kooperatif .
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  penulis tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam  tentang kondisi  fisik,  profil,  hasil  pengujian,  kelayakan serta  perawatan  terhadap Lead  Apron dan Thyroid  Shield yang  digunakan  di  Instalasi
Radiologi RS PKU
Muhammadiyah Yogyakarta.  Agar Lead  Apron dan Thyroid Shield tersebut  dapat  melindungi  petugas  dari bahaya  radiasi  maupun  pengantar  pasien  dari bahaya  radiasi  dan  menjadikan  sebagai  Karya Tulis  Ilmiah  yang  berjudul “PENGUJIAN KELAYAKAN  ALAT  PELINDUNG  DIRI (LEAD  APRON  DAN  THYROID  SHIELD) DI  INSTALASI  RADIOLOGI  RUMAH SAKIT PKU

## MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

## Metode
Jenis penelitian yang digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif dengan  pendekatan  survey  yaitu  penulis melakukan  pengamatan    dan  pengujian  Alat Pelindung  Diri  di  Instalasi  Radiologi  RS  PKU Muhammadiyah  Yogyakarta  untuk  mengetahui kelayakan Alat Pelindung Diri ( Lead Apron dan Thyroid  Shield) kemudian  dilakukan pembahasan lebih lanjut dan ditarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  tentang  Pengujian  Kelayakan Alat  Pelindung  Diri  ( Lead  Apron dan Thyroid Shield )  di  Instalasi  Radiologi  Rumah  Sakit PKU  Muhammadiyah  Yogyakarta,  dilakukan melalui  observasi  dan  pengujian.    Berdasarkan hasil  observasi  alat  pelindung  diri  yang  telah dilakukan  oleh  peneliti,  tersedia  empat  buah Lead  Apron dan  satu  buah Thyroid  Shield dengan  kondisi  fisik  yang  berbeda-beda  pada masing-masing Lead  Apron ataupun Thyroid Shield.
Keempat Lead  Apron di  Instalasi
Radiologi RS PKU
Muhammadiyah Yogyakarta  diletakkan  pada  tiap  ruangan  yang
berbeda-beda. Lead Apron di ruang pemeriksaan  satu  disimpan  dengan  digantung pada  hanger  dan  diletakan  diatas  tabir  perisai. Lead Apron di ruang pemeriksaan dua disimpan dengan  cara  ditekuk  diatas  tabir  perisai. Lead Apron terletak  di  ruang  pemeriksaan CT  Scan dengan  posisi  disimpan  secara  tidak  beraturan dan  kadang  dilipat-lipat.  Sedangkan    untuk Lead  Apron yang  berada  di  ruang  pemeriksaan ICU diletakan  dipunggung  tabir  perisai  radiasi. Thyroid Shield terletak pada ruang pemeriksaan satu yang disimpan dilemari obat dengan posisi dilipat-lipat  secara  tidak  beraturan.  Untuk perawatan  keempat Lead  Apron dan Thyroid Shield tersebut  tidak  ada  perawatan  khusus yang  dilakukan  secara  rutin.  Perawatan  yang akan  dilakukan  hanya  pada  saat Lead  Apron terlihat  sangat  kotor.  Maka Lead  Apron dan Thyroid  Shield akan  dibersihkan  menggunakan Meliseptol  Pure dengan  cara  mengelap  pada pembungkus Lead Apron dan Thyroid Shield . Dari  hasil  pengujian  terhadap  empat buah Lead Apron dan Thyroid Shield diperoleh hasil  pada Lead  Apron A  dapat  dijelaskan bahwa  kuadran  I,II,  dan  III  memiliki  kondisi timbal  yang  cukup  baik  karena  tidak  terdapat robekan  ataupun  patahan  pada  permukaan timbal.  Sedangkan  untuk Lead  Apron A kuadran  IV  terdapat  patahan  bekas  lubang jahitan  yang  menjadi  garis  disebelah sisi  kanan atas. Akan tetapi pada Lead Apron A kuadran I, II,  III  dan  IV  juga  terdapat  lekukan-lekukan yang  ditandai  dengan  adanya  gambar  seperti gelombang  berwarna  putih  dibeberapa  tempat. Lead  Apron B  kuadran  I,  II,  III,  dan  IV memiliki  kondisi  timbal  yang  cukup  baik, karena  tidak  terdapat  patahan  ataupun  retakan pada permukaan. Akan tetapi pada Lead Apron B  kuadran  I,  II,  III  dan  IV  terdapat  lekukan- lekukan  yang  ditandai  dengan  adanya  gambar seperti  gelombang  berwarna  putih  dibeberapa tempat  sehingga  permukaan Lead  Apron B tidak  rata. Lead  Apron C  kuadran  I,II,  III,  dan IV  memiliki  kondisi  timbal  yang  kurang  baik karena  terdapat  robekan,  retakan,  patahan ataupun  lubang  pada  permukaan  timbal.  Dan ditambah  pada Lead  Apron C  kuadran  I,  II,  III dan  IV  juga  terdapat  lekukan-lekukan  yang ditandai dengan adanya gambar seperti gelombang  berwarna  putih  dibeberapa  tempat. Lead  Apron D  pada  kuadran  I,  II,  III,  dan  IV terlihat  memiliki  kondisi  timbal  yang  cukup baik, karena pada L ead Apron D tidak terdapat

## JURNAL RADIOGRAFER INDONESIA, ISSN 2620-9950
robekan,  patahan,  lubang  ataupun  retakan  pada permukaan Lead    Apron D.  Akan  tetapi  pada Lead Apron D kuadran I, II, III dan IV terdapat lekukan-lekukan  atau  lipatan-lipatan  yang ditandai dengan adanya gambar seperti gelombang  berwarna  putih  dibeberapa  tempat pada hasil pengujian Lead Apron D. Lekukan – lekukan tersebut tidak terlalu banyak terlihat di masing-  masing  kuadran  baik  kuadran  I,  II,  III ataupun  IV.    Sedangkan  untuk Thyroid  Shield memiliki kondisi timbal yang baik, karena tidak terdapat patahan ataupun retakan pada permukaan timbal.
Gambar Lead  Apron yang  terdapat patahan, retakan ataupun lubang
Gb. 1 Hasil pengukuran Lead Apron A Kuadran IV
a b
c                                        d Gb. 2 Hasil pengukuran Lead Apron C
Dari  hasil  pengujian Lead  Apron dan Thyroid Shield di Instalasi Radiologi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta diperoleh bahwa Lead Apron dengan  kode  A,  B,  D  dan Thyroid  Shield masih  dalam  kondisi aman bila  digunakan sebagai alat pelindung radiasi sinar X. Namun, untuk Lead Apron C terdapat patahan, lubang ataupun robekan yang  kecil-kecil  disetiap  kuadran Lead  Apron maka Lead  Apron C  sudah  tidak  layak  atau  aman jika digunakan.
2. Pembahasan Di Instalasi Radiologi RS PKU
Muhammadiyah  Yogyakarta  perawatan Lead Apron dan Thyroid  Shield tidak  menjadi kegiatan  rutin  ataupun  wajib  karena  dalam pelaksanaannya Lead Apron dan Thyroid Shield hanya  dibersihkan  ketika  terlihat  kotor  ataupun jarang  sekali  dibersihkan.  Pembersih  yang digunakan  untuk Lead  Apron dan Thyroid Shield yaitu  dengan  menggunakan Meliseptol Pure dengan  cara  dilap  dengan  menggunakan kain  biasa . Sedangkan  untuk  peletakan Lead Apron yaitu  dengan  cara  diletakan  digantung dengan menggunakan hanger baju, di sandarkan di  balik  tabir Pb dengan  posisi  terlipat  bagian tengah,  diletakan  secara  tidak  beraturan.
Peletakan Lead Apron tersebut dapat menyebabkan regangan antar bagian pada Lead
Apron yang  akan  menimbulkan  patahan ataupun retakan.
Menurut penulis perawatan Lead Apron dan Thyroid  Shield dapat  berupa  penyimpanan  dan pembersihan.  Untuk  penyimpanan Lead  Apron dan Thyroid  Shield di  Instalasi  Radiologi  PKU Muhammadiyah  Yogyakarta  masih  diletakkan secara  tidak beraturan,  yaitu seperti digantung, dilipat  diatas  tabir  lalu  dilipat  diletakkan dilemari  obat  maka  dari  itu  didukung  dengan teori  Grover  (2002)  peneliti  menyarankan sebaiknya Lead  Apron dan Thyroid  Shield disimpan  dalam  lemari    khusus  dengan  posisi horizontal  agar  timbal  penyusun Lead  Apron dan Thyroid  Shield tetap  dalam  kondisi  baik dan tidak mengalami penurunan fungsi.
Sedangkan  untuk  pembersihan Lead  Apron dan Thyroid  Shield di  Instalasi  Radiologi  PKU Muhammadiyah Yogyakarta dilakukan menggunakan Meliseptol  Pure ketika Lead Apron dan Thyroid  Shield terkena  media kontras maupun percikan darah pasien. Menurut peneliti  dengan  didukung  dengan  teori  Llyod (2001),  sebaiknya Lead  Apron dan Thyroid

## JURNAL RADIOGRAFER INDONESIA, ISSN 2620-9950
Shield dibersihkan secara rutin dengan menggunakan shampo dan air, tidak membersihkan  menggunakan  alkohol  karena dapat  menyebabkan  kain  pembungkus  terkikis dan sobek. Dan bila perlu dilakukan pembuatan Standar Operasional Pemeliharaan dan pengujian Lead  Apron dan Thyroid  Shield agar Lead  Apron dan Thyroid  Shield dapat  terjaga dengan baik.
Lead  Apron A  yang  dibeli  pada  tahun  1997 dengan  ketebalan  bagian  depan  0,35  mm  serta ketebalan  bagian  belakang  0,25  mm.  Setelah dilakukan  pengujian  diruang  pemeriksaan  satu, diperoleh  hasil  terdapat  lekukan  di  keempat kuadran.  Tetapi  lekukan  terparah  terdapat  di kuadran  tiga,  lekukan  tersebut  ditandai  dengan warna  putih.  Dan  terdapat  garis  hitam  disekitar kuadran  empat,  yaitu    terdapat  patahan    bekas lubang  jahitan  yang  menjadi  garis  sepanjang 17,4  cm    (174  mm)  dan  3,0  cm  (30    mm).  Hal ini  disebabkan  karena  penempatan Lead  Apron yang  digantung  dan  terkadang  dilipat  diatas tabir Pb .  Meskipun  terdapat  kecacatan, Lead Apron A ini masih dalam kondisi aman, karena kecacatan  tidak  berada  didaerah  vital,  dan masuk  dalam    kategori  kerusakan  tidak signifikan.  Sehingga Lead  Apron masih  aman untuk digunakan.
Lead  Apron B  dibeli  pada  tahun  2007 dengan  tebal Lead  Apron 0,35  serta  ketebalan bagian  belakang  0,25  mm. Lead  Apron B setelah dilakukan pengujian diruang pemeriksaan  satu  diperoleh  hasil  bahwa terdapat  lekukan-lekukan  yang  ditandai  dengan warna  putih  pada  setiap  bagian  kuadran Lead Apron B. Hal ini disebabkan karena Lead Apron B diletakan dengan cara terlipat di tabir Pb dan perawatan yang diberikan kurang baik.
Lead  Apron C  dibeli  pada  tahun  2007 dengan  tebal Lead  Apron 0,35  mm  serta ketebalan  bagian  belakang  0,25  mm.  Setelah dilakukan  pengujian  diruang  pemeriksaan  satu dapat dilihat hasil bahwa terdapat lekukan yang lumayan  parah  disertai  dengan  lubang  dan retakan. Lead Apron C pada kuadran I terdapat lubang  dengan  panjang  10,8  cm  (108  mm)  dan lebar  5,5  cm  (55  mm)  yang  diperoleh  luasan 59,4  cm 2 (5940  mm 2 ),  lalu  terdapat  patahan akibat lubang bekas jahitan yaitu sepanjang  2,4 cm (24 mm),  3,0 cm (30 mm), 2,9 cm (29 mm), 1,4  cm  (14  mm)  dan  2,4  cm  (24  mm).  Lalu robekan  kecil-kecil  sebesar  2,0  cm  (  20  mm), 2,5  cm  (25  mm)    4,9  cm  (49  mm),  2,1  cm  (21
mm), 2,3  cm(23 mm),  2,4 cm(24 mm), 1,1,cm (11 mm), 2,6 cm (26 mm), 2,0 cm (20 mm), 2,2 cm (22  mm), 1,8 cm  (18  mm) pada permukaan kuadran  I Lead  Apron C.  Sedangkan  untuk kuadran  II  terdapat  robekan  2,2  cm  (22  mm). Lalu  untuk  kuadran  III  terdapat  lubang  dengan panjang  8,3  cm  (83  mm)  dan  lebar  5,7  cm  (53 mm)  yang  diperoleh  luasan  49,02  cm 2 (4902 mm 2 ), lalu terdapat patahan akibat lubang bekas jahitan  dibeberapa  tempat  yaitu  sepanjang  4,8 cm (48 mm), 3,5 cm (35 mm), 6,2 cm (62 mm), 5,8 cm (58 mm) dan 2,2 cm (22  mm), lalu juga terdapat retakan-retakan  kecil 1,8 cm  (18  mm), 1,4  cm  (14  mm),  2,1  cm  (21  mm),  2,4  cm  (24 mm), 3,0 cm (30 mm), 1,0 cm (10 mm), 1,7 cm (17 mm) dan 1,3 cm (13 mm). Sedangkan untuk kuadran IV terdapat lubang dengan panjang 2,0 cm  (20  mm)  dan  lebar  1,7  cm  (17  mm)  yang diperoleh  luasan  3,4  cm 2 (340  mm 2 )  lalu terdapat    patahan  akibat  lubang  bekas  jahitan dibeberapa  tempat  yaitu  sepanjang  3,7  cm  (37 mm)  dan  3,8  cm  (38  mm).  Hasil  ini menandakan  bahwa Lead  Apron C  sudah  tidak layak untuk digunakan.
Lead  Apron D  dibeli  pada  tahun  2016 dengan ketebalan Lead Apron 0,35 mm. Setelah dilakukan  pengujian  diruang  pemeriksaan  satu dapat dilihat hasil bahwa terdapat lekukan yang tidak  cukup  parah  pada  bagian Lead  Apron D. Maka    dari  itu Lead  Apron D  masih  aman untuk digunakan.
Thyroid  Shield dilakukan  pengujian  diruang pemeriksaan  satu  dapat  dilihat  bahwa  terdapat lekukan  yang  tidak  cukup  parah  pada Thyroid Shield sehingga masih aman untuk digunakan. Menurut pendapat peneliti setelah memadukan teori Oyar dan Arzu (2012) dengan teori Roser (2010),  pada hasil pengujian empat buah Lead  Apron dan satu buah Thyroid Shield di instalasi Radiologi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta jika  didasarkan sesuai  dengan teori yang  ada  diperoleh  hasil  bahwa Lead  Apron A dikategorikan pada jenis kerusakan insignificant (tidak  signifikan)  yaitu  kerusakan  yang  tidak membahayakan, tetapi tetap diperlukan pengawasan  dan  pengujian  secara  berkala. Tetapi  jika  menurut  Oyar  dan  Arzu  (2012) maka  patahan  tersebut  sudah  melebihi  batas maksimal, namun kerusakan yang terjadi berada diarea  non  vital  sehingga  masih  aman  untuk digunakan.  Sedangkan  untuk Lead  Apron C sudah  tidak  layak  untuk  digunakan  karena terdapat  lipatan  yang  parah  ditandai  dengan

## JURNAL RADIOGRAFER INDONESIA, ISSN 2620-9950
warna  putih  dan  terdapat  banyak  retakan ataupun lubang pada permukaan Lead Apron C yang  terletak  menyebar  yang  sudah  melebihi standar  yang  ditentukan  sebaiknya Lead  Apron C  sudah  tidak  digunakan  lagi  untuk  pelindung dari  bahaya  radiasi  sinar  X  dan  perlu  untuk diganti. Sedangkan untuk Lead Apron B, D dan Thyroid  Shield masih  dalam  keadaan  yang bagus  dan  layak  untuk  digunakan  walaupun Lead Apron banyak mengalami lekukan. 3. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  tersebut dapat disimpulkan :
a. Perawatan Lead Apron dan Thyroid Shield
di Instalasi Radiologi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dibagi kedalam  penyimpanan  dan  pembersihan. Penyimpanan Lead  Apron diletakkan digantung  secara  vertikal  menggunakan hanger  di  tabir Pb ,  dilipat  di  tabir Pb , diletakkan  secara  tidak  beraturan  dengan posisi  terlipat-lipat  dan  untuk Thyroid Shield diletakkan  secara  terlipat  di  lemari obat.  Sedangkan  untuk  pembersihan Lead Apron dan Thyroid  Shield dilakukan dengan  cara  membersihkan  pembukus Pb dengan  alkohol Meliseptol  Pure saat terkena  media  kontras  ataupun  percikan darah dari pasien.
b. Pengujian  terhadap  empat  buah Lead Apron dan  satu  buah Thyroid  Shield didapatkan  hasil  yaitu Lead  Apron C mengalami  kebocoran  karena  adanya kerusakan yaitu pada kuadran I, III dan IV berupa  lubang  yang  melebihi  diameter    2 mm  atau  luas  3,14  mm 2 dan  retakan  atau patahan  yang  lebih  dari  4  mm.  Maka  dari itu Lead  Apron C  sudah  tidak  aman  untuk digunakan.  Sedangkan  untuk Lead  Apron A,  B,  D  dan Thyroid  Shield masih  dalam kondisi  aman  digunakan  sebagai  alat pelindung radiasi.
c. Berdasarkan  hasil  pengujian  terhadap  ke empat  buah Lead  Apron dan  satu  buah Thyroid  Shield di  Instalasi  Radiologi  RS
PKU  Muhammadiyah  Yogyakarta, Lead Apron C  sudah  tidak  layak  sedangkan untuk Lead  Apron A,  B,  D  dan  Thyroid Shield masih dalam kondisi layak.
Saran
a. Sebaiknya Lead Apron dan Thyroid Shield di Instalasi radiologi RS PKU Muhammadiyah  Yogyakarta  diperhatikan
perawatannya,  perawatan  disini  meliputi penyimpanan atau penempatan dan pembersihan pada Lead Apron dan Thyroid Shield . b. Mengingat  kondisi  timbal  pada Lead Apron dan Thyroid  Shield tidak  dapat dilihat  dengan  kondisi  kasat  mata  maka perlu  dilakukan  pengujian  terhadap Lead Apron dan Thyroid  shield selama  satu tahun  sekali  yang  digunakan  untuk memantau kondisi timbal  dari Lead Apron dan Thyroid shield. c. Lead Apron yang rusak sebaiknya disimpan  dan tidak  digunakan sebagai alat pelindung radiasi.

## Daftar Pustaka
Akhadi,  Mukhlis.  2000. Dasar-dasar  Proteksi  Radiasi . Jakarta: Rineka Cipta
Brennan,  P.C.,  Finnerty,  M.  2005. Protective  aprons  in imaging  departements:  manufacture  stated  lead equivalence value require validation . St Anthony’s, Herbert Avenue, Dublin 4, Ireland.
Grover,  SB.,  Kumar,  J.,  Gupta,  A.,  Khanna,  L,  2002.
Protection  againt  radiation  hazard  :  Regulatory bodies,  safety  norms,  does  limits  abd  protection devices ,  Department  of  Radiology,  vardhaman Mahavir Medical College & Safdarjang Hospital,India.
Han,  Cheng,  and  Ma,  2013.  Shielding  effect  of  Thyroid collar for digital panoramic radiography. www.ncbi.nlm.nih.gov diakses  tanggal  15  januari 2018 pukul 09.00 Jamie,  Tomas,  2008. Protection  Radiation  In  Medicine , Tylor & Francis Group, Series in Medical Physics and Biomedical Engineering
Lambert,  K  and  McKeon,  T,  2001,  “ Inspection  of  Lead Apron  :  Kriteria  For  Rejection ”  Operational Radiation  Safety,  Suplement  To  Health  Physics, 80, Suppl 5, May 2001, S67-S69 Lloyd,  Peter  J,  2001. Quality  Assurance  workbook  for radiographer & radiological technologist.
Diagnostik  Imaging  and  Laboratory  Technology. WHO. Geneva.
Oyar,  Orhan,  Arzu.  2012. How  protective  are  the  lead apron  we  use  against  ionizing  radiation? .  Izmir Katip Celebi University. Turkey.
Perka  Bapeten  no  8  tahun  2011  tentang  Keselamatan Radiasi  Dalam  Penggunaan  Pesawat  Sinar-X Radiologidiagnostik dan Intervensional
Rasad,  Sjahrir.  2005. Radiologi    Diagnostik .  Jakarta:  FK UI.
Rudi,  Pratiwi  dan  Susilo,  2012,  Pengukuran  Paparan
Radiasi Pesawat Sinar-X di Instalasi
Radiodiagnostik  untuk  Proteksi  Radiasi, Unnes Physics Journal , Vol.1, No1, Jur.FisikaUnnes, hal
20.
Roser.  2010.  Quality  Assurance  of  X  Ray  Protection Clothing  at  the  University  Hospital  Basel.
http://www.ssrpm.ch diakses  tanggal  13  Januari 2018 pukul 13.00 Statkiewicz,  Paula,  Russell  and  Kelli,  2014  “ Radiation Protection  In  Medical  Radiography ”  Elsevier Mosby, ISBN: 978-0-323-17220-2. Suyatno,  Ferry,  2008.  “ Aplikasi  Radiasi  Sinar-X  Di Bidang  Kedokteran  Untuk  Menunjang  Kesehatan Masyarakat”, Sekolah  Tinggi  Teknologi  Nuklir, ISSN 1978-0176. Syamsul Bahri, 2005 . ” Variasi tegangan pemercepat  terhadap spekrum sinar-X
untuk  absorber Cu dan Al ”, Jurnal Gradien Vol.1 No.1 Januari 2005 : 6-9. Yulihendra, 2002. Alat Proteksi Diri. Digilib.unimus.ac.id diakses tanggal 10 Januari 2018 pukul 20.00