KAPPA JOURNAL
Physics & Physics Education
https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/kpj/index
___________ How to Cite: Bano, T. B., Widagda, I. G. A., Trisnawati, N. L. P., Wibawa, I. M. S., Putra, I. K., & Sandi, I. N. (2024). Perancangan Alat Ukur Intensitas  Cahaya  menggunakan  Sensor  BH1750  Berbasis  Mikrokontroler  ATMega328P. Kappa  Journal,  8 (1),  95-101. https://doi.org/10.29408/kpj.v8i1.24917

## Perancangan Alat Ukur Intensitas Cahaya menggunakan Sensor BH1750 Berbasis Mikrokontroler ATMega328P
Tominikus  Benyamin  Bano 1* ,  I  Gusti  Agung  Widagda 2 ,  Ni  Luh  Putu  Trisnawati 3 , I  Made Satriya Wibawa 4 , I Ketut Putra 5 , I Nengah Sandi 6
1,2,3,4,5,6 Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran, Badung, Bali, Indonesia 80361
Received: 02 January 2024 Revised: 30 March 2024 Accepted: 30 April 2024
Corresponding Author * : Tominikus Benyamin Bano Email * : tominikusbenyaminbanoc@gmail.com
© 2024 Kappa Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike  4.0  International License
DOI: https://doi.org/10.29408/kpj.v8i1.24917
Abstract : The design of a light intensity measuring instrument using the BH1750 sensor based on the ATMega328P microcontroller has been successfully created. The results of light intensity data are measured by using the BH1750 sensor which receives a data signal in the form of light intensity. In order to get results that are in accordance with the reference tool, the design of a light intensity measuring instrument by using the BH1750 sensor based on the ATmega328P microcontroller is carried out in  the  Electronics  and  Instrumentation  Laboratory  and  Computing Laboratory,  Physics  Study  Program,  FMIPA,  Udayana  University, Jimbaran, Bali. Then the results of the design of tool and reference tool processed  into  graphical  form  and  proven  by  employing  a  linear regression  equation.  The  measurement  results  of  light  intensity  are displayed on a 16x2 LCD. The test results of the design tool against the reference  tool  shown  that  the  level  of  accuracy  of  the  design  tool  is relatively high.
Keywords: Light intensity, BH1750 sensor, Lux meters, ATMega328P.

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dan informasi  yang  semakin  maju  juga  diikuti dengan  banyaknya  perkembangan  peralatan- peralatan  yang  semakin  canggih,  salah  satu contohnya  yaitu  alat  ukur  intensitas  cahaya. Alat  ukur  dibuat  secanggih  mungkin  untuk dapat memudahkan pengguna dalam menggunakannya  seperti  dalam  bidang industri, contohnya pada penggunaaan lampu (Setyanto & Salahuddin, 2022).
Intensitas  cahaya  adalah  ukuran jumlah  energi  cahaya  yang  melewati  suatu daerah  pada  suatu  waktu  tertentu.  Intensitas cahaya  dapat  diukur  dalam  berbagai  satuan, seperti lux, kandela, atau footcandle , tergantung pada  konteks  pengukuran.  Dalam  konteks pencahayaan,  intensitas  cahaya  diukur  dalam lux,  yang  merupakan  satuan  standar
internasional (SI) untuk pencahayaan, dimana 1 lux setara dengan intensitas cahaya 1 lumen per  meter  persegi.  Oleh  karena  itu,  intensitas cahaya  dapat  didefinisikan  sebagai  jumlah lumen  per  meter  persegi  (Daud  &  Nasrullah, 2020). Intensitas  cahaya  juga  dapat  diukur dalam satuan kandela, yang merupakan satuan dasar  SI  untuk  intensitas  cahaya,  dimana  1 kandela  setara  dengan  intensitas  cahaya  1 lumen  per  steradian.  Steradian  adalah  satuan untuk  sudut  ruang  dalam  sistem  satuan  SI. Intensitas  cahaya  penting  dalam  banyak aplikasi, seperti pencahayaan rumah, gedung, fotografi  dan  ilmu  fisika  (Wijaya  &  Sutrimo, 2021). Penelitian  sebelumnya  yang  terkait dengan  aplikasi  sensor  BH1750  untuk  sistem monitoring pertumbuhan cabai menggunakan arduino bertenaga surya terintegrasi internet of
things  (IOT) ( Wahyu,  Syafaat,  Yuliana  & Meliyani ,  2021). Alat  Sterilisasi  Lampu  UVC Portable  Berbasis  IOT  (Fitriyah,  Siahaan  & Wahyudi, 2022).
Penelitian  tentang  sistem  kontrol  intensitas cahaya  lampu aquascape menggunakan fuzzy logic  controller berbasis  Arduino  (Rusimamto, Suprianto & Buditjahjanto, 2022). Pengukuran intensitas  Cahaya  dengan  memakai  sensor BH1750 (Suryana,T., 2021).
Penelitian selanjutnya  tentang  perancangan  sistem pengendalian  kecerahan  lampu  utama  mobil berbasis Arduino (Kasrani, Asni & Putra, 2020).
Berdasarkan  kondisi  diatas,  penulis memiliki suatu gagasan untuk membuat suatu alat  ukur  intensitas  cahaya  menggunakan sensor  BH1750  berbasis  mikrokontroler ATmega328P.  Pengukuran  intensitas  cahaya akan  lebih  efektif  dilakukan  dengan  sistem digital,  yaitu  menggunakan  sensor  BH1750 yang  berupa  modul  BH1750FVI.  Output  dari modul  ini  diterima  oleh  mikrokontroeler ATmega328P  dan  diproses  sesuai  dengan program  yang  telah  dibuat  pada  software Arduino integrated  development  environment (IDE) dan hasil pengukuran ditampilkan pada LCD.  Selain  membuat  alat  ukur  tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui cara kerja alat ukur intensitas  cahaya berbasis mikrokontroler ATMega328P.

## METODE
Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  multimeter,  obeng, gunting, solder, sensor BH1750, Arduino IDE, ATMega328P, kabel jumper, LCD 16x2, modul RTC DS3231, kabel uploader, timah, dan laptop. Penelitian  ini  terdiri  dari  beberapa  tahapan yaitu  :  perancangan  sistem,  perancangan  alat ukur,  perancangan  perangkat  lunak,  kalibrasi dan  uji  coba  alat.  Rancangan  sistem  disusun berdasarkan diagram blok Gambar 1.
Gambar 1 . Diagram blok rancangan alat ukur intensitas cahaya.
Diagram blok pada Gambar 1 diawali dengan sensor  BH1750  yang  mengubah  sinyal masukan  berupa  intensitas  cahaya  menjadi sinyal  analog  berupa  tegangan.  Selanjutnya sinyal  ini  dikirimkan  ke  mikrokontroler ATmega328P  yang  terletak  pada  papan
Arduino Uno R3. Data atau sinyal ini diolah oleh  kode  program  yang  sudah  tertanam ( embeded ) pada mikrokontroler tersebut. Data hasil pengolahan selanjutnya ditampilkan ke modul  LCD  16x2  yang  berupa  intensitas cahaya  yang  dinyatakan  dalam  satuan  lux. Selain  itu,  data  terkait  dengan  tanggal  dan waktu  dari  hasil  keluaran  RTC  juga ditampilkan pada LCD tersebut.
Selanjutnya dibuat rancangan keseluruhan  alat  ukur  intensitas  cahaya menggunakan  sensor  BH1750  berbasis mikrokontroler
ATMega328P seperti ditunjukkan pada Gambar 2 .
Gambar 2. Skema rangkaian keseluruhan
Adapun  diagram  alir  dari  kode  program pengukuran intensitas cahaya dengan sensor BH1750 ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar 3. Diagram alir program  pengukuran intensitas cahaya.
Selanjutnya dilakukan proses kalibrasi dan uji coba  alat  rancangan  dengan  membandingkan hasil  pengukuran  intensitas  cahaya  alat rancangan  dengan  alat  standar.  Alat  standar yang  digunakan  adalah  lux  meter.  Secara kuantitatif,  tingkat  keakuratan  atau  tingkat kelinieran  dari  alat  rancangan  dilakukan
dengan  proses regresi  linear  dan  perhitungan nilai standar  error  of  estimate (SEE).  Proses regresi  linear  dari  data  hasil  pengukuran  alat standar  dengan  alat  rancangan  ditentukan dengan Persamaan (1) (Mawaddah, Yuniarta & Hartono, 2020): c mx y + =
(1)
dimana,
y  = nilai pengukuran alat standar x  = nilai pengukuran alat rancangan m = gradien atau kemiringan garis regresi
c  = konstanta
Nilai  kemiringan  atau  gradien (m) dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (2):
     − − = )) ( ) (( ) )( ( ) ( 2 2 y x n y x xy m (2)
Variabel n merupakan jumlah data pengamatan.  Nilai  konstanta c dihitung menggunakan Persamaan (3): x m y c − = (3)
dimana x dan y dinyatakan dengan Persamaan (4) dan Persamaan (5).
n x x  = (4)
n y y  = (5)
Kemudian,  nilai  koefisien  determinasi  ( R 2 ) dihitung menggunakan Persamaan (6):
     − − + = ) ( ) ( ) ( 2 y n y y xy m y c R (6)
Nilai Standar error of estimate (SEE) ditentukan dengan Persamaan (7) (Khuriati, 2022):
2 2 − − + =    n xy c xy m x Sxy (7)
Nilai  gradien  ( m) ,  konstanta  ( c ),  koefisien determinasi  ( R 2 )  dan  SEE  yang  diharapkan yaitu sama dengan atau mendekati 1, 0, 1 dan 0,  secara  berurutan  (Widagda,  Trisnawati  & Suharta, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rancangan  alat  ukur  intensitas  cahaya, secara umum terdiri atas hardware dan software yang  berfungsi  sebagai  alat  ukur.  Gambar rancangan  alat  ukur  intensitas  cahaya menggunakan sensor BH1750 berbasis mikrokontroler  ATmega328P  ditunjukkan pada Gambar 4 berikut.
Gambar 4 . Rancangan Alat Ukur Intensitas Cahaya
Gambar 4 menunjukkan rangkaian keseluruhan  dari  rancangan  alat  ukur intensitas cahaya menggunakan sensor BH1750 berbasis mikrokontroler ATmega328P. Berdasarkan  Gambar  4  rancangan  alat  ukur intensitas cahaya menggunakan sensor BH1750 berbasis  mikrokontroler  ATmega328P  terdiri dari beberapa bagian yaitu:
1. Arduino ATmega328P Berfungsi sebagai pusat control dari semua sistem  hardware.  Arduino  ATmega328P melakukan  tugas  seperti  menerima  sinyal dari hasil pembacaan sensor, mengolah data pembacaan  sensor  dan  dikonversikan menjadi  data  intesitas  cahaya  dan mengirimkan data tersebut ke LCD.
2. Modul Sensor BH1750 Berfungsi  untuk  mengukur  intensitas cahaya  dengan  akurasi  tinggi,  dengan modul  BH1750  menggunakan  prinsip fotometri  untuk  mengubah  intensitas cahaya  menjadi  data  digital  yang  dapat dibaca  oleh  mikrokontroler,  rentang pengukuran  intesitas  cahaya  modul  ini bervariasi,  tergantung  pada  model  yang digunakan.
3. Modul RTC DS3231 Berfungsi untuk menampilkan waktu (jam, tanggal, tahun).
4. Modul I2C dan LCD 16x2 Berfungsi  sebagai  keluaran  atau  output untuk menampilkan data intensitas cahaya dalam bentuk digital.
Rancangan  alat  ukur  intensitas  cahaya menggunakan  sensor  BH1750  dan  berbasis mikrokontroler  ATMega328P  secara  garis besar  terdiri  dari  dua  bagian  yaitu: hardware dan software .
1. Hardware
Hardware  dari  rancangan  alat  ukur intensitas  menggunakan  sensor  BH1750 berbasis  mikrokontroler  ATmega328P, secara  garis  besar  terdiri  dari  4  bagian
utama  yaitu:  adaptor,  modul  sensor BH1750, modul Arduino UNO R3 dan RTC DS3132.  Rancangan  alat  ukur  intensitas cahaya ditunjukkan pada Gambar 4.
Cara  kerja  dari  alat  ukur  intensitas cahaya  ini  dimulai  dari  adaptor  yang menyediakan  daya  yang  dibutuhkan  oleh setiap modul atau rangkaian yang terdapat pada rangkaian ini, adaptor ini menghasilkan tegangan 5V yang digunakan oleh  modul  Arduino  R3,  Sensor  BH1750, RTC,  dan  LCD.  Rangkaian  yang  sudah mendapatkan
tegangan tersebut selanjutnya  melakukan  tugasnya  masing masing.  Pertama-tama  BH1750  menerima sinyal  dari  mikrokontroler,  selanjutnya sensor  BH1750  akan  mengirim  sinyal respon.
Sinyal data intensitas cahaya tersebut kemudian akan dihubungkan ke
mikrokontroler  ATmega328P  melalui  pin PD2 dan atau pin digital 2 yang merupakan pin  input/output  dua  arah  dan  juga merupakan  pin  external interrupt 0.  Pin interrupt memiliki karakteristik dasar yaitu ketika ada sinyal yang dideteksi pada suatu pin interrupt maka  mikrokontroler  akan menghentikan  apapun  yang  dilakukannya dan  secara  langsung  menjalankan  fungsi atau  perintah  yang  sudah  ditentukan. Kemudian  setelah  dijalankan  perintah tersebut,  mikrokontroler  akan  kembali melanjutkan  program  yang  dihentikan sebelumnya.  Berdasarkan  fungsi  tersebut penggunaan  pin interrupt memungkinkan sistem untuk selalu dapat mendeteksi sinyal yang  dikirimkan  oleh  sensor  BH1750 sehingga hasil pengukuran lebih akurat.
2. Software
Software  atau  program yang dipakai  pada rancangan  alat  ukur  intensitas  cahaya  ini adalah  Arduino  IDE  yang  merupakan software  bawaan  dari  Arduino  sendiri, dimana  Arduino  IDE  ini  merupakan pengendali  utama  dari  hasil  pengukuran sensor BH1750 yang menggunakan bahasa pemrograman  C++.  Program  ini  ditanam pada mikrokontroler
ATmega328P
menggunakan USB serial converter . Program ini  menjalankan  proses  pengolahan  hasil keluaran dari sensor BH1750 maupun LCD 16x2 berdasarkan perintah yang diberikan, program  tersebut  terdiri  dari  beberapa bagian diantaranya:
a. Program deklarasi variabel
Pada bagian ini biasanya sebagai tempat untuk
mendeklarasikan atau
menentukan variabel-variabel dan port- port  mikrokontroler  ATmega328P  yang akan digunakan. Deklarasi ini dilakukan agar  pin-pin  yang  digunakan  saat merancang  hardware  sesuai  dengan program  yang  dibuat.  Selain  itu pendeklarasian variabel ini juga bertujuan agar data dari masing-masing variabel  sesuai  dengan  kebutuhan  di dalam program nantinya
b. Program inisialisasi pin data setup awal Pada  bagian  ini  berfungsi  untuk inisialisasi  fungsi  dari  masing-masing pin yang sudah dideklarasikan sebelumnya.  Selain  itu  pada  bagian  ini juga akan menjalankan pengaturan awal program  yang  hanya  dijalankan  sekali saja tanpa adanya pengulangan
c. Program periksa perintah dan kontrol Pada  bagian  ini  merupakan  bagian program  yang  akan  mengontrol  sensor BH1750  berdasarkan  perintah  yang dijalankan
d. Program  pengolahan  hasil  pengukuran sensor. Pada bagian ini berfungsi untuk menerima  pengukuran  sensor  melalui pin 2. Dimana hasil yang diterima diolah kedalam  bentuk  intensitas  cahaya dengan satuan lux dan ditampilkan pada LCD yang berukuran 16×2 Selanjutnya  dilakukan  kalibrasi  alat  ukur intensitas  cahaya  hasil  rancangan  dengan  alat standar  seperti  diperlihatkan  pada  Gambar 5. Pengambilan data intensitas cahaya dilakukan dengan menempatkan sebuah bola lampu (300 Watt)  sebagai  sumber  cahaya  di  depan  alat rancangan  dan  alat  standar  dengan  jarak bervariasi  dari  jarak  50  cm  sampai  450  cm dengan  interval  50  cm.  Pada  tiap-tiap  jarak diambil data intensitas cahaya sebanyak 5 kali. Serta satu data intesitas cahaya diambil ketika bola  lampu  dipadamkan.  Adapun  potongan kode  program  yang  di- upload pada  alat rancangan saat proses kalibrasi yaitu: #include <Wire.h> #include <BH1750.h> BH1750 lightMeter; void setup(){ Serial.begin(9600);
… } void loop() { float lux = lightMeter.readLightLevel();
…
}
Gambar 5. Kalibrasi alat rancangan dan alat  standar
Pada proses kalibrasi antara alat rancangan dan alat  standar  (lux  meter  digital  dengan  merek Smart  Sensor  tipe  A5303)  diperoleh  data pengukuran  intensitas  cahaya  dari kedua  alat ini seperti ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Data Intensitas Cahaya Saat Kalibrasi
No  Jarak Intensitas Cahaya Rata-Rata (lux) Alat Rancangan  Alat Standar 1 50 793.17 770 2 100 229.59 220 3 150 105.83 94 4 200 60.30 49 5 250 40.85 32 6 300 29.05 23 7 350 23.87 17 8 400 19.75 13 9 450 16.72 10 10 Tanpa lampu 0 0
Secara  kuantitatif  tingkat  keakuratan  atau tingkat  kelinearan  dari  alat  rancangan dilakukan  dengan  melakukan  proses  regresi linear data hasil pengukuran dari alat standar dan alat rancangan seperti yang diperlihatkan pada Gambar 6 berikut.
Gambar 6 . Grafik Regresi linear saat proses  kalibrasi Intensitas Cahaya
Gambar 6 memperlihatkan hasil regresi linear antara alat rancangan dengan alat standar (lux meter)  menggunakan  Microsoft  Excel.  Nilai gradien m diperoleh sebesar 0,9783 sedangkan
nilai  konstanta  c  diperoleh  sebesar  -6,2466, selanjutnya  nilai  koefisien  determinasi  (R 2 ) diperoleh nilai sebesar 0.9999. Sedangkan nilai standar error of estimate (SEE) diperoleh sebesar 1,081307937 lux. Nilai gradien m dan konstanta c yang diperoleh dari persamaan regresi akan dipakai  untuk  mengubah  kode  program sehingga hasil pengukuran dari alat rancangan akan semakin akurat. Adapun potongan kode program akan menjadi: #include <Wire.h> #include <BH1750.h> BH1750 lightMeter; float m,c; void setup(){ Serial.begin(9600); m = 0.9783; c = -6.2466;
… } void loop() { float lux = lightMeter.readLightLevel(); lux = (lux-c)/m;
… }
Setelah  proses  kalibrasi  maka  dilanjutkan dengan  proses  uji  coba  alat  rancangan  untuk mengukur  intensitas  cahaya  pada  jarak  dan kondisi  yang  sama  dengan  proses  kalibrasi. Proses  pengambilan  data  intensitas  cahaya untuk  alat  rancangan  dan  alat  standar dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali seperti pada lampiran.  Data rata-rata hasil uji coba alat rancangan dan alat standar dapat ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Data Intensitas Cahaya Saat Uji Coba
No Jarak (cm) Intensitas Cahaya rata-rata (lux) Alat rancangan Alat Standar 1 50 558.37 553 2 100 165.512 165
3 150 68.914 68 4 200 38.25 39 5 250 23.94 27
6 300 13.72 17
7 350 8.61 12
8 400 5.37 9 9 450 2.64
7
10 Tanpa lampu 0 0
Tabel  2  menunjukkan  data  intensitas  cahaya pada saat proses uji coba alat rancangan. Data intensitas  cahaya  dalam  Tabel  2  adalah  data intensitas  cahaya  yang  sudah  dirata-ratakan dari  5  kali  pengukuran  untuk  masing-masing jarak.  Selanjutnya,  data  intensitas  cahaya  ini
dilakukan  proses  regresi  linear  seperti diperlihatkan pada Gambar 7 berikut.
Gambar 7. Grafik regresi linear Intensitas Cahaya saat uji coba alat
Pada  Gambar  7  diperlihatkan  nilai  gradien m adalah 0,9852, nilai konstanta c yaitu 2,4803 dan nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  adalah  0,9999. Nilai standar  error  of  estimate (SEE)  diperoleh sebesar 0,592897189 lux.
Hasil  regresi  linear  data  intensitas cahaya  saat  proses  kalibrasi  diperoleh  nilai gradien m yaitu 0,978, nilai konstanta c yaitu - 6,2466 dan nilai koefisien determinasi ( R 2 ) yaitu 0,9999.  Sedangkan  saat  proses  uji  coba  alat diperoleh  nilai  gradien  m  yaitu  0,9552,  nilai konstanta  c  yaitu  2,4803  dan  koefisien determinasi yaitu 0,9999. Jadi saat uji coba nilai m  dan  c  semakin  mendekati  1  dan  0,  secara berurutan.  Sedangkan  Nilai  SEE  saat  proses kalibrasi yaitu 1,0813 lux dan saat uji coba yaitu 0,5929 lux. Sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai  SEE  saat  uji  coba  alat  rancangan mengalami penurunan dan semakin mendekati nilai idealnya yaitu 0 lux. Penurunan nilai SEE dan  nilai  m  dan  c yang  semakin  mendekati 1 dan  0 ini,    memperlihatkan  tingkat  kelinieran atau  tingkat  keakuratan  alat  rancangan semakin tinggi.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  diambil beberapa  kesimpulan  yaitu:  1).  Telah  berhasil dirancang alat ukur intensitas cahaya berbasis mikrokontroler ATmega328P yaitu pada tahap awal mikrokontroler dihubungkan ke kompononen - komponen pendukung lainnya, diantaranya:  sensor  BH1750,  LCD  16x2,  I2C dan  RTC;  2).  Cara  kerja  alat  ukur  intensitas cahaya  berbasis  mikrokontroler  ATmega328P yaitu sensor BH1750 menerima sinyal masukan berupa intensitas cahaya selanjutnya diupload ke  mikrokontroler  dan  diolah  hasil  output intensitas cahaya ditampilkan pada LCD 16x2; 3).  Tingkat  keakuratan  alat  ukur  intensitas
cahaya  dengan  sensor  BH1750  berbasis mikrokontroler ATmega328P relatif tinggi

## SARAN
Adapun  saran  yang  bisa  diberikan  penulis yaitu  alat  ukur  intensitas  cahaya  perlu dilakukan  pengembangan  lebih  lanjut  agar lebih  mempermudah  dalam  melakukan pengukuran terhadap intensitas cahaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Setyanto,  D.  &  Salahuddin,  N.S.  (2022), Prototipe Monitor dan Kontrol Otomatis Iklim  Mikro  Greenhouse  dengan Platform  IoT  Blynk, Techno-Com, 21(1), 89-103. Diakses dari https://publikasi.dinus.ac.id/index.ph p/technoc/article/download/5462/268 9
Daud, P. & Nasrullah, N. (2020), Perancangan dan  Pembuatan  Smart  Lighting  pada Ruang  Kelas  berbasis  Wireless  Sensor
Network, TIARSIE, 17(1). https://doi.org/10.32816/tiarsie.v17i1.
71
Wijaya,N.H.  &  Sutrimo,  S.  (2021),  Lux  Meter Sebagai  Alat  Ukur  Intensitas  Cahaya Lampu  Operasi  Berbasis  Arduino  Uno R3, Jurnal  Ecotipe, 8(1).  Diakses  dari https://ecotipe.ubb.ac.id/index.php/ec otipe/article/view/1927 Wahyu, S., Syafaat, M., Yuliana, A. & Meliyani , R.  (2021),  Mengaplikasikan  sensor BH1750  untuk  sistem  monitoring pertumbuhan cabai menggunakan papan  Arduino  Uno  bertenaga  surya terintegrasi  dengan  internet  of  things (IOT), JTAF . http://dx.doi.org/10.23960 %2Fjtaf.v9i1.2713
Fitriyah, Q., Siahaan, Y.D. & Wahyudi, M.P.E. (2022),  Alat  Sterilisasi  Lampu  UVC Portable  Berbasis  IOT. Jurnal  Integrasi, 14(1). https://doi.org/10.30871/ji.v14i1. 3599 Rusimamto,P.W., Suprianto, B. &
Buditjahjanto,  I  G.P.A  (2022).  Sistem kontrol intensitas cahaya lampu aquascape  menggunakan  fuzzy  logic controller  berbasis  Arduino, Jurnal Teknik Elektro, 11(2). https://doi.org/10.26740/jte.v11n2.p32 2-331
Suryana,  T.  (2021), Measuring  Light  Intensity Using  the  BH1750  Sensor ,  Unikom .
Diakses dari https://repository.unikom.ac.id/68737 /
Kasrani,  M.W,  Asni,A.  &  Putra,  A.S.  (2020),
Perancangan sistem pengendalian kecerahan  lampu  utama  mobil  berbasis Arduino, JTE  UNIBA, 5(1)  Diakses  dari https://doi.org/10.36277/jteuniba.v5i1. 88 Mawaddah,  L.,  Yuniarta,  E.  &  Hartono,  A. (2020)  ,  Rancang  Bangun  Automatic
Human Blood Type Detector Menggunakan  Sensor  Cahaya  Bh1750 Berdasarkan Sifat Optik Dengan Metode ABO, Al-Fiziya, 3(1). https://doi.org/10.15408/fiziya.v1i2.14
433 Khuriati,  A.,  (2022),  Sistem  Pemantau Intensitas  Cahaya  Ambien  Dengan Sensor  Bh1750  Berbasis  Mikrokontroler Arduino Nano, Berkala Fisika, 25(3), 105-
110. Diakses dari https://ejournal.undip.ac.id/index.php
/berkala_fisika/article/download/5074 0/22683 Widagda, I G.A., Trisnawati, N.L.P & Suharta, I W.G. (2023), Application   Design   of Newton-Rapshon   method   in   Proving Maximum  Wavelength  on  Wien’s Displacement  Law. Buletin  Fisika, 24(2). https://doi.org/10.24843/BF.2023.v24.i 02