Copyright © 2022, JPLP, e ISSN 2654-251X
Rancang Bangun Data Logger Suhu dan Kecepatan Arus Laut Untuk Praktikum Oseanografi

## S. Suwardi, Liza Lidiawati, Erik Ayatullah
Laboratorium Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu Corresponding Author : suwardi@unib.ac.id
Received: 6 th November 2021; Revised: 8 th January 2022; Accepted: 19 th January 2022;
Available online: 14 th June 2022; Published regularly: July 2022

## Abstract
The  equipment  of  experiment  and  research  of  oceanography  at  the  Physics  Laboratory  of  the  Faculty  of Mathematics  and  Natural  Sciences,  Bengkulu  University  are  still  very  limited  of  type.  One  of  the  oceanography equipment is a current meter to measure the temperature and speed of ocean currents. This equipment has limited data recording which is still manual so that it is prone to human error in its measurement. In an effort to overcome the limitations of the  current meter above, in this study a temperature and ocean current velocity data logger was developed.  This  study  aims  to  develop  a  data  logger  and  test  its  effectiveness  which  was  carried  out  in  July  – November  2021  with  four  stages.  The  first  stage  is  design,  including  hardware  design  and  software  design.  The second  stage  is  the  manufacturing  stage,  namely  the  manufacture  of  data  logger  hardware  following  the  system block diagram and software development using Arduino software following the system flow diagram. The third stage is  the  testing  stage,  which  includes  the  process  of  testing  system  performance,  calibration  and  field  testing.  The fourth  stage  is  evaluation,  namely  evaluation  of  system  performance,  accuracy  of  measurement  results,  and refinement  of  data  loggers.  Comparative  test  of  the  results  of  temperature  measurements  using  a  data  logger  and current meter experienced a difference between 0.1  - 0.8 o C. While the current velocity measurement using a data logger and current meter shows a difference between 0.3 – 1 m/s. The data logger has been successfully developed and  works  well,  but  its  accuracy  still  needs  to  be  improved  by  replacing  the  water  velocity  sensor  with  a  higher sensitivity.
Key Words: data logger, arduino microcontroller, temperature, ocean current velocity, oceanography practicum

## Abstrak
Peralatan praktikum dan penelitian oseanografi di Laboratorium Fisika FMIPA Universitas Bengkulu masih sangat  terbatas  jenisnya.  Salah  satu  peralatan  oseanografi  adalah  current  meter  untuk  mengukur  suhu  dan kecepatan  arus  laut.  Peralatan  ini  memiliki  keterbatasan  perekaman  datanya  masih  manual  sehingga  rentan kesalahan  manusia  dalam  pengukurannya.  Dalam  upaya  mengatasi  keterbatasan  current  meter  di  atas,  dalam penelitian  ini  dikembangkan  data  logger  suhu  dan  kecepatan  arus  laut.  Penelitian  ini  bertujuan  mengembangkan data logger dan menguji keefektifannya yang dilaksanakan pada Juli – November 2021 dengan empat tahap. Tahap pertama  adalah  perancangan,  meliputi  perancangan  perangkat  keras  dan  perancangan  perangkat  lunak.  Tahap kedua adalah tahap pembuatan, yaitu pembuatan perangkat keras data logger mengikuti diagram blok sistem dan pembuatan  perangkat  lunak  menggunakan  software  Arduino  mengikuti  diagram  alir  sistem.  Tahap  ketiga  yaitu tahap  pengujian,  meliputi  proses  pengujian  kinerja  sistem,  pengkalibrasian  dan  uji  lapangan.  Tahap  keempat adalah  evaluasi,  yaitu  evaluasi  kinerja  sistem,  akurasi  hasil  pengukuran,  dan  penyempurnaan  data  logger.  Uji banding hasil pengukuran suhu menggunakan data logger dan current meter mengalami perbedaan antara 0,1 – 0,8 o C.  Sedangkan  pengukuran  kecepatan  arus  menggunakan  data  logger  dan  current  meter  menunjukkan  perbedaan
antara 0,3 – 1 m/s. Data logger berhasil dikembangkan dan berfungsi dengan baik, namun masih harus ditingkatkan akurasinya dengan mengganti sensor kecepatan air yang memiliki sensitivitas lebih tinggi.
Kata Kunci: data logger, mikrokontroler arduino, suhu, kecepatan arus laut, praktikumOseanografi

## PENDAHULUAN
Menurut  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  03 Tahun  2010,  l aboratorium  pendidikan  adalah unit  penunjang  akademik  pada  lembaga  pendidikan yang  dikelola  secara  sistematis  dan  berdasarkan  metode  keilmuan  tertentu,  dalam  rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Laboratorium  Fisika Jurusan  Fisika  FMIPA  Universitas  Bengkulu  melayani  kegiatan  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian pada masyarakat dibidang geofisika, instrumentasi fisika, dan oseanografi. Oseanografi menjadi salah satu bidang  unggulan  di  Jurusan  Fisika  untuk  mempelajari  fenomena-fenomena  laut  khususnya  di  perairan Bengkulu. Parameter dalam oseanografi fisika yaitu gelombang, pasang surut, dan arus laut. Untuk arus laut, parameter yang dipelajari adalah pembangkit arus, kecepatan arus, arah arus, dan pola arus (Modalo dkk.,  2018).  Timbulnya  arus  laut  disebabkan  oleh  gelombang,  pasang  surut  atau  angin,  tetapi  kalau  di selat  dan  teluk,  pasang  surut  menjadi  pembangkit  sirkulasi  massa  air  (Tanto,  2017).  Arus  laut  adalah proses  pergerakan  massa  air  laut  secara  horizontal  dan  vertikal  serta  terus  menerus.  Arus  laut  terjadi karena  adanya  tiupan  angin,  perbedaan  kadar  garam,  dan  perbedaan  suhu.  Pengukuran  arus  laut  sangat diperlukan  dalam  mendesain  pelabuhan,  pelayaran,  budidaya,  dan  pengelolaan  lingkungan  pesisir (Bakhtiar dkk., 2013). Pengukuran arus laut juga digunakan untuk mengetahui pola sirkulasi pergerakan arus  laut  yang  membawa  sedimen  dan  mengakibatkan  sedimentasi  pada  suatu  daerah  (Pratama  dkk., 2014).  Parameter  oseanografi  lain  yang  juga  penting  adalah  suhu  yang  memiliki  peranan  dalam mempertahankan  kestabilan  ekosistem  perairan.  Suhu  mempengaruhi  kualitas  suatu  perairan,  yang meliputi  sebaran  nutrien,  aktivitas  metabolisme,  tingkat  pertumbuhan,  waktu  migrasi,  dan  distribusi organisme (Idris dan Jaya, 2014).
Peralatan  praktikum  dan  penelitian  untuk  bidang  oseanografi  masih  sangat  terbatas  jumlah  dan jenisnya. Sementara pengadaan peralatan sering terkendala minimnya anggaran dan pada kondisi khusus peralatan yang ada di pasaran tidak mampu memenuhi kebutuhan yang diinginkan (Suwardi, 2016). Salah satu peralatan yang sering digunakan dalam kegiatan praktikum dan penelitian oseanografi adalah current meter  untuk  mengukur  suhu  dan  kecepatan  arus  laut.  Namun current  meter ini  memiliki  keterbatasan dalam  pengukuran  yaitu  perekaman  datanya  masih  manual.  Proses  perekaman  data  secara  manual  yang dilakukan  secara  terus  menerus  dalam  waktu  yang  lama  sangat  tidak  efektif,  akurasi  datanya  akan  sulit dipertanggungjawabkan,  dan  rentan  kesalahan  manusia  (Faurizal,  dkk.,  2014). Oleh  karena  itu  dalam upaya  memenuhi  kebutuhan  peralatan  secara  mandiri  dan  mengatasi  keterbatasan current  meter yang dimiliki  Laboratorium  Fisika  FMIPA  Universitas  Bengkulu,  sangat  perlu  dilakukan  pengembangan peralatan data logger suhu dan kecepatan arus laut untuk mengukur suhu dan kecepatan arus laut secara otomatis. Data logger adalah  suatu  alat  elektronik  yang  berfungsi  mencatat  data  dari  waktu  ke  waktu secara kontinyu. Salah satu keuntungan menggunakan data logger adalah kemampuannya secara otomatis mengumpulkan  data  dalam  periode  tertentu. Data  logger terdiri  dari  sensor,  mikroprosesor,  dan penyimpan  data  yang  berupa  kartu  memori.  Ada  dua  jenis data logger, yaitu data  logger yang model interface dan dikendalikan oleh perangkat lunak untuk bekerja dan model data logger yang berdiri sendiri (Marpaung  dan  Ervianto,  2012).  Kelebihan  pengunaan data  logger dalam  kegiatan  praktikum  dan penelitian adalah menghemat waktu, mudah dalam pengambilan data, dan cepat dalam mencari hubungan antar variabel (Permana dan Iswanto, 2018).  Pengembangan data logger sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya penelitian Nopilawati, dkk (2016) mengembangkan data logger kecepatan aliran  fluida  pada  pipa  paralon  menggunakan  delapan  sensor  LM35DZ  dan  penyimpanan  datanya dilakukan  secara  otomatis  pada  micro  SD.  Selanjutnya  penelitian  Zuhaeriah,  dkk  (2016),  melakukan penelitian pengembangan data logger aliran fluida untuk membaca data lebar pulsa pada flow meter turbin
dengan  pengolah  data  pada  PC.  Penelitian  Audli,  dkk  (2014),  membuat  rancang  bangun  alat  ukur kecepatan aliran sungai nirkabel berbasis PC dan telemetri menggunakan rotary encoder sebagai sensor kecepatan  aliran  air.  Penelitian  Faurizal,  dkk  (2014)  juga  melakukan  rancang  bangun data  logger suhu, kelembaban,  dan  intensitas  cahaya  untuk  monitoring  rumah  kaca.  Penelitian  Idris  dan  Jaya  (2014) melakukan  penelitian  untuk  menghasilkan data  logger suhu  air  berbiaya  rendah  menggunakan mikrokontroler  ATmega328P,  sensor  suhu  DS18B20,  pewaktu  DS3231,  dan  micro  SD.  Kemudian penelitian  Marpaung  dan  Ervianto  (2012)  membuat data logger suhu  berbasis  mikrokontroler  ATmega 8535 dengan PC sebagai tampilan untuk monitoring suhu ruangan.
Walaupun  penelitian  tentang data  logger sudah  banyak  dilakukan  namun  penelitian-penelitian tersebut  belum  ada  yang  khusus  mengembangkan data  logger suhu  dan  kecepatan  arus  laut.  Kekuatan penelitian ini terletak pada produknya berupa produk hilir yang langsung menyelesaikan permasalahan di laboratorium  terkait  dengan  pemenuhan  kebutuhan  peralatan  praktikum  yang  akurat  dan  aman. Permasalahannya  adalah  bagaimana  mengembangkan data  logger suhu  dan  kecepatan  arus  laut  yang mampu  merekam  data  secara  otomatis,  akurat,  dan  aman.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengembangkan data logger suhu dan kecepatan arus laut yang mampu merekam data otomatis, akurat, dan aman. Sedangkan manfaatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan peralatan praktikum dan penelitian oseanografi yang akurat dan aman serta menciptakan kemandirian teknologi. Luaran penelitian ini berupa data  logger suhu  dan  kecepatan  arus  laut  yang  merupakan  produk  hilir  untuk  memenuhi  kebutuhan peralatan  praktikum  oseanografi secara  mandiri.  Peralatan  yang  dikembangkan  ini  memiliki  keunggulan mampu merekam data pengukuran suhu dan kecepatan arus laut secara otomatis, akurat, dan aman.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisika FMIPA Universitas Bengkulu dan di Pantai Sungai Hitam Kota Bengkulu pada bulan Juli – November 2021. Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah laptop, multimeter digital, current meter , solder, downloader, software Proteus, software Arduino, dan toolskit. Bahan  yang  digunakan  adalah  modul  mikrokontroler  arduino,  LCD,  kapasitor,  resistor, sensor  suhu,  sensor  aliran air, pewaktu  RTC,  papan rangkaian,  kartu  microSD, shield microSD , baterai, timah, kabel jumper, dan pipa PVC.
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  dan  pengembangan  menghasilkan  produk  tertentu  dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010) yaitu mengembangkan peralatan data logger suhu dan  kecepatan  arus  laut  yang  mampu  merekam  data  pengukuran  secara  otomatis  dan  kontinyu  dalam periode waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini mengikuti tahapan penelitian yang ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Tahapan penelitian
Desain • Perangkat keras (elektronika dan mekanik) • Perangkat lunak Implementasi •Perangkat keras
•Perangkat lunak
Pengujian Evaluasi
Tahapan penelitian secara teknis dijelaskan sebagai berikut: Desain Alat.
Prinsip  kerja data  logger yang  dikembangkan  ini  adalah  sensor  suhu  dan  sensor  kecepatan  arus  laut mendeteksi dan mengukur suhu dan kecepatan arus laut yang dikendalikan oleh mikrokontroler Arduino. Hasil  pengukuran  ini  ditampilkan  pada  LCD,  sekaligus  disimpan  ke  kartu microSD .  Perancangan peralatan  ini  meliputi  perancangan  perangkat  keras  dan  perancangan  perangkat  lunak.  Rancangan perangkat  keras  terdiri  dari  sensor,  mikrokontroler  Arduino  Mega  2560,  LCD,  RTC  DS1307,  dan microSD . Sensor suhu yang digunakan adalah sensor suhu DS18B20 waterproof yang keluarannya sudah dalam sinyal digital dan rentang pengukurannya antara -55 sampai 125 o C (Gambar 2).  Sedangkan sensor kecepatan arus laut yang digunakan adalah sensor aliran air model YF-S201 (Gambar 3) yang satuannya dikonversi menjadi meter per sekon. Ketika air mengalir melewati rotor dalam sensor, rotor akan berputar dengan  kecepatan  putaran  berbanding  lurus  dengan  kuatnya  aliran  air  pada  sensor  tersebut  dan menghasilkan tegangan listrik. Sensor suhu dan kecepatan arus laut ini sistem kerjanya dikendalikan oleh mikrokontroler  Arduino  Mega  2560  (Gambar  4)  dan  hasilnya  ditampilkan  pada  LCD  serta  disimpan dalam  memori.  Rancangan  perangkat  lunak  berupa  diagram  alir  sistem  yang  berfungsi  sebagai  dasar algoritma dalam pembuatan perangkat lunak sistem yang ditunjukkan pada Gambar 6.
Gambar 2. Sensor suhu DS18B20 waterproof
Gambar 3. Sensor water flow YF-S201
Gambar 4. Arduino Mega 2560
Pembuatan Alat. Pembuatan  perangkat  keras data  logger dilakukan  dengan  mengimplementasikan  komponen-komponen penyusun perangkat keras berupa Arduino Mega 2560, sensor suhu DS18B20, sensor aliran air YF-S201, pewaktu RTC DS1307, catu daya, resistor, kapasitor, microSD , dan kabel ke papan rangkaian mengikuti diagram  blok  pada  Gambar  5.  Selanjutnya  dilakukan  pembuatan  perangkat  lunak  dengan  membuat program  pengendali  menggunakan software Arduino yang  algoritmanya  mengikuti  diagram  alir  sistem pada Gambar 6 dan menanamnya ke mikrokontroler sehingga sistem bekerja dengan baik.
Gambar 5. Diagram blok data logger
Gambar 6. Diagram alir perangkat lunak data logger
Pengujian Alat.
Proses  pengujian  yang  dilakukan  meliputi  pengujian  kinerja  sistem,  pengkalibrasian data  logger menggunakan current  meter standar,  dan  uji  peralatan  untuk  pengukuran  di  lapangan.  Pengukuran  data suhu dan kecepatan arus air menggunakan data logger dilakukan setiap dua menit selama satu jam dengan cara memasukkan bagian sensor alat ke dalam air sedalam 20 - 50 cm dari permukaan air di Pantai Sungai Hitam Kota Bengkulu. Dalam waktu yang sama juga dilakukan pengukuran suhu dan kecepatan arus air menggunakan peralatan current meter dengan posisi di sebelah data logger sebagai data pembanding . Evaluasi Alat.
Berdasarkan  pengamatan  proses  pengujian  peralatan,  selanjutnya  dilakukan  analisis  data  dengan menghitung error atau selisih hasil pengukuran data logger dan current meter untuk mengevaluasi kinerja sistem peralatan, akurasi, kendala penggunaan peralatan, dan temuan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan Data Logger Suhu dan Kecepatan Arus Laut Pengembangan perangkat keras data logger suhu dan kecepatan arus laut dalam penelitian ini telah dilakukan  dengan  mengimplementasikan  komponen-komponen  penyusun  perangkat  keras  ke  dalam rangkaian  mengikuti  diagram  blok  sistem.  Untuk  mengendalikan  kerja  perangkat  keras,  dilakukan pembuatan perangkat lunak dengan membuat program pengendali menggunakan software Arduino. Hasil pengembangan data logger suhu dan kecepatan arus bagian elektronik yang terdiri dari sensor suhu dan kecepatan  arus  laut  sebagai  unit  masukan,  Arduino  Mega  2560  sebagai  unit  pengendali,  serta  LCD  dan microSD sebagai  unit  keluaran  seperti  ditunjukkan  pada  Gambar  7.  Sedangkan  bagian  mekanik  data logger  terbuat  dari  pipa  PVC  dibagian  bawah  sebagai  tempat  sensor  dan  bagian  atas  sebagai  tempat pegangan saat pengukuran seperti ditunjukkan pada Gambar 8.
Gambar 7. Bagian elektronik data logger suhu dan kecepatan arus Gambar 8. Bagian mekanis data logger suhu dan kecepatan arus
Prinsip  kerja data logger ini  adalah  sensor water flow mengukur  kecepatan  arus  laut  dengan  cara menghitung  putaran  kincir  dalam  sensor  yang  disebabkan  oleh  aliran  air  yang  masuk  dalam  sensor. Putaran  kincir  ini  selanjutnya  diubah  menjadi  sinyal  listrik  dan  diolah  oleh  rangkaian  kendali,  dan hasilnya  ditampilkan  pada  LCD.  Demikian  juga  dengan  sensor  suhu  mendeteksi  perubahan  suhu  dan diolah  mikrokontroler  yang  hasil  pengukuran  ditampilkan  pada  LCD.  Hasil  pengukuran  suhu  dan kecepatan arus laut selain ditampilkan di LCD  seperti ditunjukkan pada  Gambar  9 juga  disimpan dalam microSD seperti ditunjukkan pada Gambar 10.
Gambar 9. Tampilan data keluaran data logger
Gambar 10. MicroSD tempat menyimpan data
Pengujian  sistem data  logger ini  di  laboratorium  telah  dilakukan  dengan  cara  mengalirkan  air melalui  sensor water  flow dan  sensor  suhu.  Sistem  dapat  mendeteksi  perubahan  kecepatan  air  dan perubahan  suhu  dan  menampilkannya  pada  LCD,  sehingga  secara  umum  sistem  peralatan  yang dikembangkan  bekerja  dengan  baik.  Format  data  yang  tersimpan  dalam microSD terdiri  dari  tanggal, waktu, nilai kecepatan arus air, dan nilai suhu.
Pengujian Kinerja Data Logger di Lapangan
Pengujian  di  lapangan  bertujuan  untuk  kalibrasi  dengan  cara  membandingkan  hasil  pengukuran peralatan  yang  dikembangkan  dengan  hasil  pengukuran  peralatan  standar.    Peralatan  standar  yang  akan digunakan  dalam  kalibrasi  adalah Current  meter Flowatch  FL-03  yang  ditunjukkan  Gambar  11. Mekanisme  pengujian data  logger di  lapangan  dilakukan  dengan  cara  memasukkan  bagian  sensor peralatan ke dalam air sedalam 20 – 50 cm dari permukaan dengan arah sensor tegak lurus dengan arah arus  laut  seperti  ditunjukkan  pada  Gambar  12.    Kendala  yang  dihadapi  saat  pengujian data  logger di lapangan adalah adanya fluktuasi besar dan arah arus laut. Arus yang ada di permukaan pantai dominan ditimbulkan oleh adanya angin, sehingga semakin kencang angin bertiup makin besar kecepatan arus laut dan sebaliknya. Dalam waktu satu jam dilakukan pengukuran data suhu dan kecepatan arus menggunakan data logger dan current meter secara berdampingan.
Gambar 11. Current meter Flowatch FL-03
Gambar 12. Pengujian data logger di lapangan
Hasil pengujian kinerja di lapangan antara pengukuran suhu dan kecepatan arus menggunakan data logger dan current meter ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan hasil pengukuran data logger dan current meter
No Waktu Data logger Current meter Error suhu ( 0 C) Error Kecepatan arus (m/s) Suhu ( o C) Kecepatan arus (m/s) Suhu ( o C) Kecepatan arus (m/s) 1. 15:08 28,60 0,43 28,20 0,80 0,40 0,37 2. 15:10 28,50 0,30 28,10 0,70 0,40 0,40 3. 15:12 28,50 0,21 28,00 0,60 0,50 0,39 4. 15:14 28,30 0,31 28,00 0,70 0,30 0,69 5. 15:16 28,10 0,31 28,00 0,80 0,10 0,49 6. 15:18 28,10 0,42 27,70 1,00 0,40 0,58 7. 15:20 27,80 0,40 27,50 1,40 0,30 1,00
8. 15:22 27,80 0,50 27,50 1,20 0,30 0,70 9. 15:24 27,60 0,48 27,50 0,80 0,10 0,32 10. 15:26 27,60 0,46 27,40 0,80 0,20 0,34 11. 15:28 27,60 0,34 27,40 0,90 0,20 0,56 12. 15:30 27,50 0,38 27,20 0,80 0,30 0,42 13. 15:32 27,50 0,31 27,20 0,80 0,30 0,49 14. 15:34 27,30 0,31 26,80 1,00 0,50 0,69 15. 15:36 27,30 0,33 26,80 1,20 0,50 0,87 16. 15:38 27,30 0,33 26,60 0,80 0,70 0,47 17. 15:40 27,30 0,40 26,50 0,70 0,80 0,30 18. 15:42 26,90 0,42 26,50 0,90 0,40 0,48 19. 15:44 26,90 0,40 26,20 0,80 0,70 0,40 20. 15:46 26,90 0,40 26,20 0,80 0,70 0,40 21. 15:48 26,70 0,42 26,20 1,00 0,50 0,58 22. 15:50 26,60 0,40 26,20 0,80 0,40 0,40 23. 15:52 26,40 0,33 26,20 0,90 0,20 0,57 24. 15:54 26,40 0,46 25,90 1,20 0,50 0,74 25. 15:56 26,40 0,40 25,90 1,00 0,50 0,60 26. 15:58 26,40 0,42 25,80 0,70 0,40 0,28 27. 16:00 26,40 0,38 25,80 0,60 0,40 0,22 28. 16:02 26,40 0,40 25,80 0,90 0,40 0,50 29. 16:04 26,20 0,41 25,80 0,80 0,40 0,39 30. 16:06 26,20 0,41 25,80 0,90 0,60 0,49 Rata-rata 0,43 0,49
Hasil pengukuran pada Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil pengukuran suhu data logger dan current meter  mengalami  perbedaan  dengan  interval  antara  0,1  –  0,8 o C  dan error rata-rata  0,43 o C.  Sedangkan pengukuran  kecepatan arus data logger dan current meter  mengalami  perbedaan  antara  0,3 –  1  m/s  dan error rata-rata  0,49  m/s.  Perbedaan  ini  diduga  disebabkan  oleh  sensitivitas  dan  jenis  sensor  masing- masing  peralatan.  Pada data  logger menggunakan  sensor water flow yang  posisi  rotornya  berada  dalam badan sensor, sehingga aliran air yang melewati rotor menjadi tidak sempurna. Sedangkan current meter menggunakan  baling-balingnya  berada  di  luar  badan  sensor  dan  terbuka  sehingga  aliran  air  yang mengenai baling-baling menjadi sempurna.

## KESIMPULAN
Dalam penelitian ini telah dilakukan pengembangan data logger suhu dan kecepatan arus laut untuk mendukung  praktikum  Oseanografi  di  Laboratorium  Fisika  FMIPA  Universitas  Bengkulu.  Perbedaan hasil pengukuran suhu menggunakan data logger dan current meter berkisar antara 0,1 – 0,8 o C dan error rata-rata  0,43 o C.  Sedangkan  pengukuran  kecepatan  arus  menggunakan data  logger dan current  meter menunjukkan perbedaan antara 0,3 – 1 m/s dan error rata-rata 0,49 m/s. Peralatan bekerja dengan baik, namun  masih  perlu  ditingkatkan  akurasinya  dengan  cara  menggunakan  jenis  sensor  suhu  dan  kecepatan aliran arus yang  memiliki sensitivitas tinggi untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih mendekati hasil pengukuran peralatan standar.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim peneliti mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan FMIPA Universitas Bengkulu yang telah memfasilitasi pendanaan penelitian ini melalui RBA FMIPA 2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Audli,  R.,  Sulistiyati,  S.R.,  Trisanto,  A.  2014.  Rancang  Bangun  Alat  Ukur Portable 9  Titik  Kecepatan Aliran Sungai ( Open Channel ) Nirkabel Berbasis PC. Jurnal Electrician . 8 (2): 68 – 81 Bakhtiar,  D.,  Sulistyo,  B.,  Jarulis.  2013. Kajian  karakteristik  ekosistem  perairan  Pulau  Tikus  Kota Bengkulu  dalam  upaya  optimalisasi  pemanfaatan  sumber  daya  pesisir  secara  berkelanjutan  dan berbasis masyarakat. Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Universitas Bengkulu Faurizal,  Lapanporo,  B.P.,  Arman,  Y.  2014.  Rancang  bangun  sistem  data  logger alat  ukur  suhu, kelembaban dan intensitas cahaya yang terintegrasi berbasis mikrokontroler ATmega328 pada rumah kaca. Prisma Fisika. 2 (3): 79 – 84
Idris, M., Jaya, I. 2014. Pengembangan data logger suhu air berbiaya rendah, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. 5 (1): 95-108
Kemenpan&rb.  2010. Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  03  Tahun  2010  tentang  jabatan  fungsional  pranata  laboratorium  pendidikan  dan angka kreditnya. Jakarta: Kemenpan&rb
Marpaung, N.L., Ervianto, E. 2012. Data logger sensor suhu berbasis mikrokontroler atmega 8535 dengan PC sebagai tampilan. Jurnal Ilmiah Elite Elektro. 3 (1): 37-42
Modalo,  R.J.,  Rampengan,  R.M.,  Opa,  E.T.,  Djamaluddin,  R.,  Manengkey,  H.W.K.,  Bataragoa,  N.E. 2018.  Arah dan  kecepatan arus  perairan  sekitar  pulau  bunaken pada  periode  umur  bulan  perbani di musim pancaroba II. Jurnal Pesisir dan Laut Tropis. 1 (1): 61 - 68
Nopilawati,  D.,  Pauzi,  G.A.,  Warsito.  2016.    Realiasasi  sensor  temperatur  LM35DZ  sebagai  sensor kecepatan aliran fluida berbasis mikrokontroler ATmega32 dengan media penyimpan data Micro SD. Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika. 4 (2):161-166
Permana, H., Iswanto, B.H. 2018. Development of thermal radiation experiments kit based On data logger for physics  learning  media. IOP  Publishing  Conference  Series:  Materials  Science  and  Engineering 335
Pratama,  K.Y.,  Prasetyawan,  IB.,  Atmodjo,  W.  2014.  Studi  pola  arus  di  perairan  khusus  Pertamina  PT. Arun Lhokseumawe – Aceh. Jurnal Oseanografi. 3 (2): 220 - 229
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta
Suwardi.  2016.  Pembuatan data  logger suhu  berbasis  telemetri  menggunakan  mikrokontroler  Atmega16 dan  modem  GSM  untuk  menunjang  praktikum  dan  penelitian  di  Laboratorium  Fisika. Prosiding Seminar Nasional Pranata Laboratorium Pendidikan , Universitas Udayana. 351-356 Tanto,  T.A.,  Wisha,  U.J.,  Kusumah,  G.,  Pranowo,  W.S.,  Husrin,  S.,  Ilham,  dan  Putra,  A.  2017. Karakteristik arus laut perairan teluk Benoa – Bali. Jurnal Ilmiah Geomatika , 23 (1): 37 - 48 Yogaswara,  G.M.,  Indrayanti,  E.,  Setiyono,  H.  2016.  Pola  arus  permukaan  di  Perairan  Pulau  Tidung, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta pada musim peralihan. Jurnal Oseanografi. 5 (2): 227  - 233