## Pengaruh Perubahan Suhu terhadap Nilai Panjang Gelombang Fiber Optik yang Difungsikan sebagai Sensor Suhu
Alna Destra Shafira 1 , Yoyok Heru PI 2 , Azam Muzakhim I 3 1,2,3 Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang, Indonesia
1 destrashafira25@gmail.com, 2 yoyok.heru@polinema.ac.id, 3 azam@polinema.ac.id
Abstract — In this study we can determine the effect of temperature on wavelength and frequency on fiber optic media by using a splitter by looking at the measured wavelengths when the optical fiber is heated using an aluminum intermediate as a heat sensor. With temperatures to be used ranging from 270⁰C to 400⁰C. The measurement was carried out using an Optical Spectrum Analyzer (OSA) device. From the temperature variations given, the conclusion is that the greater the temperature given, the farther the wavelength shift and the smaller the resulting  frequency.  The  wavelength  produced  on  the  fiber  optic  splitter  cable  1  to  the  fiber  optic  splitter  cable  4  has  almost  the  same wavelength value starting from a temperature of 270 ° C- 400 ° C. the difference occurs when the cable before the splitter and after the seplitter. The validity level in each splitter has a different persesn value such as the splitter has a validity value of 99.80%, splitter 2 has a validity of 99.72%, Splitter 3 has a validity of 99.72% and splitter 4 has a validity of 99.70%
Keywords — Fiber Optic, Temperature, Frequency, CCT (Correlated Color Temperature), Wavelength.
Abstrak — Dalam  penelitian  ini  dapat  diketahui  pengaruh  suhu  terhadap  Panjang  gelombang  dan  frekuensi  pada  media  fiber  optic dengan menggunakan splitter dengan melihat panjang gelombang yang terukur ketika serat optic di panaskan menggunakan perantara alumunium  sebagai  sensor  panas.  Dengan  suhu  yang  akan  digunakan  mulai  dari  suhu  270⁰C  hingga  400⁰C.Pengukurn  dilakukan dengan  menggunakan  perangkat  Optical  Spectrum  Analyzer  (OSA).  Dari  Variasi  suhu  yang  diberikan  menghasilkan  kesimpulan bahwa  semakin  besar  suhu  yang  diberikan,  semakin  jauh  pergeseran  panjang  gelombang  dan  semakin  kecil  juga  frekuensi  yang dihasilkan. Panjang gelombang yang dihasilkan pada kabel fiber optic splitter 1 sampai dengan kabel fiber optic splitter 4 mempunyai nilai Panjang gelombang yang hampir sama mulai dari suhu 270°C- 400°C. perbedaan terjadi saat kabel sebelum di splitter dan setelah di seplitter.  Tingkat kevalidan di setiap splitter mempunyai nilai persesn yang berbeda seperti pada splitter mempunyai nilai kevaildan 99.80%, splitter 2 dengan kevalida 99.72%, Splitter 3 dengan kevalidan 99.72% dan pada splitter 4 dengan kevalidan 99.70%
Kata kunci — Fiber Optik, Temperature, Frekuensi, CCT ( Correlated Color Temperature), Panjang Gelombang .

## I. PENDAHULUAN
Perubahan  suhu  yang  tidak  pasti  merupakan  faktor  yang sangat mempengaruhi segala aktifitas yang kita lakukan, oleh sebab  itu  perlu  dilakukan  suatu  pengukuran.  Bila  kita  ingin melakukan  suatu  pengukuran  suhu  misalnya  saja  dalam pemantauan  perubahan  suhu  pada  lereng  gunung  berapi,  kita memerlukan  suatu  media  yang  dapat  mentransmisikan  data- data  hasil  pengukuran  berupa  temperatur  sekitar  kawasan gunung berapi, karena tidak memungkinkan untuk menggunakan alat biasa dalam mengukur suhu gunung berapi disebabkan  tingginya  suhu  di  kawasan  tersebut.  Untuk mengukur perubahan suhu yang terjadi pada suatu fiber optik dapat  menggunakan  nilai  panjang  gelombang.  Dari  nilai panjang  gelombang    dengan    bantuan  algoritma  akan  terukur ruang  warna  suhu.  Warna  suhu  bisa  dikarakterisasi menggunakan Correlated [1].
Perbedaan suhu antara sumber cahaya yang masuk di salah satu  ujung  kabel  serat  optik  dengan  suhu  sensor  akan menyebabkan  perbedaan  panjang  gelombang  antara  sumber cahaya  yang  masuk  dengan  cahaya  yang  dipantulkan  oleh sebuah  sensor  atau  dilewatkan  oleh  sebuah  sensor.  Selisih
panjang gelombang tersebut akan diubah  menjadi nilai RGB, kemudian nilai RGB tersebut akan diubah menjadi temperatur. Metode perancangan sensor serat optik yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  eksperimen,  yaitu:  -  memanaskan  ujung inti  serat  optik  dengan  alat  penyambung  analitik  sehingga diperoleh  bentuk  bulat  dan  oval  pada  ujung  serat  optik.  - mengupas jaket antara dua ujung serat optik dan melapisi serat optik dengan pelat [2].
Serat optik terdiri dari tiga bagian yaitu core, cladding, dan coatingsesuai  Gambar  1.  Ciri-ciri  dari  tiap  bagian  tersebut adalah sebagai berikut [4]:

## Gambar  1. Bagian Fiber Optik
Core (Inti), terbuat dari bahan kuarsa dengan kualitas sangat tinggi.  Merupakan  bagian  utama  dari  seraoptik  karena perambatan  cahayasebenarnya  terjadi  pada  bagian  ini.
Memiliki  diameter  2  µm  ~  125  µm.  ukuran  core  sangat mempengaruhi karakteristik serat optik.
Cladding  (Selimut),  terbuat  dari  bahan  gelas  dengan indekbias lebih kecil dari core. Merupakan selubung dari core. Hubungan  indeks  bias  antara  core  dan  cladding  akan mempengaruhi  perambatan  cahayapada  core  (mempengaruhi besarnyasudut kritis). Memiliki diameter 5 ~ 250 µm.
Coating  (Jaket)  Terbuat  dari  bahan  plastik,  dan  berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan
Color  Temperature (CCT),  diukur  dalam  satuan  derajat Kelvin  ( ° K)  [4].  Pada  penelitian  sebelumnya  menggunakan media fiber optik /berdasarkan nilai panjang gelombang. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran suhu menggunakan media berupa  fiber  optic  dengan  melihat  panjang  gelombang  yang terukur ketika serat optic di panaskan menggunakan perantara alumunium  sebagai  sensor  panas.  Dimana  suhu  yang  akan digunakan mulai dari suhu ruang hingga 270⁰C [1].
Suhu  warna  telah  digunakan  sebagi  matrix  untuk mengkarakteristik  sumber  cahaya  pita  lebar.  Suhu  warna diukur  dalam  derajat  Kelvin  ( ° K).  Untuk  sumber  cahaya  pita lebar  yang  tidak  menghasilkan  cahaya  dari  elemen  yang dipanaskan,  suhu  warnanya  dapat  dikarakterisasikan  oleh Correlated Color Temperature (CCT), yang juga diukur dalam derajat  Kelvin  ( ° K).  CCT didefinisikan  sebagai  suhu  radiator blackbody yang titik kromatisitasnya paling dekat dengan titik kromatisitas sumber cahaya non-planckian. Lokasi Planckian, ditunjukkan  pada  Gambar  2,  yang  mungkinkan  mewakili semua  suhu  warna.  Ini  mengikuti  warna  radiator  planckian karena  dipanaskan  mulai  kurang  dari  2.000  K  sampai  sekitar 10.000K.

## . Gambar  2. Spektrum CCT
Untuk  memperoleh  nilai  CCT  ,  pertama  mencari  nilai panjang  gelombang  melalui  pengukurn,  setelah  nilai  panjang gelombang didapatkan, ubah nilai panjang gelombang menjadi nilai  RGB,selanjutnya  dengan  menggunakan  persamaan korelasi  matriks  tranformasi  3  dimensi  RGB  diubah  menjadi nilai  XYZ,  setelah  XYZ  ditemukan,  tranformasi  3  dimensi diproses  menjadi  tranformasi  2  dimensi  sesuai  dengan persamaan  yang  ada,  setelah  nilai  xy  diperoleh  dengan menggunakan formula McCamy’s didapatkan nilai CCT.
Gambar  3. Konversi CCT
Berdasarkan  Gambar  3  untuk  mendapatkan  perhitungan CCT  maka  yang  harus  dilakukan  adalah  melakukan
perhitungan  sebanyak  4  tahapan.  Berikut  ini  adalah  tahapan- tahapannya:
1. Konversi Panjang Gelombang ke RGB Nilai  panjang  gelombang  dapat  di  konversi  ke  nilai  RGB sebagai berikut :
R= (1) G= (2) B= (3)
2. Konversi RGB ke XYZ Berdasarkan  koordinat  kromatisitas    dari  sistem  RGB ( , ), ,
, ( , ) ,  berikut  ini  metode  untuk perhitungan  matriks  3x3  untuk  konversi  RGB  ke  XYZ  yang merupakan  reprsentasi  sumbu  3D  yang  dinyatakan  dalam persamaan (4) [7] ,  sebagai berikut :
=   [ ] (4)
Dari persamaan matriks di atas didapatkan nilai persamaan [7] sebagai berikut :
X= (−0.14282 x R) + (1.54924 x G) + (−0.95641 x B) (5) Y= (−0.32466x R) + (1.57837 x G) + (−0.73191x B) (6) Z= (−0.84379x R) + (0.68857x G) + (0.71432x B) (7) Keterangan:
X = Nilai tristimulus X
Y = Nilai tristimulus Y Z = Nilai tristimulus Z
3. Konversi XYZ ke xy
Begitu  nilai  tristimulus  ditentukan,  koordinat  kromatisitas dapat  dihitutung  dalam  domain  x  dan  y.  Persamaannya    [7] adalah sebagai berikut :
= (8) = (9)
Keterangan: x = Koordinat kromatisitas secara horizontal y = Koordinat kromatisitasi secara vertical
4. Konversi xy ke CCT
Sebelum melakukan perhitungan nilai CCT, dicari terlebih dahulu  faktor  pengali  nilai  n  berdasarkan  representasi  dari  x dan y dengan persamaan sebagai berikut  [7]
= ( , ) ( , ) (10)
Dengan nilai n yang didapatkan pada persamaan (10) maka persamaan untuk nilai CCT [1] adalah sebagai berikut:
= 449 + 3525 +  6823,3 + 3707,33 (11) Keterangan:
n  = nilai faktor pengali untuk CCT CCT = Korelasi warna suhu ( ° )
Spektrum cahaya dinyatakan dalam panjang gelombang dan bukannya  frekuensi,  tetapi  keduanya  dihubungkan  oleh persamaan
= (14) Dengan: = frekuensi (Hz) c
= Kecepatan Cahaya = 3   10
λ = Panjang Gelombang (m)

## II. METODE

## Gambar  4. Set up penelitian
Pada  perencanaan  alat  uji  pengukuran  suhu  terdapat  laser yang akan digunakan sebagai sumber cahaya. Dimana cahaya yang  dihasilkan  oleh  laser  akan  ditrasmisikan  melalui  serat optik, cahaya yang berada dalam fiber optik akan sulit keluar karena indeks bias dari kaca pada bahan fiber optik lebih besar dibandingkan  indeks  bias  dari  udara.  Laser  ini  memiliki sprektrum yang sangat sempit dan terdiri dari media aktif yang dapat menyediakan amplifikasi optik dan resonator optik yang memberikan  umpan  balik  optik  yang  diperlukan.  Lalu  pada bagian  tengah  fiber  optik  dilakukan  pengelupasan  hingga menyisakan cladding , lalu dilakukan pemanasan menggunakan bantuan Hotplate yang di clamp diantara sisi kiri dan sisi kanan cladding .  Kemudian  akan  dilakukan  pengukuran  dimana pemanasan dimulai dari suhu ruang 270 dejarat celcius hingga 400  derajat  celcius    dengan  jarak  10  derajat  celcius,  dengan bantuan alat ukur berupa Optical Spectrum Analyzer yang akan mengukur nilai lamda.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  hasil  ini  hasil  panjang  gelombang  gelombang menggunakan OSA:
TABEL I

## NILAI PANJANG GELOMBANG
No Suhu ( ° C) λ (nm) Output1 Output 2 Output 3 Output 4 1 270° 1308,41 1308,4 1308,42 1308,4 2 280° 1308,68 1308,63 1308,7 1308,66 3 290° 1308,89 1308,9 1308,92 1308,91 4 300° 1309,1 1309,15 1309,14 1309,15 5 310° 1309,4 1309,42 1309,39 1309,42 6 320° 1309,65 1309,66 1309,68 1309,67 7 330° 1309,93 1309,89 1309,92 1309,93 8 340° 1310,16 1310,14 1310,15 1310,17
9 350° 1310,4 1310,42 1310,41 1310,44 10 360° 1310,7 1310,69 1310,71 1310,7 11 370° 1310,91 1310,94 1310,9 1310,95 12 380° 1311,2 1311,22 1311,21 1311,22 13 390° 1311,49 1311,5 1311,49 1311,51 14 400° 1311,73 1311,7 1311,72 1311,74

## A. Perhitungan λ ke nilai RGB
1) Splitter 1
Diberikan suhu 270 ° C menggunakan kabel fiber optik yang di splitter dengan nilai panjang gelombang 1308.41 nm , maka perhitungannya menggunakan matlab adalah sebagai berikut:
R =
,
= 36.46 nm
G = , = 7.75 nm B = ,
= 0.015 nm

## 2) Splitter 2
Diberikan suhu 270 ° C menggunakan kabel fiber optik yang di splitter dengan nilai panjang gelombang 1308.4 nm , maka perhitungannya menggunakan matlab adalah sebagai berikut:
R = , = 36.46 nm G = , = 7.75 nm B = ,
= 0.015 nm 3) Splitter 3
Diberikan suhu 270 ° C menggunakan kabel fiber optik yang di splitter dengan nilai panjang gelombang 1308.42 nm , maka perhitungannya menggunakan matlab adalah sebagai berikut:
R = , =36.46 nm G = , = 7.75 nm B = , = 0.15 nm 4) Splitter 4
Diberikan suhu 270 ° C menggunakan kabel fiber optik yang di splitter dengan nilai panjang gelombang 1308.4 nm , maka perhitungannya]menggunakan matlab adalah sebagai berikut:
R = , =36.46  nm G = ,
= 7.75 nm
B = , = 0.015 nm
B. Perhitungan Nilai RGB ke XYZ
1) Splitter 1
Untuk  suhu  270 ℃ yang  memiliki  panjang  gelombang 1308,41  kabel fiber  optic  splitter  1 dengan  nilai  RGB  yang didapat,  maka  perhitungannya  untuk  XYZ  adalah  sebagai berikut:
=   (−0.14282)( 36,4628)   +   (1.54924)( 7,7536) +   (−0.95641)( 0,0153)    =  6,79
=   (−0.32466 )(36,4628)   +   (1.57837)( 7,7536)
+   (−0.73191)( 0,0153)    =  0,3889 =   (−0.84379)( 36,4628)   +   (0.68857)( 10.24) +   (0.71432) (0,0153)    =    −25,4171

## 2) Splitter 2
Untuk  suhu  270 ℃ yang  memiliki  panjang  gelombang 1308.4  kabel Fiber  Optik  splitter dengan  nilai  RGB  yang didapat  maka  perhitungannya  untuk  XYZ  adalah  sebagai berikut:
=   (−0.14282)( 36,4653)   +   (1.54924)( 7,7545) +   (−0.95641)( 0,0153) =  6,791
=   (−0.32466)( 36,4653)   +   (1.57837)( 7,7545)
+   (−0.73191)( 0,02785) =  0,3895
=   (−0.84379)( 36,4653)   +   (0.68857)( 7,7545) +   (0.71432) (0,0153) =   −25,4186

## 3) Splitter 3
Untuk  suhu  270 ℃ yang  memiliki  panjang  gelombang 1308.4  kabel Fiber  Optik  splitter dengan  nilai  RGB  yang didapat,  maka  perhitungannya  untuk  XYZ  adalah  sebagai berikut  :
=   (−0.14282)( 36,4602)   +   (1.54924)( 7,7527) +   (−0.95641)( 0,0153)   =  6,7889
=   (−0.32466)( 36,4602)   +   (1.57837)( 7,7527)
+   (−0.73191)( 0,0153)   =  0,3883
=   (−0.84379)( 36,4602)   +   (0.68857)( 7,7527)
+   (0.71432) (0,0153)   =   −25,4155

## 4) Splitter 4
Untuk  suhu  270 ℃ yang  memiliki  panjang  gelombang 1308.4  kabel Fiber  Optik  splitter dengan  nilai  RGB  yang didapat,  maka  perhitungannya  untuk  XYZ  adalah  sebagai berikut  :
=   (−0.14282)( 36,4653)   +   (1.54924)( 7,7545) +   (−0.95641)( 0,0153)   =  6,791
=   (−0.32466)( 36,4653 +   (1.57837)( 7,7545) +   (−0.73191)( 0,0153)   =  0,3895
=   (−0.84379)( 36,4653)   +   (0.68857)( 7,7545) +   (0.71432) (0,0153) =   −25,4186
C. Perhitungan Nilai XYZ ke xy
1) Splitter 1
Untuk  suhu  270 ℃ yang  memiliki  panjang  gelombang 1308.41  kabel Fiber  Optik  splitter dengan  nilai  XYZ  yang didapat,  maka  perhitungannya  menggunakan  matlab  adalah sebagai berikut:
= 6,79 (6,79 + 0,3889 + (−25,4171)) =   −0,3723 = 0,3889 (6,79 + 0,3889 + (−25,4171)) = −0,0213

## 2) Splitter 2
Untuk  suhu  270 ℃ yang  memiliki  panjang  gelombang 1308.4  kabel Fiber  Optik  splitter dengan  nilai  XYZ  yang didapat,  maka  perhitungannya  menggunakan  matlab  adalah sebagai berikut:
= 6,791 (6,791 + 0,3895 + (−25,4186)) =   −0,3724 = 0,3895 (6,791 + 0,3895 + (−25,4186)) = −0,0214

## 3) Splitter 3
Untuk  suhu  270 ℃ yang  memiliki  panjang  gelombang 1308.42  kabel Fiber  Optik  splitter dengan  nilai  XYZ  yang didapat,  maka  perhitungannya  menggunakan  matlab  adalah sebagai beriku:
= 6,7889 (6,7889 + 0,3883 + (−25,4155)) =   −0,3722 = 0,3883 (6,7889 + 0,3883 + (−25,4155)) = −0,0213

## 4) Splitter 4
Untuk  suhu  270 ℃ yang  memiliki  panjang  gelombang 1308.4  kabel Fiber  Optik  splitter dengan  an  nilai  XYZ  yang didapat,  maka  perhitungannya  menggunakan  matlab  adalah sebagai berikut:
= 6,791 (6,791 + 0,3895 + (−25,4186)) =   −0,3724 = 0,3895 (6,791 + 0,3895 + (−25,4186)) = −0,0214

## D. Perhitungan Nilai xy ke n

## 1) Splitter 1
Untuk  suhu  270℃  yang  memiliki  panjang  gelombang 1308.4   nm  kabel singlemode dengan  nilai xy  yang didapat, maka  perhitungannya  menggunakan  matlab  adalah  sebagai berikut:
= ( , , ) ( , ( , )) = -3,4004

## 2) Splitter 2
Untuk  suhu  270℃  yang  memiliki  panjang  gelombang 1308,4  nm  kabel  singlemode  dengan  nilai  xy  yang  didapat, maka  perhitungannya  menggunakan  matlab  adalah  sebagai berikut:
= ( , , ) ( , ( , )) = -3,4001

## 3) Splitter 3
Untuk  suhu  270℃  yang  memiliki  panjang  gelombang 1308,4  nm  kabel  singlemode  dengan  nilai  xy  yang  didapat, maka  perhitungannya  menggunakan  matlab  adalah  sebagai berikut:
= ( , , ) ( , ( , )) = -3,4006

## 4) Splitter 4
Untuk  suhu  270℃  yang  memiliki  panjang  gelombang 1308,4  nm  kabel  singlemode  dengan  nilai  xy  yang  didapat, maka  perhitungannya  menggunakan  matlab  adalah  sebagai berikut  :
= ( , , ) ( , ( , )) = -3,4001

## E. Perhitungan Nilai n ke CCT

## 1) Splitter 1
Persamaan  CCT  untuk  perhitungan  suhu  270⁰C    kabel singlemode  yang  memiliki  faktor  pengali  n  =  -3,4004  yang didapat,  maka  perhitungannya  menggunakan  matlab  adalah sebagai berikut:
=  449 (− 3,4004)3  +  3525(−3,4004)2 +  6823,3(−3,4004) +  624.13 =  543.950 °
lalu CCT di konversikan ke Celcius
= −  273
=  543.950  −  273  =  270,95 °
TABEL II HASIL PERHITUNGAN CCT, CELCIUS DAN ERROR PADA SPLITTER 1 No Suhu Terukur ( ° C) λ (nm) CCT (k) Celcius error Output1 1 270° 1308,41 543.950 270,95 0,35185185 2 280° 1308,68 554.762 282 0,62857143 3 290° 1308,89 563.126 290 0,04137931 4 300° 1309,1 573.028 300,02 0,00666667 5 310° 1309,4 583.263 310,26 0,08387097 6 320° 1309,65 593.821 321 0,25625 7 330° 1309,93 604.305 331 0,39393939 8 340° 1310,16 613.561 341 0,16470588 9 350° 1310,4 623.519 351 0,14571429 10 360° 1310,7 634.16 361 0,32222222 11 370° 1310,91 643.211 370 0,05675676 12 380° 1311,2 653.314 380,31 0,08157895 13 390° 1311,49 664.808 391,8 0,46153846 14 400° 1311,73 674 401 0,2475 Rata-Rata 0,19

## 2) Splitter 2
Persamaan  CCT  untuk  perhitungan  suhu  270⁰C    kabel singlemode  yang  memiliki  faktor  pengali  n  =  -  3,4001yang didapat,  maka  perhitungannya  menggunakan  matlab  adalah sebagai berikut:
=  449 (− 3,4001)3  +  3525(−3,4001)2 +  6823,3(−3,4001) +  624.13 =  543.549 °
lalu CCT di konversikan ke Celcius
= −  273
=  543.549  −  273  =  271 °
TABEL III HASIL PERHITUNGAN CCT, CELCIUS DAN ERROR PADA SPLITTER
2 No Suhu Terukur (⁰C) λ (nm) CCT (k) Celcius error Output 2 1 270° 1308,4 543.549 271 0,2 2 280° 1308,63 553.964 280,96 0,34285714 3 290° 1308,9 563.523 290,52 0,17931034 4 300° 1309,15 573.028 300,02 0,00666667 5 310° 1309,42 584.047 311 0,33548387 6 320° 1309,66 593.432 320,43 0,134375 7 330° 1309,89 603.531 330,53 0,16060606 8 340° 1310,14 613.177 340,17 0,05 9 350° 1310,42 624.282 351,28 0,36571429 10 360° 1310,69 634.917 361,91 0,53055556 11 370° 1310,94 643.962 370,96 0,25945946 12 380° 1311,22 654.431 381 0,37631579 13 390° 1311,5 664.439 391 0,36666667 14 400° 1311,7 675.089 402,08 0,52 Rata-Rata 0,27

## 3) Splitter 3
Persamaan  CCT  untuk  perhitungan  suhu  270⁰C    kabel singlemode  yang  memiliki  faktor  pengali  n  =  -3,4006yang didapat  maka  perhitungannya  menggunakan  matlab  adalah sebagai berikut:
=  449 (− 3,4006)3  +  3525(−3,4006)2 +  6823,3(−3,4006) +  624.1 =  543.950 ° lalu CCT di konversikan ke Celcius
= −  273
=  543.950  −  273 =  270,95 °
TABEL IV
HASIL PERHITUNGAN CCT, CELCIUS DAN ERROR PADA SPLITTER 3 No Suhu Terukur (⁰C) λ (nm) CCT (k) Celcius error Output 3 1 270° 1308,42 543.950 270,95 0,35185185 2 280° 1308,7 553.964 280,96 0,34285714 3 290° 1308,92 563.523 290,52 0,17931034 4 300° 1309,14 573.028 300,02 0,00666667 5 310° 1309,39 584.047 311 0,33548387 6 320° 1309,68 593.432 320,43 0,134375 7 330° 1309,92 604.305 331 0,39393939 8 340° 1310,15 613.177 340,17 0,05 9 350° 1310,41 623.519 351 0,14571429 10 360° 1310,71 634.917 361,91 0,53055556 11 370° 1310,9 643.211 370 0,05675676 12 380° 1311,21 654.431 381 0,37631579 13 390° 1311,49 664.808 391,8 0,46153846 14 400° 1311,72 675.089 402,08 0,52 Rata-Rata 0,27

## 4) Splitter 4
Persamaan  CCT  untuk  perhitungan  suhu  270⁰C    kabel singlemode  yang  memiliki  faktor  pengali  n  =  -3,4001yang didapat,  maka  perhitungannya  menggunakan  matlab  adalah sebagai berikut:
=  449 (− 3,4001)3  +  3525(−3,4001)2 +  6823,3(−3,4001) +  624.13 =  543.549 °
lalu CCT di konversikan ke Celcius = −  273
=  543.549 - 273   =  271 °
TABEL V
HASIL PERHITUNGAN CCT, CELCIUS DAN ERROR PADA SPLITTER 4 No Suhu Terukur (⁰C) λ (nm) CCT (k) Celcius error Output 4 1 270° 1308,4 543.549 271 0,2 2 280° 1308,66 554.762 282 0,62857143 3 290° 1308,91 563.126 290 0,04137931 4 300° 1309,15 573.028 300,02 0,00666667 5 310° 1309,42 584.047 311 0,33548387 6 320° 1309,67 593.432 320,43 0,134375 7 330° 1309,93 604.305 331 0,39393939 8 340° 1310,17 613.561 341 0,16470588 9 350° 1310,44 624.282 351,28 0,36571429 10 360° 1310,7 634.917 361,91 0,53055556 11 370° 1310,95 643.211 370 0,05675676 12 380° 1311,22 654.431 381 0,37631579 13 390° 1311,51 664.439 391 0,36666667 14 400° 1311,74 675.089 402,08 0,52 Rata-Rata 0,29

## IV. KESIMPULAN
Nilai  suhu  diperoleh  dengan  mendapatkan  nilai  panjang gelombang  dari  alat  ukur  Optical  Spectrum  Analyzer.  Nilai panjang  gelombang  di  konversikan  menggunakan  persamaan sesuai  teori  sehingga  mendapatkan  nilai  RGB.  Nilai  RGB  di korelasikan  menggunakan  tranformasi  matriks  sesuai  dengan koordinat  kromatisitas  XYZ.  Nilai  XYZ  di  transformasikaan menjadi  nilai  xy.  Sebelum  mendapatkan  nilai  CCT  dengan satuan  kelvin (°K) terlebih dahulu mencari nilai faktor pengali n,  setelah  mendapatkan  nilai  n  masukan  nilai  kedalam persamaan  sehingga  menghasilkan  nilai  CCT  dengan  satuan kelvin (°K) lalu diubah kedalam satuan celcius (°C).
Variasi  suhu  yang  diberikan  menghasilkan  kesimpulan bahwa  semakin  besar  suhu  yang  diberikan,  semakin  jauh pergeseran  panjang  gelombang  dan  semakin  kecil  juga frekuensi yang dihasilkan. Panjang gelombang yang dihasilkan pada kabel fiber optic splitter 1 sampai dengan kabel fiber optic splitter  4  mempunyai  nilai  Panjang  gelombang  yang  hampir sama  mulai  dari  suhu  270°C-  400°C.  perbedaan  terjadi  saat kabel sebelum di splitter dan setelah di splitter.
Pengaruh suhu terhadap frekuensi dengan variasi temperatur yang  diberikan  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  semakin besar temperatur yang diberikan, maka semakin besar juga rugi –  rugi  daya  yang  dihasilkan.  Begitu  pula  semakin  besar
temperatur maka, semakin jauh pergeseran panjang gelombang dan semakin kecil juga frekuensi yang dihasilkan.

## REFERENSI
[1]  Alisha  Gita.G,  Yoyok  Heru.P.I,  Waluyo  (2019). Pengukuran  Suhu  Menggunakan  Media  Fiber  Optik Berdasarkan  Nilai  Panjang  Gelombang.  Program  Studi Jaringan  Telekomunikasi  Digital,  Teknik  Elektro, Politeknik Negeri Malang.
[2]   Yoyok Heru. P.I,  MN Zakaria,  M Junus,  MA Anshori dan  A  Aisah  (2020).  Optical  fiber  temperature  sensor design. Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital, Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang
[3]  Arya  Riskiananto,  Rachmat  Saptono,  Yoyok  Heru.P.I (2019).  Analisi  Frekuensi  Pada  Media  Fiber  Optik Singlemode dan Multimode terhadap pengaruh Temperatur.  Program  Studi  Jaringan  Telekomunikasi Digital,  Jurusan  Teknik  Elektro,  Politeknik  Negeri Malang.
[4]   Nilfa, sholeh, & sapriesty. (2015). Pengaruh Temperatur Terhadap Kinerja Plastic Optical Fiber (POF) Jenis Step Index Multimode Pada Sistem  Komunikasi Serat Optik. Electro, 6.
[5]  Juan-Sebastián  B.V,  Francisco-Eugenio  L.G,  Jesús- Francisco V.B, (2015). Calibration method for Correlated Color Temperature (CCT) measurement using RGB color sensors.  Instituto  Tecnológico  Metropolitano  -  ITM, Medellín, Colombia.
[6]  Mushtaque, A., Waqas, A., Mushtaq, Z., Memo, A. A., & Chowdry,  B.  S.  (2015).  Loss  Analysis  in  Optical  Fibe Transmission.  Sir  Syed  University  Research  Journal  Of Engineering and Technology, V(1), 5-9
[7]  Smith,  J.,  (2009).  Calculating  Color  Temperature  and Illuminance  using  the  TAO  TCS3414CS  Digital  Color Sensor. Texas Advanced Optoelectronic Solutions
[8]  William, J. Thomes, Jr.a, Richard F. Chuskaa, Melanie N. Ottb,  Frank  V.  LaRoccaa.  (2008).  Fiber  optic  cable thermal preparation to ensure stable operation Greenbelt, MD, USA 2077