Mei 2019

## PEMANFAATAN MOBILE BASE STATION SOUTH TIPE GALAXY G1 UNTUK PENGUKURAN TITIK BATAS BIDANG TANAH
Irpan Muhamad Ilham Kosasih, Bambang Suyudi, Eko Budi Wahyono Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: Implementation  of  land  measurement  using  CORS  /  JRSP  has  constraints,  namely  the limited  availability  of base  station s,  resulting  in  unreachable  areas.  Rapid  technological developments enable base station s are brought directly in the mesaurement location. The technology is  called  mobile base  station .  The  purpose  of  this  study  is  to  1)  test  whether  there  is  a  significant difference  between  the  coordinates  of  the  land  Parcels  boundary  point  using  Mobile Base  station South  Type  Galaxy  G1  to  CORS  /  JRSP  and  Static  (Post  Processing)  coordinate  values,  2)  test  the accuracy of the measurement results using Mobile Base station South Type Galaxy G1 against CORS /  JRSP  and  Static  (Post  Processing).The  research  method  that  has  been  used  is  experiment  with comparative experiment with quantitative approach. The sample is divided into 2 categories that is in therange of 5-10 Km and 10-15 Km from base station of Land Office of Sleman Regency. Data were analyzed using t test at significance level (α) 5%. Based on the analysis performed, it is known 1) At 5%  significance  level  there  are  no  significant  difference  between  the  coordinate  values  that  are resulted  by  using  Mobile  Base  Station  South  type  Galaxy  G1  using  CORS  /  JRSP  and  using  Static (Post Processing) in range 5-10 Km and 10-15 Km from Base station . but the coordinate value that are resulted  by  using  Mobile  Base  Station  South  type  Galaxy  G1  using  CORS  /  JRSP  are  not fulfilling the  tolerance  according  to  PMNA  /  KBPN  Number  3  Year  1997.  2)  The  accuracy  of  coordinates value using Mobile Base station South Galaxy type G1 are smaller than with CORS / JRSP but greater than Static (Post Processing) based on horizontal accuracy parameter (HRMS).
Keywords: CORS/JRSP, Mobile Base station , SOUTH Galaxy G1
Intisari: Pada  pelaksanaan  pengukuran  bidang  tanah  menggunakan  CORS/JRSP  terdapat hambatan  yaitu  terbatasnya  ketersediaan base  station ,  mengakibatkan  adanya  wilayah  yang  tidak terjangkau. Kemajuan teknologi yang pesat  memungkinkan base station dapat dibawa langsung di lapangan. Teknologi tersebut dinamakan mobile base station . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1)  menguji  apakah  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  koordinat  hasil  pengukuran  titik batas bidang tanah menggunakan Mobile Base station South Tipe Galaxy G1 terhadap nilai koordinat CORS/JRSP  dan  Statik  ( Post  Processing ),  2)  menguji  ketelitian  hasil  pengukuran menggunakan Mobile Base station South Tipe Galaxy G1 terhadap CORS/JRSP dan Statik ( Post Processing ). Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan perbandingan ( comparative experiment ) dengan pendekatan kuantitatif. Sampel terbagi dalam 2 kategori yaitu pada jangkauan 5-10 Km dan 10-15 Km  dari base  station Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman.  Analisis  data  dilakukan  dengan  Uji  t pada taraf signifikansi (α) 5% .
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan,  maka  diketahui  1)  Perbedaan  nilai  koordinat Mobile  Base station South tipe Galaxy G1 terhadap nilai koordinat CORS/JRSP dan Statik ( Post Processing ) pada jangkauan  5-10  Km  dan  10-15  Km  dari Base  station Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman berdasarkan  hasil  uji  t  dengan  taraf  signifikansi  5%  tidak  berbeda  signifikan  akan  tetapi  tidak memenuhi  toleransi  sesuai  dengan  PMNA/KBPN  Nomor  3  Tahun  1997,  2)  Ketelitian  hasil pengukuran berdasarkan parameter ketelitian horizontal (HRMS) didapatkan hasil yaitu  ketelitian Mobile Base station South tipe Galaxy  G1 lebih kecil dibandingkan dengan CORS/JRSP akan tetapi lebih besar dibandingkan dengan Statik ( Post Processing ).
Kata Kunci: CORS/JRSP, Mobile Base station , SOUTH Galaxy G1

## A. Pendahuluan
Metode  pengukuran  dengan  menggunakan  pengamatan  satelit  menarik  untuk dibahas  karena  kemajuan  teknologi  pengukuran  dan  pemetaan  berbasis  satelit berkembang  pesat.  Kementerian  ATR/BPN  menggunakan Continuosly  Operating  Reference Stations /Jaringan  Referensi  Satelit  Pertanahan  (CORS/JRSP)  yang  merupakan  jaring kerangka  kontrol  geodetik  yang  dilengkapi  dengan receiver .  Dengan  adanya receiver tersebut maka kita dapat menerima, merekam, mengumpulkan, dan menyimpan data dari sinyal  satelit  secara  kontinu  setiap  waktu,  dua  puluh  empat  jam  non  stop  serta  dapat mengirimkan  koreksi  posisi  kepada  rover  sebagai  pemecahan  nilai  ambiguitas  dalam penentuan posisi relatif secara real time dan post processing .
JRSP  dipasang  di  Kantor  Pertanahan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk base  station , masing-masing base  station saling  terintegrasi  satu  sama  lain  membentuk  jaringan  yang dapat  menerima,  mengumpulkan,  merekam,  dan  menyimpan  data  serta  mengirimkan koreksi  posisi  secara  relatif  kepada  rover,  dapat  dilakukan  secara real  time maupun post processing .  Direktorat  Pengukuran  Dasar  BPN  RI  dalam  Setiawan  (2017,2)  menegaskan bahwa  JRSP  dibangun  untuk  mempermudah  dan  mempercepat  tercapainya  tertib pertanahan,  meningkatkan  produktifitas  dan  akurasi,  serta  meningkatkan  kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang survey dan pemetaan.
Teknologi  CORS/JRSP  dapat  dimanfaatkan  untuk  menyediakan  Titik Dasar  Virtual yang  sekaligus  dapat  mengurangi  ketergantungan  terhadap  Titik  Dasar  Teknik  (TDT) konvensional.  Pengukuran  bidang-bidang  tanahnya  pun  dapat  dilakukan  dengan  cepat sehingga  dapat  membantu  tercapainya  target  pengukuran  bidang  tanah.  Permasalahan timbul  pada  pengukuran  bidang  tanah  menggunakan  JRSP  jika  lokasi  pengukurannya jauh  dari base  station ,  hal  tersebut  disebabkan  karena  panjang baseline menjadi  lebih panjang. Baseline yang panjang akan berdampak pada lamanya waktu pengamatan untuk mencapai solusi fixed .
Disamping  itu,  pelaksanaan  pengukuran  bidang  tanah  menggunakan  JRSP mempunyai  hambatan  lain  yaitu  terbatasnya  ketersediaan base  station yang  terdapat  di kantor  pertanahan,  sehingga  mengakibatkan  adanya  wilayah  yang  tidak  terjangkau. Wilayah  tersebut  biasa  disebut  dengan blank  spot  area .  Kemajuan  teknologi  yang  pesat memungkinkan base station dapat dibawa langsung di lapangan. Dengan demikian maka blank spot area dapat diatasi. Teknologi tersebut dinamakan mobile base station . Salah satu teknologi mobile base station yang ada pada saat ini yaitu South Tipe Galaxy G1.
Tulisan  ini  berusaha  menjawab  pertanyaan  apakah  terdapat  perbedaan  yang signifikan  antara  koordinat  hasil  pengukuran  titik  batas  bidang  tanah  menggunakan Mobile Base station South Tipe Galaxy G1 terhadap nilai koordinat CORS/JRSP dan Statik
138 Irpan Muhamad Ilham Kosasih, Bambang Suyudi, Eko Budi Wahyono
( Post Processing ) dan bagaimanakah ketelitian hasil pengukuran menggunakan Mobile Base station South  Tipe  Galaxy  G1  dibandingkan  dengan  pengukuran  dengan  metode CORS/JRSP dan Statik ( Post Processing ).
Tulisan ini didukung dengan penelitian Kuantitatif, metode yang digunakan adalah percobaan dengan perbandingan ( comparative experiment ). Teknik pengumpulan data yang akan  dilakukan  dalam  penelitian adalah dengan  eksperimen langsung di lapangan  yaitu dengan  melakukan  pengukuran  titik  batas  bidang  tanah  pada  kondisi  terbuka  sebanyak 64  titik, terbagi dalam 2 kategori  jangkauan  yaitu  sebanyak  32  titik  pada  jangkauan  5-10 km  dari base  station Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  dan  sebanyak  32  titik  pada jangkauan  10-15  km  dari base  station Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman.  Titik  batas bidang  tanah  diukur  menggunakan  CORS  dengan base  station Kantor  Pertanahan Kabupaten Sleman dan metode Statik, kemudian pada bidang tanah yang sama dilakukan pengukuran  menggunakan mobile  base  station south  tipe  galaxy  G1.  Metode  pengukuran menggunakan  metode  RTK-NTRIP.  Pengukuran  titik  batas  bidang  tanah  yang  dianggap mendekati kebenaran dilakukan dengan metode statik dan diolah secara post processing .

## B. Analisis  Nilai  Perbedaan  Koordinat  Mobile  Base  station  South  Tipe  Galaxy  G1 terhadap Koordinat CORS/JRSP pada jangkauan 5-10 km
Perbedaan  koordinat  yang  dimaksud  yaitu  perbedaan  antara  nilai  koordinat  dari Mobile Base  station South  Tipe  Galaxy  G1  terhadap  nilai  koordinat  CORS/JRSP  maupun Statik ( Post Processing ).
Deteksi kesalahan kasar (blunder) diperlukan sebelum dilaksanakannya Uji t karena merupakan  langkah  awal  sebelum  kesalahan  sistematis  dikoreksikan.  Nilai  perbedaan koordinat  digunakan  sebagai  deteksi  kesalahan  blunder.  Data  blunder  yang  dimaksud adalah data yang  terletak  pada  jarak lebih dari  ±2 𝞂 (dua  kali  simpangan  baku)  dari  titik yang  terestimasi.  Nilai  tidak  blunder  yaitu  nilai  yang  berada  antara Δ L  rata-rata  ±2 𝞂 . Menurut  data-data  tersebut  maka  dapat dinyatakan  tidak  ada data  yang  diluar  toleransi akan  tetapi  apabila  dilihat  berdasarkan  perbedaan  koordinat  X  dan  Y  serta  perbedaan horizontal  menunjukkan  adanya  data  yang  memiliki  perbedaan  yang  cukup  besar meskipun  nilai  HRMS-nya  kecil  atau  baik,  data  tersebut  berada  pada  titik  Margodadi  5 sampai dengan Margodadi 20 dan pada titik Sumber 17 sampai dengan Sumber 21. Dalam hal ini  peneliti  berasumsi  bahwa data  tersebut  tidak  bisa  digunakan  untuk  analisis  Uji-t, perbedaan yang cukup besar tersebut disebabkan titik batas bidang tanah berada jauh dari titik kontrol Margodadi yang digunakan sebagai titik ikat, juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan  sekitar  dimana  adanya  bukit  yang  menghalangi  diantara  titik  batas  bidang tanah  dan  titik  kontrol  Margodadi,  penempatan  titik  kontrol  Margodadi  berada  lebih
Pemanfaatan Mobile Base Station South Tipe Galaxy G1 Untuk Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah 139
rendah dari bukit tersebut, selain itu juga karena titik batas bidang tanah berada jauh dari titik  kontrol  Sumber  Agung  yang  digunakan  sebagai  titik  ikat  pada  pengukuran  Mobile Base  station South  Tipe  Galaxy  G1,  hal  tersebut  mengakibatkan baseline menjadi  panjang.
Dengan demikian maka kemungkinan data-data tersebut dihinggapi kesalahan dan bias.
Nilai-nilai koordinat  pada  jangkauan 5-10  Km dan 10-15  Km yang  sudah  terbebas dari kesalahan-kesalahan kemudian digunakan sebagai data pengujian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan koordinat yang signifikan. Perbandingan nilai koordinat Mobile Base  station South  Tipe  Galaxy  G1  terhadap  CORS/JRSP  yang  sudah  terbebas  dari kesalahan-kesalahan pada jangkauan 5-10 Km disajikan pada tabel berikut:
Tabel 1. Perbandingan Koordinat Mobile Base station South tipe Galaxy G1 terhadap
CORS/JRSP untuk Uji-t pada Jangkauan 5-10 Km Titik Koordinat MBS South Koordinat CORS/JRSP ΔXi (m) ΔYi (m) Δli (m) X (m) Y (m) x (m) y (m) Margodadi 1 287234.507 642982.115 287234.445 642981.928 0.062 0.187 0.197 Margodadi 2 287237.221 642994.734 287237.174 642994.467 0.047 0.267 0.271 Margodadi 3 287161.106 643017.967 287161.066 643017.865 0.040 0.102 0.110 Margodadi 4 287161.702 642994.412 287161.636 642994.308 0.066 0.104 0.123 Margodadi 21 287782.055 643817.692 287782.699 643817.131 -0.644 0.561 0.854 Margodadi 22 287774.604 643804.062 287775.234 643803.516 -0.630 0.546 0.834 Margodadi 23 287810.346 643784.476 287810.959 643783.871 -0.613 0.605 0.861 Margodadi 24 287818.416 643797.084 287819.031 643796.490 -0.615 0.594 0.855 Margodadi 25 286775.040 643517.159 286775.396 643517.359 -0.356 -0.200 0.408 Margodadi 26 286719.834 643539.395 286720.175 643539.643 -0.341 -0.248 0.422 Margodadi 27 286714.118 643526.364 286714.480 643526.602 -0.362 -0.238 0.434 Margodadi 28 286768.982 643503.473 286769.319 643503.689 -0.337 -0.216 0.400 Margodadi 29 286232.851 642180.782 286232.079 642181.346 0.772 -0.564 0.956 Margodadi 30 286215.860 642184.423 286215.087 642184.994 0.773 -0.571 0.961 Margodadi 31 286205.650 642160.661 286204.912 642161.242 0.738 -0.581 0.939 Margodadi 32 286226.218 642157.036 286225.446 642157.579 0.772 -0.543 0.944 Rata-Rata Perbedaan Koordinat 0.598
Berdasarkan  tabel  tersebut,  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  perbedaan  koordinat yang  signifikan  antara  Koordinat Mobile  Base  station South  tipe  Galaxy  G1  terhadap CORS/JRSP  pada  Jangkauan  5-10  Km  dapat  dilakukan  Uji  t  dua  sampel  berpasangan ( paired )  ( two  tail  test )  dengan  taraf  sigini fikansi  (α) 5%  dan dapat  dihitung  menggunakan software microsoft excel. Uji t dilakukan terhadap nilai X dan nilai Y, hasil perhitungan Uji t dengan software microsoft excel dapat disajikan pada tabel berikut:
140 Irpan Muhamad Ilham Kosasih, Bambang Suyudi, Eko Budi Wahyono
Tabel 2. Hasil Uji t Nilai Absis X Mobile Base station South tipe Galaxy G1 dengan Nilai Absis X CORS/JRSP pada Jangkauan 5-10 Km ∑ ΔXi -0.631 Δx ̄ -0.039 N 16 S 0.5400493051 t hitung -0.2920062061 t tabel (α=5%) 2.1314495357
Tabel 3. Hasil Uji t Nilai Ordinat Y Mobile Base station South tipe Galaxy G1 dengan Nilai Ordinat Y CORS/JRSP pada Jangkauan 5-10 Km ∑ ΔYi -0.196 Δy ̄ -0.012 n 16 S 0.4426157399 t hitung -0.1109521779 t tabel (α=5%) 2.1314495357
Berdasarkan hasil uji t pada tabel tersebut, dimana Ho: μ0 = 0 dan Ha : μo ≠ 0 dengan taraf signifikansi 5% nilai t hitung pada pengujian nilai X dan Y, keduanya menunjukkan angka  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  t  tabel  =  2.1314495357.  Nilai  t  hitung  pada absis  X  yaitu  -0.2920062061  dan  t  hitung  pada  ordinat  Y  yaitu    -0.1109521779.  Dengan demikian  maka  Ho  diterima  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  taraf  signifikansi  5% tidak  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  nilai  koordinat mobile  base  station south tipe  galaxy  g1  terhadap  nilai  koordinat  CORS/JRSP  pada  jangkauan  5-10  Km  dari base station Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
Uji statistik dengan uji t dilanjutkan dengan pengujian berdasarkan toleransi sesuai dengan  ketentuan  PMNA/KBPN  Nomor  3  Tahun  1997,  dimana  kesalahan  titik  yang diperkenankan  untuk  daerah  pertanian yaitu  sebesar  25  cm atau  0.250  m,  sehingga  nilai perbedaan  koordinat (ΔLi) di  uji  kembali  menggunakan  uji  fihak  kanan (one  tail test), dimana Hipotesis nol (Ho) berbunyi perbedaan koordinat kurang dari sama dengan 0.250 m  (ΔLi  ≤ 0.250  m)  dan  Hipotesis  alternatifnya  (Ha)  berbunyi  perbedaan  koordinat lebih dari 0.250 m (ΔLi > 0.250 m) , maka Ho: ΔLi ≤ 0.250 dan Ha: ΔLi > 0.250. Hasil Uji t satu fihak ( one tail test ) terhadap ΔLi sebagai berikut:
Pemanfaatan Mobile Base Station South Tipe Galaxy G1 Untuk Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah 141
Tabel 4. Hasil Uji t satu fihak Perbedaan Koordinat Mobile Base station South tipe Galaxy G1 terhadap CORS/JRSP pada Jangkauan 5-10 Km ∑ ΔLi 9.569 ͞ Δ ͞͞ L i ̅ 0.598 n 16 S 0.328 t hitung 4.240 t tabel (α=5%) 1.753
Gambar 1. Kurva Hasil Uji t satu fihak Perbedaan Koordinat Mobile Base station South tipe Galaxy G1 dengan CORS/JRSP pada Jangkauan 5-10 Km
Berdasarkan hasil uji t  pada taraf signifikansi 5%  dapat diketahui bahwa hasil uji t diperoleh  t  hitung =  4.240 lebih  besar  dari  t  tabel = 1.753,  sehingga  t  hitung  berada  pada daerah penolakan Ho. Dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan  perbedaan  nilai  koordinat mobile  base  station south  tipe  galaxy  g1  terhadap nilai  koordinat  CORS/JRSP  pada  jangkauan  5-10  Km  dari base  station Kantor  Pertanahan Kabupaten  Sleman  tidak  memenuhi  toleransi  berdasarkan  ketentuan  PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.
C. Analisis  Nilai  Perbedaan  Koordinat Mobile  Base  station South  Tipe  Galaxy  G1 terhadap Koordinat Statik (Post Processing) pada jangkauan 5-10 km
Perbandingan  nilai  koordinat Mobile  Base  station South  Tipe  Galaxy  G1  terhadap Statik ( post processing ) yang sudah terbebas dari kesalahan-kesalahan pada jangkauan 5-10 Km disajikan pada tabel berikut:
Tabel 5. Perbandingan Koordinat Mobile Base station South tipe Galaxy G1 terhadap Koordinat Statik ( Post Processing ) untuk Uji-t pada Jangkauan 5-10 Km Titik Koordinat MBS South Koordinat Statik ΔXi (m) ΔYi (m) Δli (m) X (m) Y (m) x (m) y (m) Margodadi 1 287234.507 642982.115 287234.469 642981.930 0.038 0.185 0.189 Margodadi 2 287237.221 642994.734 287237.197 642994.455 0.024 0.279 0.280 Margodadi 3 287161.106 643017.967 287161.099 643017.831 0.007 0.136 0.136 Margodadi 4 287161.702 642994.412 287161.665 642994.282 0.037 0.130 0.135 Bersambung …
142 Irpan Muhamad Ilham Kosasih, Bambang Suyudi, Eko Budi Wahyono
Titik Koordinat MBS South Koordinat Statik ΔXi (m) ΔYi (m) Δli (m) X (m) Y (m) x (m) y (m) Margodadi 21 287782.055 643817.692 287782.705 643817.135 -0.650 0.557 0.856 Margodadi 22 287774.604 643804.062 287775.253 643803.511 -0.649 0.551 0.851 Margodadi 23 287810.346 643784.476 287810.969 643783.880 -0.623 0.596 0.862 Margodadi 24 287818.416 643797.084 287819.045 643796.497 -0.629 0.587 0.860 Margodadi 25 286775.040 643517.159 286775.389 643517.363 -0.349 -0.204 0.404 Margodadi 26 286719.834 643539.395 286720.196 643539.641 -0.362 -0.246 0.438 Margodadi 27 286714.118 643526.364 286714.469 643526.606 -0.351 -0.242 0.426 Margodadi 28 286768.982 643503.473 286769.318 643503.696 -0.336 -0.223 0.403 Margodadi 29 286232.851 642180.782 286232.110 642181.336 0.741 -0.554 0.925 Margodadi 30 286215.860 642184.423 286215.118 642184.973 0.742 -0.550 0.924 Margodadi 31 286205.650 642160.661 286204.922 642161.233 0.728 -0.572 0.926 Margodadi 32 286226.218 642157.036 286225.463 642157.591 0.755 -0.555 0.937 Rata-Rata Perbedaan Koordinat 0.597
Hasil  perhitungan  Uji  t  dengan software  microsoft  excel berdasarkan  data  tersebut  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6. Hasil Uji t Nilai Absis X Mobile Base station South tipe Galaxy G1 dengan Nilai Absis X Statik ( Post Processing )  pada Jangkauan 5-10 Km ∑ ΔXi -0.877 Δx ̄ -0.055 n 16 S 0.5336312358 t hitung -0.4108642547 t tabel (α=5%) 2.1314495357
Tabel 7. Hasil Uji t Nilai Ordinat Y Mobile Base station South tipe Galaxy G1 dengan
Nilai Ordinat Y Statik ( Post Processing )  pada Jangkauan 5-10 Km ∑ ΔYi -0.125 Δy ̄ -0.008 n 16 S 0.4408454331 t hitung -0.0708865232 t tabel (α=5%) 2.1314495357
Berdasarkan hasil uji t pada tabel tersebut, dimana Ho: μo = 0 dan Ha : μo ≠ 0 dengan taraf signifikansi 5% nilai t hitung pada pengujian nilai X dan Y, keduanya menunjukkan angka  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  t  tabel  =  2.1314495357.  Nilai  t  hitung  pada absis  X  yaitu  -0.4108642547  dan  t  hitung  pada  ordinat  Y  yaitu    -0.0708865232.  Dengan demikian  maka  Ho  diterima  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  taraf  signifikansi  5% tidak  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  nilai  koordinat mobile  base  station south
Pemanfaatan Mobile Base Station South Tipe Galaxy G1 Untuk Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah 143
tipe  galaxy  g1  terhadap  nilai  koordinat  Statik  ( Post  Processing )  pada  jangkauan  5-10  Km dari base station Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
Berdasarkan  kesimpulan  uji  t  tersebut  dapat  dimaknai  yaitu  tidak  terdapat perbedaan  yang  signifikan  antara  nilai  koordinat mobile  base  station south  tipe  galaxy  g1 terhadap nilai koordinat Statik ( Post Processing ) pada jangkauan 5-10 Km dari base station Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman.  Akan  tetapi,  harus  diuji  kembali  berdasarkan toleransi  sesuai  dengan  ketentuan  PMNA/KBPN  Nomor  3  Tahun  1997.  Kesalahan  titik yang diperkenankan untuk daerah pertanian yaitu sebesar 25 cm atau 0.250 m, sehingga nilai  perbedaan  koordinat (ΔLi) di  uji  kembali  menggunakan  uji  fihak  kanan (one  tail test), dimana Hipotesis nol (Ho) berbunyi perbedaan koordinat kurang dari  sama dengan 0.250  m  (ΔLi  ≤ 0.250  m)  dan  Hipotesis  alternatifnya  (Ha)  berbunyi  perbedaan  koordinat lebih dari 0.250 m (ΔLi > 0.250 m), maka Ho: ΔLi ≤ 0.250 dan Ha: ΔLi > 0.250. Hasil Uji t satu fihak ( one tail test ) terhadap ΔLi sebagai berikut:
Tabel 8. Hasil Uji t satu fihak Perbedaan Koordinat Mobile Base station South tipe Galaxy
G1 terhadap Statik pada Jangkauan 5-10 Km ∑ ΔLi 9.553 ͞ Δ ͞͞ L i ̅ 0.597 n 16 S 0.320 t hitung 4.345 t tabel (α=5%) 1.753
Gambar 2. Kurva Hasil Uji t satu fihak Perbedaan Koordinat Mobile Base station South tipe Galaxy G1 dengan Statik pada Jangkauan 5-10 Km
Berdasarkan hasil uji t  pada taraf signifikansi 5%  dapat diketahui bahwa hasil uji t diperoleh  t  hitung =  4.345 lebih  besar  dari  t  tabel = 1.753,  sehingga  t  hitung  berada  pada daerah penolakan Ho. Dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan  perbedaan  nilai  koordinat mobile  base  station south  tipe  galaxy  g1  terhadap nilai  koordinat  Statik  pada  jangkauan  5-10  Km  dari base  station Kantor  Pertanahan

## 144 Irpan Muhamad Ilham Kosasih, Bambang Suyudi, Eko Budi Wahyono

## Kabupaten  Sleman  tidak  memenuhi  toleransi  berdasarkan  ketentuan  PMNA/KBPN
Nomor 3 Tahun 1997.
D. Analisis  Nilai  Perbedaan  Koordinat Mobile  Base  station South  Tipe  Galaxy  G1 terhadap Koordinat CORS/JRSP  dalam jangkauan 10 -15 km
Perbandingan  nilai  koordinat Mobile  Base  station South  Tipe  Galaxy  G1  terhadap CORS/JRSP  yang  sudah  terbebas  dari  kesalahan-kesalahan  pada  jangkauan  10-15  Km disajikan pada tabel berikut:
Tabel 9. Perbandingan Koordinat Mobile Base station South tipe Galaxy G1 terhadap CORS/JRSP untuk Uji-t pada Jangkauan 10-15 Km
Titik Koordinat MBS South Koordinat CORS/JRSP ΔXi (m) ΔYi (m) ΔLi (m) X (m) Y (m) x (m) y (m) Sumber 1 283823.897 642496.384 283825.821 642496.592 -1.924 -0.208 1.935 Sumber 2 283821.362 642471.252 283823.261 642471.409 -1.899 -0.157 1.905 Sumber 3 283896.766 642474.886 283898.707 642475.033 -1.941 -0.147 1.946 Sumber 4 283874.298 642426.699 283876.171 642426.861 -1.873 -0.162 1.880 Sumber 5 284106.829 641551.389 284108.054 641551.320 -1.225 0.069 1.227 Sumber 6 284092.710 641511.042 284093.887 641510.980 -1.177 0.062 1.179 Sumber 7 284258.790 641509.339 284259.999 641509.169 -1.209 0.170 1.221 Sumber 8 284243.102 641461.684 284244.251 641461.507 -1.149 0.177 1.163 Sumber 9 283078.864 639920.468 283078.910 639921.127 -0.046 -0.659 0.660 Sumber 10 283089.730 639961.768 283089.628 639962.460 0.102 -0.692 0.700 Sumber 11 283205.017 639929.162 283204.913 639929.715 0.104 -0.553 0.563 Sumber 12 283193.971 639888.671 283193.846 639889.235 0.125 -0.564 0.578 Sumber 13 283929.750 640041.256 283929.787 640041.232 -0.037 0.024 0.045 Sumber 14 283932.436 640067.768 283932.480 640067.740 -0.044 0.028 0.053 Sumber 15 284035.933 640059.389 284035.975 640059.295 -0.042 0.094 0.103 Sumber 16 284034.768 640033.821 284034.784 640033.728 -0.016 0.093 0.095 Sumber 25 283941.077 638813.259 283940.125 638813.146 0.952 0.113 0.959 Sumber 26 283942.070 638828.607 283941.166 638828.528 0.904 0.079 0.908 Sumber 27 284006.714 638814.670 284005.798 638814.511 0.916 0.159 0.930 Sumber 28 284008.041 638831.471 284007.122 638831.317 0.919 0.154 0.932 Sumber 29 284283.435 639880.368 284283.333 639880.095 0.102 0.273 0.291 Sumber 30 284236.370 639884.098 284236.288 639883.831 0.082 0.267 0.280 Sumber 31 284282.789 639855.294 284282.684 639855.010 0.105 0.284 0.303 Sumber 32 284234.310 639853.739 284234.197 639853.503 0.113 0.236 0.261 Rata-Rata Perbedaan Koordinat 0.467
Hasil perhitungan Uji t dengan software microsoft excel dapat dilihat pada tabel berikut:
Pemanfaatan Mobile Base Station South Tipe Galaxy G1 Untuk Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah 145
Tabel 10. Hasil Uji t Nilai Absis X Mobile Base station South tipe Galaxy G1 dengan Nilai Absis X CORS/JRSP pada Jangkauan 10-15 Km ∑ ΔXi -8.156 Δx ̄ -0.340 n 24 S 0.9548759821 t hitung -1.7435244497 t tabel (α=5%) 2.0686575986
Tabel 11. Hasil Uji t Nilai Ordinat Y Mobile Base station South tipe Galaxy G1 dengan Nilai Ordinat Y CORS/JRSP pada Jangkauan 10-15 Km ∑ ΔYi -0.858 Δy ̄ -0.036 n 24 S 0.2993289203 t hitung -0.5853623345 t tabel (α=5%) 2.0686575986
Berdasarkan hasil uji t pada tabel tersebut, dimana Ho: μ0 = 0 dan Ha : μo ≠ 0 dengan taraf signifikansi 5% nilai t hitung pada pengujian nilai X dan Y, keduanya menunjukkan angka  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  t  tabel  =  2.0686575986.  Nilai  t  hitung  pada absis  X  yaitu  -1.7435244497 dan  t  hitung  pada  ordinat  Y  yaitu    -0.5853623345.  Dengan demikian  maka  Ho  diterima  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  taraf  signifikansi  5% tidak  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  nilai  koordinat mobile  base  station south tipe  galaxy  g1  terhadap  nilai  koordinat  CORS/JRSP  pada  jangkauan  10-15  Km  dari base station Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
Berdasarkan  kesimpulan  uji  t  tersebut  dapat  dimaknai  yaitu  tidak  terdapat perbedaan  yang  signifikan  antara  nilai  koordinat mobile  base  station south  tipe  galaxy  g1 terhadap  nilai  koordinat  CORS/JRSP  pada  jangkauan  10-15  Km  dari base  station Kantor Pertanahan  Kabupaten  Sleman.  Akan  tetapi,  harus  diuji  kembali  berdasarkan  toleransi sesuai  dengan  ketentuan  PMNA/KBPN  Nomor  3  Tahun  1997.  Kesalahan  titik  yang diperkenankan  untuk  daerah  pertanian yaitu  sebesar  25  cm atau  0.250  m,  sehingga  nilai perbedaan  koordinat (ΔLi) di  uji  kembali  menggunakan  uji  fihak  kanan (one  tail test), dimana Hipotesis nol (Ho) berbunyi perbedaan koordinat kurang dari  sama dengan 0.250  m  (ΔLi  ≤ 0.250  m)  dan  Hipotesis  alternatifnya  (Ha)  berbunyi  perbedaan  koordinat lebih dari 0.250 m (ΔLi > 0.250 m) , maka Ho: ΔLi ≤ 0.250 dan Ha: ΔLi > 0.250. Hasil Uji t satu fihak ( one tail test ) terhadap ΔLi sebagai berikut:
146 Irpan Muhamad Ilham Kosasih, Bambang Suyudi, Eko Budi Wahyono
Tabel 12. Hasil Uji t satu fihak Perbedaan Koordinat Mobile Base station South tipe Galaxy G1 terhadap CORS/JRSP pada Jangkauan 10-15 Km ∑ ΔLi 20.115 ͞ Δ ͞͞ L i ̅ 0.838 n 24 S 0.625 t hitung 4.613 t tabel (α=5%) 1.714
Gambar 3. Kurva Hasil Uji t satu fihak Perbedaan Koordinat Mobile Base station South tipe Galaxy G1 dengan CORS/JRSP pada Jangkauan 10-15 Km
Berdasarkan hasil uji t  pada taraf signifikansi 5%  dapat diketahui bahwa hasil uji t diperoleh  t  hitung =  4.613 lebih  besar  dari  t  tabel = 1.714,  sehingga  t  hitung  berada  pada daerah penolakan Ho. Dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan  perbedaan  nilai  koordinat mobile  base  station south  tipe  galaxy  g1  terhadap nilai koordinat CORS/JRSP pada jangkauan 10-15 Km dari base station Kantor Pertanahan Kabupaten  Sleman  tidak  memenuhi  toleransi  berdasarkan  ketentuan  PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.
E. Analisis  Nilai  Perbedaan  Koordinat  Mobile Base  station South  Tipe  Galaxy  G1 terhadap Koordinat  Statik (Post Processing) dalam jangkauan 10 -15 km Perbandingan  nilai  koordinat Mobile  Base  station South  Tipe  Galaxy  G1  terhadap Statik ( post processing ) yang sudah terbebas dari kesalahan-kesalahan pada jangkauan 10- 15 Km disajikan pada tabel berikut:
Tabel 13. Perbandingan Koordinat Mobile Base station South tipe Galaxy G1 terhadap Koordinat Statik ( Post Processing ) untuk Uji-t pada Jangkauan 10-15 Km Titik Koordinat MBS South Koordinat Statik ΔXi (m) ΔYi (m) ΔLi (m) X (m) Y (m) x (m) y (m) Sumber 1 283823.897 642496.384 283825.824 642496.573 -1.927 -0.189 1.936 Sumber 2 283821.362 642471.252 283823.258 642471.402 -1.896 -0.150 1.902 Sumber 3 283896.766 642474.886 283898.690 642475.028 -1.924 -0.142 1.929 Bersambung …
Titik Koordinat MBS South Koordinat Statik ΔXi (m) ΔYi (m) ΔLi (m) X (m) Y (m) x (m) y (m) Sumber 4 283874.298 642426.699 283876.202 642426.843 -1.904 -0.144 1.909 Sumber 5 284106.829 641551.389 284108.065 641551.310 -1.236 0.079 1.239 Sumber 6 284092.710 641511.042 284093.895 641510.966 -1.185 0.076 1.187 Sumber 7 284258.790 641509.339 284259.983 641509.138 -1.193 0.201 1.210 Sumber 8 284243.102 641461.684 284244.264 641461.500 -1.162 0.184 1.176 Sumber 9 283078.864 639920.468 283078.926 639921.128 -0.062 -0.660 0.663 Sumber 10 283089.730 639961.768 283089.643 639962.442 0.087 -0.674 0.680 Sumber 11 283205.017 639929.162 283204.896 639929.714 0.121 -0.552 0.565 Sumber 12 283193.971 639888.671 283193.832 639889.227 0.139 -0.556 0.573 Sumber 13 283929.750 640041.256 283929.770 640041.236 -0.020 0.020 0.028 Sumber 14 283932.436 640067.768 283932.474 640067.755 -0.038 0.013 0.040 Sumber 15 284035.933 640059.389 284035.975 640059.284 -0.042 0.105 0.113 Sumber 16 284034.768 640033.821 284034.788 640033.742 -0.020 0.079 0.081 Sumber 25 283941.077 638813.259 283940.116 638813.139 0.961 0.120 0.968 Sumber 26 283942.070 638828.607 283941.138 638828.517 0.932 0.090 0.936 Sumber 27 284006.714 638814.670 284005.768 638814.520 0.946 0.150 0.958 Sumber 28 284008.041 638831.471 284007.128 638831.320 0.913 0.151 0.925 Sumber 29 284283.435 639880.368 284283.340 639880.060 0.095 0.308 0.322 Sumber 30 284236.370 639884.098 284236.284 639883.834 0.086 0.264 0.278 Sumber 31 284282.789 639855.294 284282.693 639854.999 0.096 0.295 0.310 Sumber 32 284234.310 639853.739 284234.200 639853.491 0.110 0.248 0.271 Rata-Rata Perbedaan Koordinat 0.842
Hasil perhitungan Uji t dengan software microsoft excel dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 14. Hasil Uji t Nilai Absis X Mobile Base station South tipe Galaxy G1 dengan Nilai
Absis X Statik ( Post Processing ) pada Jangkauan 10-15 Km ∑ ΔXi -8.123 Δx ̄ -0.338 N 24 S 0.9600499072 t hitung -1.7270981637 t tabel (α=5%) 2.0686575986
Tabel 15. Hasil Uji t Nilai Ordinat Y Mobile Base station South tipe Galaxy G1 dengan
Nilai Ordinat Y Statik ( Post Processing ) pada Jangkauan 10-15 Km ∑ ΔYi -0.684 Δy ̄ -0.029 n 24 S 0.2998798310 t hitung -0.4655895493 t tabel (α=5%) 2.0686575986
148 Irpan Muhamad Ilham Kosasih, Bambang Suyudi, Eko Budi Wahyono
Berdasarkan hasil uji t pada tabel tersebut, dimana Ho: μ0 = 0 dan Ha : μa ≠ 0 dengan taraf signifikansi 5% nilai t hitung pada pengujian nilai X dan Y, keduanya menunjukkan angka  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  t  tabel  =  2.0686575986.  Nilai  t  hitung  pada absis X yaitu -1.7270981637 dan t hitung pada ordinat Y yaitu  -0.4655895493. Dengan data tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  taraf  signifikansi  5%  tidak  terdapat perbedaan  yang  signifikan  antara  nilai  koordinat mobile  base  station south  tipe  galaxy  g1 terhadap nilai koordinat Statik ( Post Processing ) pada jangkauan 10-15 Km dari base station Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
Berdasarkan  kesimpulan  uji  t  tersebut  dapat  dimaknai  yaitu  tidak  terdapat perbedaan  yang  signifikan  antara  nilai  koordinat mobile  base  station south  tipe  galaxy  g1 terhadap nilai koordinat Statik ( Post Processing ) pada jangkauan 10-15 Km dari base station Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman.  Akan  tetapi,  harus  diuji  kembali  berdasarkan toleransi  sesuai  dengan  ketentuan  PMNA/KBPN  Nomor  3  Tahun  1997.  Kesalahan  titik yang diperkenankan untuk daerah pertanian yaitu sebesar 25 cm atau 0.250 m, sehingga nilai  perbedaan  koordinat (ΔLi) di  uji  kembali  menggunakan  uji  fihak  kanan (one  tail test), dimana Hipotesis nol (Ho) berbunyi perbedaan koordinat kurang dari  sama dengan 0.250  m  (ΔLi  ≤ 0.250  m)  dan  Hipotesis  alternatifnya  (Ha)  berbunyi  perbedaan  koordinat lebih dari 0.250 m (ΔLi > 0.250 m), maka Ho: ΔLi ≤ 0.250 dan Ha: ΔLi > 0.250. Hasil Uji t satu fihak ( one tail test ) terhadap ΔLi sebagai berikut:
Tabel 16. Hasil Uji t satu fihak Perbedaan Koordinat Mobile Base station South tipe Galaxy
G1 terhadap Statik pada Jangkauan 10-15 Km ∑ ΔLi 20.202 ͞ Δ ͞͞ L i ̅ 0.842 n 24 S 0.627 t hitung 4.627 t tabel (α=5%) 1.714
Gambar 4. Kurva Hasil Uji t satu fihak Perbedaan Koordinat Mobile Base station South tipe Galaxy G1 dengan Statik pada Jangkauan 10-15 Km
Pemanfaatan Mobile Base Station South Tipe Galaxy G1 Untuk Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah 149
Berdasarkan hasil uji t  pada taraf signifikansi 5%  dapat diketahui bahwa hasil uji t diperoleh  t  hitung =  4.627 lebih  besar  dari  t  tabel = 1.714,  sehingga  t  hitung  berada  pada daerah penolakan Ho. Dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha  diterima. Maka dapat disimpulkan  perbedaan  nilai  koordinat mobile  base  station south  tipe  galaxy  g1  terhadap nilai  koordinat  Statik  pada  jangkauan  10-15  Km  dari base  station Kantor  Pertanahan Kabupaten  Sleman  tidak  memenuhi  toleransi  berdasarkan  ketentuan  PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.
F. Analisis  Nilai  Perbedaan  Koordinat  Mobile Base  station South  Tipe  Galaxy  G1 terhadap Koordinat  Statik (Post Processing) dalam jangkauan 0-2 Km dan 0-1 Km Hasil  pengujian  pada  jangkauan  5-10  Km  dan  10-15  Km  mendapatkan  hasil  yang sama yaitu tidak berbeda signifikan dan tidak memenuhi toleransi berdasarkan ketentuan PMNA/KBPN  Nomor  3  Tahun  1997.  Oleh  karena  itu  peneliti  mencoba  melakukan  uji  t berdasarkan  jarak  dari  titik  sampel  ke  titik  kontrol  dari mobile  base  station maka  dapat dikategorikan pada jarak 0-2 Km dan 0-1 Km. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pada jarak  berapa  perbedaan  koordinatnya  tidak  berbeda  signifikan  dan  memenuhi  toleransi berdasarkan ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Pengujian dilakukan terhadap koordinat mobile  base  station south  tipe  galaxy  g1  dengan  koordinat  statik  karena  hasil koordinat  statik  adalah  yang dianggap  benar.  Hasil  perhitungan  uji  t  pada  jarak 0-2  Km dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 17. Hasil Uji t Perbedaan Koordinat Mobile Base station South tipe Galaxy G1 terhadap Statik pada jarak 0-2 Km dari Titik Kontrol MBS
Titik Koordinat MBS South Koordinat Statik ΔXi (m) ΔYi (m) ΔLi (m) Jarak ke Titik Kontrol MBS X (m) Y (m) x (m) y (m) Margodadi 1 287234.507 642982.115 287234.469 642981.930 0.038 0.185 0.189 247.006 Margodadi 2 287237.221 642994.734 287237.197 642994.455 0.024 0.279 0.280 246.967 Margodadi 3 287161.106 643017.967 287161.099 643017.831 0.007 0.136 0.136 168.062 Margodadi 4 287161.702 642994.412 287161.665 642994.282 0.037 0.130 0.135 173.454 Margodadi 21 287782.055 643817.692 287782.705 643817.135 -0.650 0.557 0.856 1105.972 Margodadi 22 287774.604 643804.062 287775.253 643803.511 -0.649 0.551 0.851 1091.105 Margodadi 23 287810.346 643784.476 287810.969 643783.880 -0.623 0.596 0.862 1103.648 Margodadi 24 287818.416 643797.084 287819.045 643796.497 -0.629 0.587 0.860 1118.112 Margodadi 25 286775.040 643517.159 286775.389 643517.363 -0.349 -0.204 0.404 524.300 Margodadi 26 286719.834 643539.395 286720.196 643539.641 -0.362 -0.246 0.438 569.079 Margodadi 27 286714.118 643526.364 286714.469 643526.606 -0.351 -0.242 0.426 560.543 Margodadi 28 286768.982 643503.473 286769.318 643503.696 -0.336 -0.223 0.403 514.531 Margodadi 29 286232.851 642180.782 286232.110 642181.336 0.741 -0.554 0.925 1149.089 Margodadi 30 286215.860 642184.423 286215.118 642184.973 0.742 -0.550 0.924 1157.726
Titik Koordinat MBS South Koordinat Statik ΔXi (m) ΔYi (m) ΔLi (m) Jarak ke Titik Kontrol MBS X (m) Y (m) x (m) y (m) Margodadi 31 286205.650 642160.661 286204.922 642161.233 0.728 -0.572 0.926 1182.207 Margodadi 32 286226.218 642157.036 286225.463 642157.591 0.755 -0.555 0.937 1171.314 Sumber 5 284106.829 641551.389 284108.065 641551.310 -1.236 0.079 1.239 1557.809 Sumber 6 284092.710 641511.042 284093.895 641510.966 -1.185 0.076 1.187 1516.047 Sumber 7 284258.790 641509.339 284259.983 641509.138 -1.193 0.201 1.210 1542.876 Sumber 8 284243.102 641461.684 284244.264 641461.500 -1.162 0.184 1.176 1492.926 Sumber 9 283078.864 639920.468 283078.926 639921.128 -0.062 -0.660 0.663 838.721 Sumber 10 283089.730 639961.768 283089.643 639962.442 0.087 -0.674 0.680 824.685 Sumber 11 283205.017 639929.162 283204.896 639929.714 0.121 -0.552 0.565 712.349 Sumber 12 283193.971 639888.671 283193.832 639889.227 0.139 -0.556 0.573 728.727 Sumber 13 283929.750 640041.256 283929.770 640041.236 -0.020 0.020 0.028 39.241 Sumber 14 283932.436 640067.768 283932.474 640067.755 -0.038 0.013 0.040 65.011 Sumber 15 284035.933 640059.389 284035.975 640059.284 -0.042 0.105 0.113 133.937 Sumber 16 284034.768 640033.821 284034.788 640033.742 -0.020 0.079 0.081 124.743 Sumber 25 283941.077 638813.259 283940.116 638813.139 0.961 0.120 0.968 1192.720 Sumber 26 283942.070 638828.607 283941.138 638828.517 0.932 0.090 0.936 1177.400 Sumber 27 284006.714 638814.670 284005.768 638814.520 0.946 0.150 0.958 1194.646 Sumber 28 284008.041 638831.471 284007.128 638831.320 0.913 0.151 0.925 1178.003 Sumber 29 284283.435 639880.368 284283.340 639880.060 0.095 0.308 0.322 390.814 Sumber 30 284236.370 639884.098 284236.284 639883.834 0.086 0.264 0.278 345.231 Sumber 31 284282.789 639855.294 284282.693 639854.999 0.096 0.295 0.310 398.961 Sumber 32 284234.310 639853.739 284234.200 639853.491 0.110 0.248 0.271 355.190 ∑ ΔXi -1.349 Δ ͞͞ xi -0.037 n 36 S 0.623 t hitung -0.360 t tabel (α=5%) 2.042 ∑ ΔYi -0.184 Δ ͞͞ y ̄ i -0.005 n 36 S 0.374 t hitung -0.081 t tabel (α=5%) 2.042 ∑ ΔLi 22.079 Δ ͞͞ L i ̅ 0.631 n 36 S 0.378 t hitung 5.769 t tabel (α=5%) 1.729
Pemanfaatan Mobile Base Station South Tipe Galaxy G1 Untuk Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah 151
Berdasarkan  hasil  uji  t  pada  tabel  diatas  dimana  Ho: μ0  =  0  dan  Ha : μa  ≠  0  dengan taraf signifikansi 5% nilai t hitung pada pengujian nilai X dan Y, keduanya menunjukkan angka  yang lebih  kecil  dibandingkan  dengan  t  tabel =  2.042.  Nilai  t  hitung  pada  absis  X yaitu -0.360 dan t hitung pada ordinat Y yaitu   -0.081. Dengan data tersebut maka dapat disimpulkan  bahwa  pada  taraf  signifikansi 5%  tidak  terdapat  perbedaan yang  signifikan antara  nilai  koordinat mobile  base  station south  tipe  galaxy  g1  terhadap  nilai  koordinat Statik ( Post Processing ) pada jarak 0-2 Km dari titik kontrol mobile base station .
Pengujian  berdasarkan  toleransi  sesuai  dengan  ketentuan  PMNA/KBPN  Nomor  3 Tahun 1997. Kesalahan titik yang diperkenankan untuk daerah pertanian yaitu sebesar 25 cm  atau  0.250  m,  sehingga  nilai  perbedaan  koordinat (ΔLi) di  uji kembali  menggunakan uji  fihak  kanan (one  tail  test), dimana  Hipotesis  nol  (Ho)  berbunyi  perbedaan  koordinat kurang  dari  sama  dengan 0.250  m  (ΔLi  ≤ 0.250  m)  dan  Hipotesis  alternatifnya  (Ha) ber bunyi perbedaan koordinat lebih dari 0.250 m (ΔLi > 0.250 m ), maka Ho: ΔLi ≤ 0.250 dan Ha: ΔLi > 0.250. Hasil Uji t satu fihak ( one tail test ) terhadap ΔLi pada taraf signifikansi 5% dapat  diketahui  bahwa  t  hitung  menunjukkan  angka  yang  lebih  besar  dibandingkan dengan t tabel = 2.042 maka t hitung berada pada daerah penolakan Ho. Dengan demikian maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima,  dapat  disimpulkan  bahwa  perbedaan  nilai  koordinat lebih  besar  dari  0.250  m  atau  melebihi  toleransi  yang  diperkenankan.  Maka  perbedaan nilai koordinat mobile base station south tipe galaxy g1 terhadap nilai koordinat Statik pada jarak  0-2  Km  dari  titik  kontrol mobile  base  station tidak  memenuhi  toleransi  berdasarkan ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Hasil perhitungan uji t pada jarak 0-1 Km dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 18. Hasil Uji t Perbedaan Koordinat Mobile Base station South tipe Galaxy G1 terhadap Statik pada jarak 0-1 Km dari Titik Kontrol MBS
Titik Koordinat MBS South Koordinat Statik ΔXi (m) ΔYi (m) ΔLi (m) Jarak ke Titik Kontrol MBS X (m) Y (m) x (m) y (m) Margodadi 1 287234.507 642982.115 287234.469 642981.930 0.189 -0.128 0.016 247.006 Margodadi 2 287237.221 642994.734 287237.197 642994.455 0.280 -0.037 0.001 246.967 Margodadi 3 287161.106 643017.967 287161.099 643017.831 0.136 -0.181 0.033 168.062 Margodadi 4 287161.702 642994.412 287161.665 642994.282 0.135 -0.182 0.033 173.454 Margodadi 25 286775.040 643517.159 286775.389 643517.363 0.404 0.087 0.008 524.300 Margodadi 26 286719.834 643539.395 286720.196 643539.641 0.438 0.121 0.015 569.079 Margodadi 27 286714.118 643526.364 286714.469 643526.606 0.426 0.109 0.012 560.543 Margodadi 28 286768.982 643503.473 286769.318 643503.696 0.403 0.086 0.007 514.531 Sumber 9 283078.864 639920.468 283078.926 639921.128 0.663 0.346 0.120 838.721 Sumber 10 283089.730 639961.768 283089.643 639962.442 0.680 0.363 0.132 824.685 Sumber 11 283205.017 639929.162 283204.896 639929.714 0.565 0.248 0.062 712.349
Titik Koordinat MBS South Koordinat Statik ΔXi (m) ΔYi (m) ΔLi (m) Jarak ke Titik Kontrol MBS X (m) Y (m) x (m) y (m) Sumber 12 283193.971 639888.671 283193.832 639889.227 0.573 0.256 0.066 728.727 Sumber 13 283929.750 640041.256 283929.770 640041.236 0.028 -0.289 0.083 39.241 Sumber 14 283932.436 640067.768 283932.474 640067.755 0.040 -0.277 0.077 65.011 Sumber 15 284035.933 640059.389 284035.975 640059.284 0.113 -0.204 0.042 133.937 Sumber 16 284034.768 640033.821 284034.788 640033.742 0.081 -0.235 0.055 124.743 Sumber 29 284283.435 639880.368 284283.340 639880.060 0.322 0.005 0.000 390.814 Sumber 30 284236.370 639884.098 284236.284 639883.834 0.278 -0.039 0.002 345.231 Sumber 31 284282.789 639855.294 284282.693 639854.999 0.310 -0.007 0.000 398.961 Sumber 32 284234.310 639853.739 284234.200 639853.491 0.271 -0.046 0.002 355.190 ∑ ΔXi -0.740 Δ ͞͞ xi -0.037 n 20 S 0.170 t hitung -0.970 t tabel (α=5%) 2.093 ∑ ΔYi -1.295 Δ ͞͞ y ̄ i -0.065 n 20 S 0.333 t hitung -0.869 t tabel (α=5%) 2.093 ∑ ΔLi 6.337 Δ ͞͞ L i ̅ 0.317 n 20 S 0.201 t hitung 1.491 t tabel (α=5%) 1.729
Berdasarkan  hasil  uji  t  pada  tabel  diatas  dimana  Ho: μ0  =  0  dan  Ha : μa  ≠  0  dengan taraf signifikansi 5% nilai t hitung pada pengujian nilai X dan Y, keduanya menunjukkan angka  yang lebih  kecil  dibandingkan  dengan  t  tabel =  2.093.  Nilai  t  hitung  pada  absis  X yaitu -0.970 dan t hitung pada ordinat Y yaitu   -0.869. Dengan data tersebut maka dapat disimpulkan  bahwa  pada  taraf  signifikansi 5%  tidak  terdapat  perbedaan yang  signifikan antara  nilai  koordinat mobile  base  station south  tipe  galaxy  g1  terhadap  nilai  koordinat Statik ( Post Processing ) pada jarak 0-1 Km dari titik kontrol mobile base station .
Pengujian  berdasarkan  toleransi  sesuai  dengan  ketentuan  PMNA/KBPN  Nomor  3 Tahun 1997. Kesalahan titik yang diperkenankan untuk daerah pertanian yaitu sebesar 25 cm  atau  0.250  m,  sehingga  nilai  perbedaan  koordinat (ΔLi) di  uji kembali  menggunakan
Pemanfaatan Mobile Base Station South Tipe Galaxy G1 Untuk Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah 153 uji  fihak  kanan (one  tail  test), dimana  Hipotesis  nol  (Ho)  berbunyi  perbedaan  koordinat kurang  dari  sama  dengan 0.250  m  (ΔLi  ≤ 0.250  m)  dan  Hipotesis  alternatifnya  (Ha) ber bunyi perbedaan koordinat lebih dari 0.250 m (ΔLi > 0.250 m) , maka Ho: ΔLi ≤ 0.250 dan Ha: ΔLi > 0.250. Hasil Uji t satu fihak ( one tail test ) terhadap ΔLi pada taraf signifikansi 5% dapat  diketahui  bahwa  t  hitung  menunjukkan  angka  yang  lebih  kecil  dibandingkan dengan  t  tabel  =  1.729  maka  t  hitung  berada  pada  daerah  penerimaan  Ho.  Dengan demikian  maka  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak,  dapat  disimpulkan  bahwa  perbedaan  nilai koordinat  lebih  kecil  dari  0.250  m  atau  sesuai  toleransi  yang  diperkenankan.  Maka perbedaan nilai koordinat mobile base station south tipe galaxy g1 terhadap nilai koordinat Statik  pada  jarak  0-1  Km  dari  titik  kontrol mobile  base  station memenuhi  toleransi berdasarkan ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.
Berdasarkan  hasil  pengujian  tersebut  maka  dapat  dimaknai  bahwa  pada  jarak  0-1 Km dari titik kontrol mobile base station tidak terdapat perbedaan koordinat yang signifikan dan memenuhi toleransi sesuai ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.
Hasil  koordinat  mana  yang  diduga  mengandung  kesalahan  dapat  dilihat  dengan membandingkan  hasil  koordinat  CORS/JRSP  dengan  hasil  koordinat  Statik  ( Post Processing ). Hasil perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 19. Perbandingan Koordinat CORS/JRSP terhadap Koordinat Statik ( Post Processing ) pada Jangkauan 5-10 Km Titik Koordinat CORS/JRSP Koordinat Statik ΔXi (m) ΔYi (m) Δli (m) X (m) Y (m) x (m) y (m) Margodadi 1 287234.445 642981.928 287234.469 642981.930 -0.024 -0.002 0.024 Margodadi 2 287237.174 642994.467 287237.197 642994.455 -0.023 0.012 0.026 Margodadi 3 287161.066 643017.865 287161.099 643017.831 -0.033 0.034 0.047 Margodadi 4 287161.636 642994.308 287161.665 642994.282 -0.029 0.026 0.039 Margodadi 21 287782.699 643817.131 287782.705 643817.135 -0.006 -0.004 0.007 Margodadi 22 287775.234 643803.516 287775.253 643803.511 -0.019 0.005 0.020 Margodadi 23 287810.959 643783.871 287810.969 643783.880 -0.010 -0.009 0.013 Margodadi 24 287819.031 643796.490 287819.045 643796.497 -0.014 -0.007 0.016 Margodadi 25 286775.396 643517.359 286775.389 643517.363 0.007 -0.004 0.008 Margodadi 26 286720.175 643539.643 286720.196 643539.641 -0.021 0.002 0.021 Margodadi 27 286714.480 643526.602 286714.469 643526.606 0.011 -0.004 0.012 Margodadi 28 286769.319 643503.689 286769.318 643503.696 0.001 -0.007 0.007 Margodadi 29 286232.079 642181.346 286232.110 642181.336 -0.031 0.010 0.032 Margodadi 30 286215.087 642184.994 286215.118 642184.973 -0.031 0.021 0.038 Margodadi 31 286204.912 642161.242 286204.922 642161.233 -0.010 0.009 0.014 Margodadi 32 286225.446 642157.579 286225.463 642157.591 -0.017 -0.012 0.021 Rata-Rata Perbedaan Koordinat 0.025
154 Irpan Muhamad Ilham Kosasih, Bambang Suyudi, Eko Budi Wahyono
Tabel 20. Perbandingan Koordinat CORS/JRSP terhadap Koordinat Statik ( Post Processing ) pada Jangkauan 10-15 Km Titik Koordinat CORS/JRSP Koordinat Statik ΔXi (m) ΔYi (m) ΔLi (m) X (m) Y (m) x (m) y (m) Sumber 1 283825.821 642496.592 283825.824 642496.573 -0.003 0.019 0.019 Sumber 2 283823.261 642471.409 283823.258 642471.402 0.003 0.007 0.007 Sumber 3 283898.707 642475.033 283898.690 642475.028 0.017 0.005 0.017 Sumber 4 283876.171 642426.861 283876.202 642426.843 -0.031 0.018 0.036 Sumber 5 284108.054 641551.320 284108.065 641551.310 -0.011 0.010 0.015 Sumber 6 284093.887 641510.980 284093.895 641510.966 -0.008 0.014 0.016 Sumber 7 284259.999 641509.169 284259.983 641509.138 0.016 0.031 0.035 Sumber 8 284244.251 641461.507 284244.264 641461.500 -0.013 0.007 0.014 Sumber 9 283078.910 639921.127 283078.926 639921.128 -0.016 -0.001 0.016 Sumber 10 283089.628 639962.460 283089.643 639962.442 -0.015 0.018 0.024 Sumber 11 283204.913 639929.715 283204.896 639929.714 0.017 0.001 0.017 Sumber 12 283193.846 639889.235 283193.832 639889.227 0.014 0.008 0.016 Sumber 13 283929.787 640041.232 283929.770 640041.236 0.017 -0.004 0.018 Sumber 14 283932.480 640067.740 283932.474 640067.755 0.006 -0.015 0.017 Sumber 15 284035.975 640059.295 284035.975 640059.284 0.000 0.011 0.011 Sumber 16 284034.784 640033.728 284034.788 640033.742 -0.004 -0.014 0.015 Sumber 25 282595.522 637231.715 283940.116 638813.139 -0.007 0.003 0.008 Sumber 26 282586.998 637231.851 283941.138 638828.517 0.019 -0.009 0.021 Sumber 27 282560.155 637136.949 284005.768 638814.520 -0.004 -0.001 0.004 Sumber 28 282568.092 637134.971 284007.128 638831.320 0.017 -0.001 0.017 Sumber 29 282663.686 638560.440 284283.340 639880.060 0.000 -0.004 0.004 Sumber 30 283940.125 638813.146 284236.284 639883.834 0.009 0.007 0.011 Sumber 31 283941.166 638828.528 284282.693 639854.999 0.028 0.011 0.030 Sumber 32 284005.798 638814.511 284234.200 639853.491 0.030 -0.009 0.031 Rata-Rata Perbedaan Koordinat 0.017
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perbedaan  koordinat CORS/JRSP  terhadap  Statik  ( Post  Processing )  lebih  kecil  apabila  dibandingkan  dengan perbedaan  koordinat Mobile  Base  station South  Galaxy  G1  terhadap  CORS/JRSP  maupun Mobile  Base  station South  Galaxy  G1  terhadap  Statik  ( Post  Processing ).  Maka  dapat  dapat disimpulkan  bahwa  koordinat  hasil Mobile  Base  station South  Galaxy  G1  diduga mengandung kesalahan.
G. Ketelitian  Hasil  Pengukuran  Menggunakan Mobile  Base  station South  Tipe Galaxy G1
Sickle dalam Kurniawan (2017:31) menyebutkan bahwa HRMS ( Horizontal Root Mean Square )  adalah  nilai  yang  merepresentasikan  ketelitian  posisi  horisontal  suatu  titik.
Pemanfaatan Mobile Base Station South Tipe Galaxy G1 Untuk Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah 155
Semakin  kecil  HRMS  maka  semakin  teliti  suatu  pengukuran yang  dilakukan  begitu  juga kebalikannya,  semakin  besar  HRMS  maka  semakin  tidak  teliti  suatu  pengukuran  yang dilakukan. HRMS dirumuskan dengan persamaan berikut:
HRMS =
Dalam hal ini:
: standar deviasi posisi dari absis X (m)
: standar deviasi posisi dari ordinat Y (m)
Berdasarkan  keterangan  diatas  maka  faktor  yang  mempengaruhi  HRMS  adalah standar deviasi posisi dari absis X dan standar deviasi posisi dari ordinat Y. Semakin besar nilai standar deviasi posisi dari absis X dan ordinat Y maka HRMS yang dihasilkan akan semakin  besar  dan  sebaliknya  semakin kecil  nilai  standar deviasi  posisi  dari  absis  X dan ordinat Y maka HRMS yang dihasilkan akan semakin kecil.
Nilai  ketelitian  dapat  dilihat  dengan  menggunakan  parameter  nilai  HRMS  karena nilai  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  penyajian  dari  nilai  ketelitian  dua  dimensi  yaitu sepanjang  sumbu  X  dan  sumbu  Y.  Semakin  kecil  HRMS  maka  semakin  teliti  suatu pengukuran  yang  dilakukan  karena  nilai  HRMS  merepresentasikan  ketelitian  posisi horizontal  suatu  titik.  Nilai  parameter  HRMS  dari  masing-masing  metode  sudah diketahui,  yaitu  nilai  HRMS  untuk  metode  RTK  NTRIP  Leica  yang  terikat  pada CORS/JRSP  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  diketahui  langsung  pada  saat pengukuran,  untuk  nilai  HRMS  Metode  Statik  ( Post  Processing )  diketahui  dari  hasil pengolahan terlebih dahulu, sedangkan untuk nilai HRMS pada metode mobile base station south tipe galaxy g1 diketahui langsung pada saat pengukuran.
Perbandingan  nilai  parameter  HRMS  pada  jangkauan  5-10  Km  dari base  station Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman disajikan pada tabel berikut:
Tabel 21. Parameter Nilai HRMS pada Jangkauan 5-10 Km
No Titik HRMS CORS/JRSP (m) Statik Post Processing (m) Mobile Base station South Galaxy G1 (m) 1 Margodadi 1 0.014 0.003 0.008 2 Margodadi 2 0.009 0.002 0.007 3 Margodadi 3 0.008 0.002 0.007 4 Margodadi 4 0.012 0.001 0.008 5 Margodadi 5 0.018 0.002 0.011 6 Margodadi 6 0.018 0.002 0.013
156 Irpan Muhamad Ilham Kosasih, Bambang Suyudi, Eko Budi Wahyono
No Titik HRMS CORS/JRSP (m) Statik Post Processing (m) Mobile Base station South Galaxy G1 (m) 7 Margodadi 7 0.010 0.002 0.015 8 Margodadi 8 0.016 0.002 0.012 9 Margodadi 9 0.012 0.002 0.011 10 Margodadi 10 0.015 0.002 0.012 11 Margodadi 11 0.012 0.002 0.012 12 Margodadi 12 0.012 0.002 0.009 13 Margodadi 13 0.011 0.005 0.009 14 Margodadi 14 0.010 0.005 0.007 15 Margodadi 15 0.015 0.005 0.014 16 Margodadi 16 0.012 0.005 0.009 17 Margodadi 17 0.009 0.005 0.008 18 Margodadi 18 0.009 0.003 0.007 19 Margodadi 19 0.010 0.003 0.007 20 Margodadi 20 0.017 0.003 0.010 21 Margodadi 21 0.010 0.002 0.006 22 Margodadi 22 0.011 0.002 0.007 23 Margodadi 23 0.009 0.001 0.009 24 Margodadi 24 0.010 0.001 0.008 25 Margodadi 25 0.010 0.002 0.006 26 Margodadi 26 0.017 0.002 0.006 27 Margodadi 27 0.012 0.002 0.008 28 Margodadi 28 0.013 0.002 0.009 29 Margodadi 29 0.009 0.003 0.008 30 Margodadi 30 0.010 0.002 0.007 31 Margodadi 31 0.012 0.002 0.008 32 Margodadi 32 0.007 0.003 0.008 Rata-Rata 0.012 0.003 0.009
Pada  jangkauan  5-10  Km  berdasarkan  tabel  diatas,  nilai  HRMS  koordinat CORS/JRSP berada pada fraksi cm yaitu berkisar antara 0.007 m s/d 0.018 m, dengan nilai HRMS terkecil pada titik Margodadi 32 dan nilai HRMS terbesar pada titik Margodadi 5 dan  Margodadi  6.  Nilai  HRMS  koordinat  statik  ( post  processing )  hasil  perataan  jaring dengan  titik  kontrol  Margodadi  berkisar  antara  0.001  m  s/d  0.005  m,  nilai  terkecil  pada titik  Margodadi  4,  Margodadi  23,  dan  Margodadi  24  sedangkan  nilai  terbesar  pada  titik Margodadi  13,  Margodadi  14,  Margodadi  15,  Margodadi  16,  dan  Margodadi  17.  Nilai HRMS koordinat mobile base station south galaxy g1 berada dalam kisaran 0.006 m s/d 0.015
Pemanfaatan Mobile Base Station South Tipe Galaxy G1 Untuk Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah 157
m,  nilai  terkecil  pada  titik  Margodadi  21,  Margodadi  25,  dan  Margodadi  26  sedangkan nilai terbesar pada titik Margodadi 7.
Perbandingan  nilai  parameter  HRMS  pada  jangkauan  10-15  Km  dari base  station Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman disajikan pada tabel berikut:
Tabel 22. Parameter Nilai HRMS pada Jangkauan 10-15 Km
No Titik HRMS CORS/JRSP (m) Statik Post Processing (m) Mobile Base station South Galaxy G1 (m) 1 Sumber 1 0.009 0.002 0.009 2 Sumber 2 0.012 0.002 0.013 3 Sumber 3 0.010 0.003 0.013 4 Sumber 4 0.007 0.002 0.009 5 Sumber 5 0.009 0.002 0.009 6 Sumber 6 0.009 0.002 0.009 7 Sumber 7 0.049 0.002 0.008 8 Sumber 8 0.010 0.002 0.009 9 Sumber 9 0.010 0.001 0.006 10 Sumber 10 0.013 0.001 0.006 11 Sumber 11 0.011 0.001 0.006 12 Sumber 12 0.011 0.001 0.007 13 Sumber 13 0.020 0.001 0.004 14 Sumber 14 0.013 0.001 0.004 15 Sumber 15 0.019 0.001 0.009 16 Sumber 16 0.047 0.001 0.007 17 Sumber 17 0.009 0.002 0.009 18 Sumber 18 0.038 0.003 0.011 19 Sumber 19 0.010 0.002 0.015 20 Sumber 20 0.009 0.002 0.015 21 Sumber 21 0.009 0.001 0.009 22 Sumber 25 0.017 0.002 0.006 23 Sumber 26 0.011 0.002 0.006 24 Sumber 27 0.022 0.002 0.006 25 Sumber 28 0.013 0.002 0.006 26 Sumber 29 0.012 0.002 0.005 27 Sumber 30 0.010 0.002 0.006 28 Sumber 31 0.015 0.002 0.004 29 Sumber 32 0.011 0.002 0.006 Rata-Rata 0.015 0.002 0.008

## 158 Irpan Muhamad Ilham Kosasih, Bambang Suyudi, Eko Budi Wahyono
HRMS Pada jangkauan 10-15 Km berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai HRMS koordinat CORS/JRSP berada pada fraksi cm yaitu berkisar antara 0.007 m s/d 0.049 m,  dengan  nilai  HRMS  terkecil  pada  titik  Sumber  4  dan  nilai  HRMS  terbesar  pada  titik Sumber 7. Nilai HRMS koordinat statik ( post processing ) hasil perataan jaring dengan titik kontrol Sumber Agung berkisar antara 0.001 m s/d 0.003 m, nilai terkecil pada titik Sumber 9, Sumber 10, Sumber 11, Sumber 12, Sumber 13, Sumber 14, Sumber 15, Sumber 16, dan Sumber  21,  sedangkan  nilai  terbesar  pada  titik  Sumber  3  dan  Sumber  18.  Nilai  HRMS koordinat mobile base  station south tipe galaxy g1 berada dalam kisaran 0.004 m s/d 0.015 m, nilai terkecil pada titik Sumber 13, Sumber 14, dan Sumber 31, sedangkan nilai terbesar pada titik Sumber 19 dan Sumber 20.
Secara  keseluruhan  pada  jangkauan  5-10  Km  maupun  10-15  Km,  nilai  HRMS koordinat hasil pengukuran dengan mobile base station south tipe galaxy g1 lebih kecil dari nilai HRMS koordinat CORS/JRSP. Perbedaan tersebut menurut peneliti disebabkan oleh adanya  perbedaan  panjang baseline yang  digunakan,  dimana  pengukuran  dengan mobile base  station south  tipe  galaxy  g1  menggunakan base yang  dibuat  di  lokasi  pengukuran yaitu  titik  kontrol  Margodadi  dan  Sumber  Agung,  sehingga  panjang baseline nya  relatif lebih pendek  dibandingkan dengan panjang baseline CORS/JRSP yaitu untuk titik kontrol Margodadi baseline terpendek adalah 168.062 m dan baseline terpanjang adalah 3005.758 m.
Pada  titik  kontrol  Sumber  Agung baseline terpendek  adalah  39.241  m  dan baseline terpanjang  adalah  3171.622  m.  Akan  tetapi  nilai  HRMS  koordinat  statik  ( post  processing ) adalah  yang  paling  kecil  karena  pengukuran  statik  ( post  processing) pada  penelitian  ini merupakan pengukuran yang dianggap benar dimana pada setiap titiknya receiver GNSS berdiri selama ±15 menit serta menggunakan baseline yang sama dengan mobile base station south tipe galaxy g1 yaitu titik kontrol Margodadi dan Sumber Agung. Grafik nilai HRMS CORS/JRSP,  statik  ( post  processing ),  dan mobile  base  station south  tipe  galaxy  g1  pada jangkauan 5-10 Km tervisualisasi dalam gambar berikut:
Gambar 5. Grafik Nilai HRMS JSRP/CORS, Statik ( post processing ), dan MBS South tipe Galaxy G1 pada jangkauan 5-10 Km
Grafik  nilai  HRMS  CORS/JRSP,  statik  ( post  processing ),  dan mobile  base  station south tipe galaxy g1 pada jangkauan 10-15 Km tervisualisasi dalam gambar berikut:
Gambar 6. Grafik Nilai HRMS JSRP/CORS, Statik ( post processing ), dan MBS South tipe Galaxy G1 pada jangkauan 10-15 Km
Nilai HRMS dari pengukuran mobile base station south tipe galaxy g1 lebih kecil dari nilai  HRMS  koordinat  CORS/JRSP  menandakan  bahwa  pengukuran  dengan mobile  base station south tipe galaxy g1 lebih teliti dibandingkan pengukuran dengan CORS/JRSP akan tetapi  ada  kejanggalan  dikarenakan  perbedaan  koordinatnya  besar,  hal  tersebut  dapat dimaknai  sesuai  pengertian  menurut  Ghilani  dan  Wolf  (2012)  yang  menyatakan  bahwa akurasi adalah kedekatan mutlak suatu ukuran dalam kaitannya dengan nilai sebenarnya, sementara  presisi  adalah  tingkat  konsistensi  dalam  suatu  kelompok  pengamatan  yang dievaluasi dengan mempertimbangkan perbedaan antara nilai yang diamati. Presisi setiap pengukuran  adalah  standar  deviasi  dalam  komponen  horisontal  dan  vertikal,  standar deviasi  sampel  dari  nilai-nilai  yang  diketahui,  disebut Root  Mean  Squared  Error (RMSE).
Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka  HRMS  yang  didapatkan  dari mobile  base  station south  tipe  galaxy  g1  merupakan  presisi  dari  titik  yang  diukur,  karena  presisinya  baik maka nilai HRMS yang didapat juga baik yaitu HRMS-nya kecil. Akan tetapi akurasi dari pengukurannya  dimungkinkan  terdapat  kesalahan  sehingga  menyebabkan  perbedaan koordinatnya besar.

## H. Kesimpulan dan Saran

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  serta  pembahasan  yang  telah  dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Perbedaan  nilai  koordinat Mobile  Base  station South  tipe  Galaxy  G1  terhadap  nilai koordinat CORS/JRSP dan Statik ( Post Processing ) pada jangkauan 5-10 Km dan 10-15
160 Irpan Muhamad Ilham Kosasih, Bambang Suyudi, Eko Budi Wahyono
Km  dari Base  station Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  berdasarkan  hasil  uji  t dengan  taraf  signifikansi  5%  tidak  berbeda  signifikan  akan  tetapi  tidak  memenuhi toleransi sesuai dengan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.
b. Ketelitian  hasil  pengukuran  berdasarkan  parameter  ketelitian  horizontal  (HRMS) didapatkan hasil yaitu ketelitian Mobile Base station South tipe Galaxy  G1 lebih kecil dibandingkan dengan CORS/JRSP akan tetapi lebih besar dibandingkan dengan Statik ( Post Processing ).

## 2. Saran/Rekomendasi
a. Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  titik  kontrol  tanpa  pengukuran secara statik agar pengukuran lebih efektif dan efisien.
b. Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  kesalahan blunder pada controller South  tipe  Galaxy  G1 agar  pengukuran  dengan Mobile  Base  station South  tipe  Galaxy G1 lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, HZ 2007, Penentuan Posisi Dengan GPS Dan Aplikasinya ,  Cetakan III, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
Ghilani,  CD  &  Wolf,  PR  2012. Elementary  Surveying:  An  Introduction  to  Geomatics  (13th Edition) , Vasa, Prentice Hall.
Kurniawan,  D  2017, ‘ Pemanfaatan  Web-Based  GNSS  Data  Processing  Service:Auspos Untuk  Kegiatan  Pengukuran  dan  Pemetaan  Kadastral ’, Skripsi  pada  Program DIV STPN.
Setiawan,  A  2017, ‘ Pemanfaatan  Penerapan  Mobile  Base  station  Dalam  Pengukuran  dan Pemetaan Kadastral ’, Skripsi pada Program DIV STPN.
Sugiyono 2013, Statistika untuk Penelitian ,  CV. ALFABETA, Bandung.

## Publikasi Pemerintah
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun 1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah. Buku Saku Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dengan CORS/JRSP .